Transformer ratio arm bridge
ટ્રાન્સફોર્મર રેશિયો આર્મ બ્રિજ અથવા ટી. આર. એ. બ્રિજ એ એ. સી. નો ઉપયોગ કરીને ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકોને માપવા માટે બ્રિજ સર્કિટનો એક પ્રકાર છે. તેને અવરોધ અથવા પ્રવેશની દ્રષ્ટિએ કામ કરવા માટે ડિઝાઇન કરી શકાય છે. તેનો ઉપયોગ રેઝિસ્ટર્સ, કેપેસિટર્સ અને ઇન્ડક્ટર્સ પર થઈ શકે છે, નાના તેમજ મુખ્ય શબ્દોને માપી શકાય છે, દા. ત. કેપેસિટર્સમાં શ્રેણી પ્રતિકાર. તે કદાચ ઉપલબ્ધ સૌથી સચોટ પ્રકારનો પુલ છે, જે જરૂરી ચોકસાઇ માટે સક્ષમ છે, ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે રાષ્ટ્રીય ધોરણો સામે ગૌણ ઘટક ધોરણોની તપાસ કરવામાં આવે છે. તમામ પુલોની જેમ, ટી. આર. એ. પુલમાં અજ્ઞાત ઘટકની સરખામણી પ્રમાણભૂત સાથે કરવામાં આવે છે. તમામ એ. સી. પુલોની જેમ, તેને સિગ્નલ સ્રોત અને નલ ડિટેક્ટરની જરૂર પડે છે. પુલના આ વર્ગની ચોકસાઈ એક અથવા વધુ ટ્રાન્સફોર્મર પરના વળાંકના ગુણોત્તર પર આધારિત છે. એક નોંધપાત્ર ફાયદો એ છે કે ટ્રાન્સફોર્મરમાં સામાન્ય છૂટાછવાયા કેપેસિટીન્સ, જેમાં લીડ કેપેસિટીન્સનો સમાવેશ થાય છે, તે પુલની સંવેદનશીલતાને અસર કરી શકે છે પરંતુ તેની માપવાની ચોકસાઈને અસર કરતું નથી. ટીઆરએ બ્રિજની શોધનો શ્રેય એલન બ્લુમલેનને તેમના યુકે પેટન્ટ 323037 (પ્રકાશિત 1929) માં આપવામાં આવ્યો છે, અને પુલના આ વર્ગને કેટલીકવાર બ્લુમલેન બ્રિજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જો કે અગાઉના પ્રકારના પુલની કડીઓ જોઈ શકાય છે. બ્લુમલીનની પ્રથમ પેટન્ટ કેપેસિટન્સ-માપન પુલ માટે હતીઃ આકૃતિ. 1 પેટન્ટમાં એક આકૃતિમાંથી ફરીથી દોરવામાં આવે છે. ત્યારબાદ ગુણોત્તર આર્મ સિદ્ધાંત વધુ સામાન્ય રીતે લાગુ કરવામાં આવ્યો હતો, ઇલેક્ટ્રોનિક ઘટકોના અન્ય વર્ગોમાં અને આર. એફ. સુધીની આવર્તન પર, અને અજ્ઞાત ઘટક ટ્રાન્સફોર્મર અથવા ટ્રાન્સફોર્મર્સ સાથે કેવી રીતે જોડાયેલ હતો તેમાં ઘણી ભિન્નતાઓ સાથે. બ્લુમલીન પોતે કેટલીક વધુ સંબંધિત પેટન્ટ માટે જવાબદાર હતા. તેમણે તેમનો પ્રથમ પુલ બ્રિટિશ કંપની સ્ટાન્ડર્ડ ટેલિફોન એન્ડ કેબલ્સ દ્વારા કાર્યરત હતા, જે પરીક્ષણ સાધનોનું ઉત્પાદન કરતી ન હતી. ત્યારથી TRA બ્રિજ ઘણા નિષ્ણાત ઉત્પાદકો દ્વારા બનાવવામાં આવ્યા છે, જેમાં બૂન્ટન, ESI (અગાઉ બ્રાઉન એન્જિનિયરિંગ અને BECO), જનરલ રેડિયો, માર્કોની ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ, H. W. સુલિવાન (હવે મેગરનો ભાગ) અને વેન કેરનો સમાવેશ થાય છે. બે ટ્રાન્સફોર્મરનો ઉપયોગ કરીને સિદ્ધાંત એક સંભવિત રૂપરેખાંકન આકૃતિમાં દર્શાવવામાં આવ્યું છે. 