Plant stress measurement
છોડના તણાવનું માપન એ છોડના સ્વાસ્થ્ય પર પર્યાવરણીય અસરોનું પ્રમાણ છે. જ્યારે છોડ આદર્શ કરતાં ઓછી વૃદ્ધિની પરિસ્થિતિઓને આધિન હોય છે, ત્યારે તેઓ તણાવ હેઠળ હોવાનું માનવામાં આવે છે. તણાવના પરિબળો વૃદ્ધિ, અસ્તિત્વ અને પાકની ઉપજને અસર કરી શકે છે. પ્લાન્ટ સ્ટ્રેસ રિસર્ચ મુખ્ય અજૈવિક પરિબળો (પ્રકાશ, તાપમાન, પાણી અને પોષક તત્ત્વો) ની મર્યાદાઓ અને અતિશયતા અને અન્ય તણાવ પરિબળો કે જે ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં મહત્વપૂર્ણ છે (દા. ત. વનસ્પતિ તણાવ સંશોધન છોડના પ્રતિભાવને જુએ છે. જંતુઓ, જીવાણુઓ અથવા પ્રદૂષકો). છોડના તણાવનું માપન સામાન્ય રીતે જીવંત છોડમાંથી માપ લેવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. તેમાં છોડની જીવંતતાના દ્રશ્ય મૂલ્યાંકનનો સમાવેશ થઈ શકે છે, જો કે, તાજેતરમાં ધ્યાન એવા સાધનો અને પ્રોટોકોલના ઉપયોગ તરફ વળ્યું છે જે છોડની અંદરની ચોક્કસ પ્રક્રિયાઓનો પ્રતિસાદ દર્શાવે છે (ખાસ કરીને, પ્રકાશસંશ્લેષણ, પ્લાન્ટ સેલ સિગ્નલિંગ અને પ્લાન્ટ સેકન્ડરી મેટાબોલિઝમ) છોડની વૃદ્ધિ માટે શ્રેષ્ઠ પરિસ્થિતિઓ નક્કી કરવી, દા. ત. કૃષિ પ્રણાલીમાં પાણીનો મહત્તમ ઉપયોગ વિવિધ પ્રજાતિઓ અથવા પેટાજાતિઓની આબોહવાની શ્રેણી નક્કી કરવી કઈ પ્રજાતિઓ અથવા પેટાજાતિઓ ચોક્કસ તણાવ પરિબળ સામે પ્રતિરોધક છે તે નક્કી કરવું છોડના તણાવને માપવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો વિશિષ્ટ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને જીવંત છોડમાંથી માપન કરી શકાય છે. સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનોમાં તે છે જે પ્રકાશસંશ્લેષણ (ક્લોરોફિલ સામગ્રી, ક્લોરોફિલ ફ્લોરોસન્સ, ગેસ વિનિમય) અથવા પાણીના ઉપયોગ (પોરોમીટર, પ્રેશર બોમ્બ) સંબંધિત પરિમાણોને માપે છે. આ સામાન્ય હેતુના સાધનો ઉપરાંત, સંશોધકો ઘણીવાર તેઓ અભ્યાસ કરી રહ્યા હોય તે ચોક્કસ તણાવ પ્રતિક્રિયાને અનુરૂપ અન્ય સાધનોની રચના અથવા અનુકૂલન કરે છે. પ્રકાશસંશ્લેષણ પ્રણાલી પ્રકાશસંશ્લેષણને માપવા માટે ઇન્ફ્રારેડ ગેસ એનાલાઇઝર્સ (આઈ. આર. જી. એ. એસ.) નો ઉપયોગ કરે છે. પાંદડાના ચેમ્બરમાં CO2 સાંદ્રતામાં ફેરફારો પાંદડા અથવા આખા છોડ માટે કાર્બન એસિમિલેશન મૂલ્યો પ્રદાન કરવા માટે માપવામાં આવે છે. સંશોધનોએ દર્શાવ્યું છે કે પ્રકાશસંશ્લેષણનો દર છોડ દ્વારા આત્મસાત કાર્બનની માત્રા સાથે સીધો સંબંધ ધરાવે છે. હવામાં CO2 ને માપવું, તે પાંદડાના ચેમ્બરમાં પ્રવેશ કરે તે પહેલાં, અને પાંદડાના ચેમ્બરમાંથી બહાર