2. (બે ટ્રાન્સફોર્મર્સ સિગ્નલ સ્રોત અને નલ ડિટેક્ટર બંનેને માપેલા ઘટકથી અલગ કરવાની મંજૂરી આપે છે.) અજ્ઞાત અને પ્રમાણભૂત બંને T1 દ્વારા સંચાલિત થાય છે, જે T2 ના પ્રાથમિક પ્રવાહોને ખવડાવે છે. T2 પ્રાથમિકના બે અર્ધભાગની વળાંકની સમજણને કારણે, આ પ્રવાહો એન્ટીફેઝમાં છે. જો અને તેનું મૂલ્ય સમાન હોય અને T1 પર સમાન ટેપથી આપવામાં આવે, તો એન્ટીફેઝ કરંટ સંપૂર્ણ રીતે રદ થઈ જાય છે અને નલ ડિટેક્ટર સંતુલન બતાવશે. જ્યારે અને અસમાન હોય ત્યારે, T1 ગૌણ પર અલગ ટેપ સાથે જોડાઈને સંતુલનનો સંપર્ક કરી શકાય છે. યોગ્ય નળ સાથે જોડાયેલા બે અથવા વધુ ધોરણોનો ઉપયોગ કરીને ચોક્કસ સંતુલન પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. આકૃતિ. 2 શો અને એક ઘટક તરીકે. આકૃતિ. 3 વાહકતા અને સંવેદનશીલતા માટે અલગ ધોરણો દર્શાવે છે, જે નાની તેમજ મુખ્ય શરતોને ઉકેલવાની મંજૂરી આપે છે. ધોરણોને T1 ગૌણ પર નિશ્ચિત નળ સાથે જોડાયેલા ચલ ઘટકો તરીકે દર્શાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ પરિવર્તનશીલ નળ સાથે જોડાયેલા નિશ્ચિત ધોરણો સાથે પુલો સમાન રીતે બનાવી શકાય છે. અજ્ઞાત ઘટક પણ T1 સેકન્ડરી સાથે ટેપ પાર્ટ-વે સાથે જોડાયેલ હોઈ શકે છે. ઉપરાંત, T1 ગૌણના બે હાથ પરના વળાંકની સંખ્યા જરૂરી નથી કે સમાન હોય, અને તેવી જ રીતે T2 પ્રાથમિક પરના વળાંકની સંખ્યા પણ સમાન હોય. આ વિવિધ વિકલ્પોના સંયોજનો બાંધકામની ખૂબ જ લવચીકતા પ્રદાન કરે છે, જે માત્ર થોડી સંખ્યામાં ધોરણોનો ઉપયોગ કરીને મૂલ્યોની વિશાળ શ્રેણી પર માપનને મંજૂરી આપે છે-અનિવાર્યપણે પ્રતિકાર અથવા વાહકતા મૂલ્યના નોંધપાત્ર આંકડા દીઠ એક અને પ્રતિક્રિયા અથવા સંવેદનશીલતા મૂલ્યના નોંધપાત્ર આંકડા દીઠ એક. આકૃતિમાં. 