નીકળ્યા પછી CO2 માટે માપવામાં આવેલી હવા સાથે તેની સરખામણી કરવી, સાબિત સમીકરણોનો ઉપયોગ કરીને આ મૂલ્ય પ્રદાન કરે છે. આ પ્રણાલીઓ પાંદડાના ચેમ્બરમાં H2O ફેરફારોને માપવા માટે IRGA અથવા સોલિડ સ્ટેટ હ્યુમિડિટી સેન્સરનો પણ ઉપયોગ કરે છે. આ પાંદડાના બાષ્પીભવનને માપવા અને CO2 માપનને સુધારવા માટે કરવામાં આવે છે. CO2 અને H2O માટે પ્રકાશ શોષણ વર્ણપટ કંઈક અંશે ઓવરલેપ થાય છે, તેથી, વિશ્વસનીય CO2 માપન પરિણામો માટે સુધારણા જરૂરી છે. મોટાભાગના છોડના તણાવ માપન માટે નિર્ણાયક માપ "એ" અથવા કાર્બન એસિમિલેશન દર દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. જ્યારે છોડ તણાવમાં હોય છે, ત્યારે ઓછું કાર્બન આત્મસાત થાય છે. સી. ઓ. 2 આઈ. આર. જી. એ. લગભગ +/- 1 માઇક્રોન અથવા સી. ઓ. 2ના 1 પીપીએમ સુધી માપવામાં સક્ષમ છે. કારણ કે આ પ્રણાલીઓ ઓછા દરે કાર્બન એસિમિલેશન અને ટ્રાન્સપિરેશનને માપવામાં અસરકારક છે, જેમ કે તણાવગ્રસ્ત છોડમાં જોવા મળે છે, તેઓ ઘણીવાર અન્ય પ્રકારના સાધનોની તુલનામાં પ્રમાણભૂત તરીકે ઉપયોગમાં લેવાય છે. પ્રકાશસંશ્લેષણ સાધનો ફિલ્ડ પોર્ટેબલ અને લેબોરેટરી વર્ઝનમાં આવે છે. તેઓ આજુબાજુની પર્યાવરણીય પરિસ્થિતિઓને માપવા માટે પણ રચાયેલ છે, અને કેટલીક પ્રણાલીઓ માપન ચેમ્બરનું ચલ સૂક્ષ્મ આબોહવા નિયંત્રણ પ્રદાન કરે છે. સૂક્ષ્મ આબોહવા નિયંત્રણ પ્રણાલીઓ વધુ વિગતવાર તપાસ માટે માપન ચેમ્બરનું તાપમાન, CO2 સ્તર, પ્રકાશ સ્તર અને ભેજનું સ્તર ગોઠવવાની મંજૂરી આપે છે. ફ્લોરોમીટર સાથે આ પ્રણાલીઓનું સંયોજન, અમુક પ્રકારના તણાવ માટે ખાસ કરીને અસરકારક હોઈ શકે છે, અને નિદાનાત્મક હોઈ શકે છે, દા. ત. ઠંડા તણાવ અને દુષ્કાળના તણાવના અભ્યાસમાં. ક્લોરોફિલ ફ્લોરોમીટર છોડના પાંદડામાંથી ઉત્સર્જિત ક્લોરોફિલ ફ્લોરોસન્સ પાંદડાની અંદર પ્રકાશસંશ્લેષણ પ્રણાલીઓના સ્વાસ્થ્યની સમજ આપે છે. ક્લોરોફિલ ફ્લોરોમીટર ફોટોસિસ્ટમ II ના ચલ ફ્લોરોસન્સને માપવા માટે રચાયેલ છે. આ પરિવર્તનશીલ ફ્લોરોસન્સનો ઉપયોગ છોડના તણાવના સ્તરને માપવા માટે થઈ શકે છે. સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રોટોકોલમાં પ્રકાશ પ્રણાલી IIની પ્રકાશસંશ્લેષક કાર્યક્ષમતાને માપવાનો હેતુ હોય છે, જે પ્રકાશ (ΔF/Fm ') અને શ્યામ-અનુકૂલિત સ્થિતિ (Fv/Fm) બંનેમાં હોય છે. ક્લોરોફિલ ફ્લોરોમીટર, મોટાભાગના ભાગમાં, પ્રકાશસંશ્લેષણ પ્રણાલીઓ કરતાં ઓછા ખર્ચાળ સાધનો છે, તેઓ ઝડપી માપન સમય પણ ધરાવે છે અને વધુ પોર્ટેબલ હોય છે. આ કારણોસર તેઓ છોડના તણાવના ક્ષેત્ર માપન માટેના સૌથી મહત્વપૂર્ણ સાધનોમાંથી એક બની ગયા છે. એફ. વી./એફ. એમ. એફ. વી./એફ. એમ. પરીક્ષણ કરે છે કે છોડનો તણાવ શ્યામ અનુકૂલિત સ્થિતિમાં ફોટોસિસ્ટમ II ને અસર કરે છે કે નહીં. એફવી/એફએમ એ વિશ્વમાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતું ક્લોરોફિલ ફ્લોરોસન્સ માપન પરિમાણ છે. "મોટાભાગના ફ્લોરોસન્સ માપન હવે મોડ્યુલેટેડ ફ્લોરોમીટરનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે જેમાં પાંદડા જાણીતા સ્થિતિમાં ગોઠવાયેલા હોય છે". (નીલ બેકર 2004) પ્રકાશ જે પાંદડા દ્વારા શોષાય છે તે ત્રણ સ્પર્ધાત્મક માર્ગોને અનુસરે છે. તેનો ઉપયોગ પ્રકાશસંશ્લેષણમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ATP અને NADPH ઉત્પન્ન કરવા માટે પ્રકાશ રસાયણશાસ્ત્રમાં થઈ શકે છે, તે પ્રતિદીપ્તિ તરીકે ફરીથી ઉત્સર્જિત થઈ શકે છે, અથવા ગરમી તરીકે વિખેરાઈ શકે છે. એફવી/એફએમ પરીક્ષણ પ્રકાશ ઊર્જાની મહત્તમ માત્રાને ફ્લોરોસન્સ માર્ગ લેવાની મંજૂરી આપવા માટે રચાયેલ છે. તે ડાર્ક-એડપ્ટેડ પર્ણ પૂર્વ-ફોટોસિન્થેટિક ફ્લોરોસન્ટ સ્થિતિ, જેને મિનિમમ ફ્લોરોસન્સ અથવા એફઓ કહેવાય છે, તેની સરખામણી એફ. એમ. તરીકે ઓળખાતી મહત્તમ ફ્લોરોસન્સ સાથે કરે છે. મહત્તમ ફ્લોરોસન્સમાં, પ્રતિક્રિયા કેન્દ્રોની મહત્તમ સંખ્યા સંતૃપ્ત પ્રકાશ સ્રોત દ્વારા ઘટાડવામાં અથવા બંધ કરવામાં આવી છે. સામાન્ય રીતે, છોડનો તણાવ જેટલો વધારે હોય છે, તેટલા ઓછા ખુલ્લા પ્રતિક્રિયા કેન્દ્રો ઉપલબ્ધ હોય છે, અને Fv/Fm ગુણોત્તર ઓછો થાય છે. એફ. વી./એફ. એમ. એ એક માપન પ્રોટોકોલ છે જે ઘણા પ્રકારના છોડના તણાવ માટે કામ કરે છે. એફવી/એફએમ માપનમાં, શ્યામ અનુકૂલન પછી, મોડ્યુલેટેડ પ્રકાશ સ્રોતનો ઉપયોગ કરીને લઘુત્તમ ફ્લોરોસન્સ માપવામાં આવે છે. આ મોડ્યુલેટેડ પ્રકાશની તીવ્રતાનો ઉપયોગ કરીને એન્ટેના ફ્લોરોસન્સનું માપ છે જે પ્રકાશસંશ્લેષણ ચલાવવા માટે ખૂબ ઓછું છે. આગળ, નમૂનાને ખુલ્લી પાડવા અને તમામ ઉપલબ્ધ પ્રતિક્રિયા કેન્દ્રોને બંધ કરવા માટે, મર્યાદિત સમયગાળાની તીવ્ર પ્રકાશ ફ્લેશ અથવા સંતૃપ્તિ પલ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તમામ ઉપલબ્ધ પ્રતિક્રિયા કેન્દ્રો બંધ અથવા રાસાયણિક રીતે ઘટાડા સાથે, મહત્તમ ફ્લોરોસન્સ માપવામાં આવે છે. મહત્તમ ફ્લોરોસન્સ અને લઘુત્તમ ફ્લોરોસન્સ વચ્ચેનો તફાવત એફવી અથવા ચલ ફ્લોરોસન્સ છે. એફ. વી./એફ. એમ. એ એક સામાન્ય ગુણોત્તર છે જે ચલ પ્રતિદીપ્તિને મહત્તમ પ્રતિદીપ્તિ દ્વારા વિભાજિત કરીને બનાવવામાં આવે છે. તે એક માપન ગુણોત્તર છે જે ફોટોસિસ્ટમ II ની મહત્તમ સંભવિત ક્વોન્ટમ કાર્યક્ષમતાને