3, સંતુલનમાં પુલને ધોરણોના મેન્યુઅલ સ્વિચિંગ દ્વારા સંતુલિત (શૂન્ય) કરી શકાય છે, પરંતુ "ઓટોબેલેન્સ" પુલો, જેમાં સ્વિચિંગ સંપૂર્ણપણે અથવા આંશિક રીતે સ્વચાલિત હોય છે, તે પણ બનાવવામાં આવે છે. વિગતવાર ઉદાહરણ સાર્વત્રિક ટી. આર. એ. પુલની કામગીરીને 1950ના દાયકાના વાસ્તવિક ઉત્પાદન, વેઇન કેર બી221 પુલના આધારે શ્રેષ્ઠ રીતે સમજાવવામાં આવી છે. તેમાં વાલ્વ (વેક્યૂમ ટ્યુબ) તકનીકનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. નીચેનું વર્ણન સરળ કરવામાં આવ્યું છે. આ પુલ બે ટ્રાન્સફોર્મર્સ પર આધારિત છે (આકૃતિ. 4): T1 ને વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફોર્મર તરીકે વર્ણવવામાં આવે છે, અને તે સામાન્ય રીતે સિગ્નલ સ્રોત દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે. T2, "વર્તમાન ટ્રાન્સફોર્મર", સર્કિટના બે હાથની તુલના કરે છે-અજ્ઞાત અને વિવિધ ધોરણો માટે-અને નલ ડિટેક્ટરને ચલાવે છે, જે એડજસ્ટેબલ સંવેદનશીલતા સાથે તબક્કા-સંવેદનશીલ ડિટેક્ટરનું સ્વરૂપ લે છે, જે બે જાદુઈ આંખોને ખવડાવે છે. (ટ્રાન્ઝિસ્ટોરાઇઝ્ડ સર્કિટરી સાથે સાધનની પછીની આવૃત્તિઓમાં નલ ડિટેક્ટર માટે ડિસ્પ્લે તરીકે મૂવિંગ-કોઇલ મીટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.) 1, 10, 100 અને 1000 વળાંક પરના નળ T1 ગૌણ અને T2 પ્રાથમિક P2a પર દર્શાવવામાં આવ્યા છે. ફોર-વે સિલેક્ટર સ્વીચો બતાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ સાત માપન શ્રેણીઓ આપવા માટે ટેપ પસંદગીઓ વાસ્તવમાં એક જ સ્વીચ પર જોડવામાં આવે છે. સંપૂર્ણ ચોકસાઈ પર પૂર્ણ-સ્કેલ મર્યાદા (± 0.1% તરીકે નિર્દિષ્ટ) ઓછામાં ઓછી સંવેદનશીલ શ્રેણી માટે 100 એમ. ઓ. એમ., 11.1 પી. એફ. અને 10 કે. એચ. અને સૌથી સંવેદનશીલ શ્રેણી માટે 100,11.1 એમ. ઓ. એફ. અને 10 એમ. એચ. છે. દરેક શ્રેણીને ઓછી ચોકસાઈ પર ઉચ્ચ પ્રતિકાર, ઉચ્ચ પ્રેરણ અથવા ઓછી ક્ષમતાની દિશામાં વિસ્તૃત કરી શકાય છે. T1 દ્વારા લાગુ કરાયેલ વોલ્ટેજ લગભગ 30 V r. m. s છે. ઓછામાં ઓછી સંવેદનશીલ શ્રેણી પર, બે સૌથી સંવેદનશીલ પર 30 એમવી. મુખ્ય અને નાના ઘટકોના સૌથી નોંધપાત્ર આંકડા પ્રતિકાર ધોરણ 1 રૂપિયા અને ક્ષમતા ધોરણ CS1 ને T1 ના ગૌણ પર 0 થી 10 નળમાંથી એકમાં બદલીને મેળવવામાં આવે છે. બીજા નોંધપાત્ર આંકડા એ જ રીતે રૂપિયા 2 અને સીએસ 2 ને બદલીને મેળવવામાં આવે છે. ત્રીજા અને ચોથા નોંધપાત્ર આંકડા આપવા માટે સતત ("વર્નિયર") દંડ ગોઠવણ રૂ. 3 અને સી. એસ. 3 દ્વારા આપવામાં આવે છે. રૂ. 3 અને સીએસ3 ટી1 પર 10 ટેપ કરવા માટે જોડાયેલા બતાવવામાં આવ્યા છે, પરંતુ વ્યવહારમાં આ બે ધોરણો તેમના મૂલ્યોને અનુરૂપ કોઈપણ અનુકૂળ ટેપ સાથે જોડાયેલા હોઈ શકે છે. T2 પર પ્રાથમિક P2b બંને ધ્રુવીયતાના 100-ટર્ન નળ પૂરા પાડે છે. હકારાત્મક અને નકારાત્મક નળ વચ્ચે કેપેસિટન્સ ધોરણોને બદલવાથી કેપેસિટન્સ માપન અને ઇન્ડક્ટન્સ માપન વચ્ચે પસંદગી થાય છે. તેવી જ રીતે પ્રતિકાર ધોરણની ધ્રુવીયતાને ઉલટાવી શકાય છે, જેથી તમામ ચાર ચતુર્થાંશમાં માપન કરી શકાય. ઉપર વર્ણવેલ મુખ્ય સંતુલન નિયંત્રણો ઉપરાંત, સાધનની આગળની પેનલમાં પ્રતિકાર અને ક્ષમતા બંને માટે શૂન્ય ગોઠવણો છે. વાયર-ઘા પ્રતિકાર ધોરણોના પ્રેરક તત્વોને કેપેસિટર્સને કાપીને વળતર આપવામાં આવે છે. આ બધા અને અન્ય કાપવાના ઘટકો આકૃતિમાં અવગણવામાં આવ્યા છે. 4. આ પુલ સમાંતર રીતે વાહકતા અને સંવેદનશીલતાને માપે છે. સસેપ્ટન્સ વાંચન કેપેસિટન્સ તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે, અને ઇન્ડક્ટન્સની ગણતરી તેનો ઉપયોગ કરીને પારસ્પરિક તરીકે કરવી આવશ્યક છે અંકગણિતને સરળ બનાવવા માટે, બ્રિજ 1592 Hz પર કાર્ય કરે છે જેથી ω2 108s−2 હોય. વાંચનને શ્રેણીમાં પ્રતિકાર અને ક્ષમતામાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે. સૌથી સંવેદનશીલ શ્રેણીઓ પર, લીડ પ્રતિકાર અને પ્રેરણાને ધ્યાનમાં લેવા માટે વાંચનને સમાયોજિત કરવું આવશ્યક છે. બાહ્ય કડી બે-, ત્રણ-અથવા ચાર-ટર્મિનલ માપન કરવાની મંજૂરી આપે છે. પરંપરાગત ઘટક માપન ઉપરાંત, પુલનો ઉપયોગ એટેન્યુએટરની કામગીરી, ટ્રાન્સફોર્મર ટર્ન રેશિયો અને ટ્રાન્સફોર્મર સ્ક્રિનિંગની અસરકારકતાને માપવા માટે પણ થઈ શકે છે. શરતોને આધિન, ઘટકનું ઇન-સીટૂ (ઇન-સર્કિટ) માપન શક્ય છે. વધારાના બાહ્ય ઘટકો સાથે, ધ્રુવીકરણ વોલ્ટેજ ધરાવતા કેપેસિટર્સ અથવા સ્થાયી સીધો પ્રવાહ ધરાવતા ઇન્ડક્ટર્સને માપી શકાય છે. વૈકલ્પિક લો-ઇમ્પીડન્સ એડેપ્ટર માપનની શ્રેણીને તીવ્રતાના અન્ય ચાર ક્રમ દ્વારા નીચે તરફ વિસ્તરે છે, જે ± 1 ટકા મૂળભૂત ચોકસાઈ પર 10 એમ. ઓ. એમ., 5 એફ. અને 1 એમ. યુ. એચ. સુધી સંપૂર્ણ પાયે વાંચન આપે છે. કેપેસિટન્સ મીટર એલસીઆર મીટર સંદર્ભો પણ જુઓ હેનરી પી. હોલ, એ હિસ્ટ્રી ઓફ ઇમ્પિડન્સ મેઝરમેન્ટ્સ, જે એક અપ્રકાશિત પુસ્તકના ડ્રાફ્ટ પર આધારિત છે. વિદ્યુત મીટર બ્રિજ સર્કિટ્સ માપન સાધનો અંગ્રેજી શોધ અવરોધ માપન ઇલેક્ટ્રોનિક પરીક્ષણ સાધનો