રજૂ કરે છે જો તમામ સક્ષમ પ્રતિક્રિયા કેન્દ્રો ખુલ્લા હોય. છોડની ઘણી પ્રજાતિઓ માટે 0.79 થી 0.84 ની રેન્જમાં Fv/Fm મૂલ્ય અંદાજિત શ્રેષ્ઠ મૂલ્ય છે, જેમાં ઘટેલા મૂલ્યો છોડના તણાવને સૂચવે છે (મેક્સવેલ કે., જોહ્ન્સન જી. એન. 2000), (કિટાજિમા અને બટલર, 1975). એફવી/એફએમ એક ઝડપી પરીક્ષણ છે જે સામાન્ય રીતે થોડી સેકંડ લે છે. તે કિટાજિમા અને બટલર દ્વારા 1975માં અને તેની આસપાસ વિકસાવવામાં આવ્યું હતું. ડાર્ક અનુકૂલનનો સમય લગભગ પંદર મિનિટથી લઈને રાતોરાત બદલાય છે. કેટલાક સંશોધકો માત્ર વહેલી સવારના મૂલ્યોનો ઉપયોગ કરશે. Y (II) અથવા ΔF/Fm 'અને ETR Y (II) એ એક માપન પ્રોટોકોલ છે જે બર્નાર્ડ જેન્ટી દ્વારા 1989 અને 1990 માં પ્રથમ પ્રકાશનો સાથે વિકસાવવામાં આવ્યો હતો. તે એક હળવું અનુકૂલિત પરીક્ષણ છે જે છોડના તાણને માપવા માટે પરવાનગી આપે છે જ્યારે છોડ સ્થિર-સ્થિતિ પ્રકાશસંશ્લેષણ પ્રકાશ પરિસ્થિતિઓમાં પ્રકાશસંશ્લેષણ પ્રક્રિયામાંથી પસાર થઈ રહ્યો હોય. એફવીએફએમની જેમ, વાય (II) છોડની કાર્યક્ષમતાના માપન ગુણોત્તરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, પરંતુ આ કિસ્સામાં, તે સ્થિર-સ્થિતિ પ્રકાશસંશ્લેષણ પ્રકાશની પરિસ્થિતિઓ હેઠળ ફોટોસિસ્ટમ II દ્વારા ફોટોકેમિસ્ટ્રીમાં ઉપયોગમાં લેવાતી ઊર્જાની માત્રાનો સંકેત છે. મોટાભાગના પ્રકારના છોડના તાણ માટે, Y (II) C4 છોડમાં રેખીય રીતે છોડના કાર્બન એસિમિલેશન સાથે સંબંધિત છે. C3 છોડમાં, છોડના મોટાભાગના પ્રકારો વળાંક-રેખીય રીતે કાર્બન એસિમિલેશન સાથે સંબંધિત છે. મેક્સવેલ અને જ્હોનસનના જણાવ્યા અનુસાર, એક છોડ ચોક્કસ પ્રકાશ સ્તર પર સ્થિર-સ્થિતિ પ્રકાશસંશ્લેષણ સુધી પહોંચવામાં પંદરથી વીસ મિનિટનો સમય લે છે. ખેતરમાં, સંપૂર્ણ સૂર્યપ્રકાશમાં, અને છત્ર હેઠળ નહીં, અથવા આંશિક વાદળછાયું પરિસ્થિતિઓમાં, છોડ સ્થિર સ્થિતિમાં હોવાનું માનવામાં આવે છે. આ પરીક્ષણમાં, પ્રકાશ ઇરેડિયેશન સ્તર અને પાંદડાના તાપમાનને નિયંત્રિત અથવા માપવું આવશ્યક છે, કારણ કે જ્યારે Y (II) પરિમાણ સ્તર મોટાભાગના પ્રકારના છોડના તાણ સાથે બદલાય છે, તે પ્રકાશ સ્તર અને તાપમાન સાથે પણ બદલાય છે. Y (II) મૂલ્યો ઉચ્ચ પ્રકાશ સ્તરો કરતાં નીચા પ્રકાશ સ્તરો પર વધુ હશે. વાય (II) નો ફાયદો એ છે કે તે એફવી/એફએમ કરતાં મોટી સંખ્યામાં છોડના તાણના પ્રકારો પ્રત્યે વધુ સંવેદનશીલ છે. ETR, અથવા ઇલેક્ટ્રોન પરિવહન દર પણ પ્રકાશ-અનુકૂલિત પરિમાણ છે જે ETR = Y (II) × PAR × 0.84 × 0.5 સમીકરણ દ્વારા Y (II) સાથે સીધો સંબંધ ધરાવે છે. માઇક્રોમોલ્સમાં PAR શ્રેણી (400 nm થી 700 nm) માં ઇરેડિયેશન પ્રકાશ સ્તર દ્વારા Y (II) ને ગુણાકાર કરીને, પાંદડા 0.84 દ્વારા શોષાયેલા પ્રકાશના સરેરાશ ગુણોત્તર દ્વારા ગુણાકાર કરીને, અને PSI પ્રતિક્રિયા કેન્દ્રો સાથે PSI પ્રતિક્રિયા કેન્દ્રોના સરેરાશ ગુણોત્તર દ્વારા ગુણાકાર કરીને, 0.50, સંબંધિત ETR માપન પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં સુધી સરખામણી કરવાના છોડમાં સમાન પ્રકાશ શોષણ લાક્ષણિકતાઓ હોય ત્યાં સુધી, એક છોડની બીજા સાથે સરખામણી કરતી વખતે સંબંધિત ઇટીઆર મૂલ્યો તણાવ માપન માટે મૂલ્યવાન છે. પાંદડાના શોષણની લાક્ષણિકતાઓ પાણીની માત્રા, ઉંમર અને અન્ય પરિબળો દ્વારા બદલાઈ શકે છે. જો શોષણના તફાવતો ચિંતાનો વિષય હોય, તો એકીકરણ ગોળાના ઉપયોગથી શોષણને માપી શકાય છે. વધુ સચોટ ઈ. ટી. આર. મૂલ્યો માટે, પર્ણ શોષણ મૂલ્ય અને પી. એસ. આઈ. પ્રતિક્રિયા કેન્દ્રો અને પી. એસ. આઈ. પ્રતિક્રિયા કેન્દ્રોનો ગુણોત્તર સમીકરણમાં સામેલ કરી શકાય છે. જો અલગ અલગ પર્ણ શોષણ ગુણોત્તર એક સમસ્યા છે, અથવા તે અનિચ્છનીય ચલ છે, તો પછી ETR ને બદલે Y (II) નો ઉપયોગ કરવો, શ્રેષ્ઠ પસંદગી હોઈ શકે છે. દરેક CO2 પરમાણુને આત્મસાત કરવા માટે ચાર ઇલેક્ટ્રોનનું પરિવહન કરવું આવશ્યક છે, અથવા O2 પરમાણુ વિકસિત થાય છે, ખાસ કરીને C3 છોડમાં વાયુ વિનિમય માપનથી તફાવતો, એવી પરિસ્થિતિઓમાં થઈ શકે છે જે ફોટોરેસ્પિરેશન, ચક્રીય ઇલેક્ટ્રોન પરિવહન અને નાઇટ્રેટ ઘટાડાને પ્રોત્સાહન આપે છે. શમન માપનો ઉપયોગ પરંપરાગત રીતે પ્રકાશના તણાવ અને ગરમીના તણાવના માપન માટે કરવામાં આવે છે. વધુમાં, તેનો ઉપયોગ છોડના ફોટોપ્રોટેક્ટિવ મિકેનિઝમ્સ, સ્થિતિ સંક્રમણો, છોડના ફોટોઇનિબિશન અને છોડમાં પ્રકાશ ઊર્જાના વિતરણનો અભ્યાસ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. પુડલ મોડેલ અને તળાવ મોડેલ શમન પરિમાણો તળાવ મોડેલ પરિમાણો 2004 માં ડેવ ક્રેમર દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવ્યા હતા. ત્યારથી, લ્યુક હેન્ડ્રિક્સને સરળ તળાવ મોડેલ પરિમાણો પૂરા પાડ્યા છે જે માપદંડ એનપીક્યુના પુનરુત્થાનને મંજૂરી આપે છે, ખાબોચિયું મોડેલમાંથી, તળાવ મોડેલમાં પાછા. ઓ. જે. આઈ. પી. અથવા ઓ. જે. આઈ. ડી. પી. ઓ. જે. આઈ. પી. અથવા ઓ. જે. આઈ. ડી. પી. એ ડાર્ક અનુકૂલિત ક્લોરોફિલ ફ્લોરોસન્સ તકનીક છે જેનો ઉપયોગ છોડના તણાવ માપન માટે થાય છે. એવું જાણવા મળ્યું છે કે ઉચ્ચ સમય રીઝોલ્યુશન સ્કેલનો ઉપયોગ કરીને, લઘુત્તમ ફ્લોરોસન્સથી મહત્તમ ફ્લોરોસન્સમાં વધારો મધ્યવર્તી શિખરો અને ઘટાડા ધરાવે છે, જેને OJID અને P નામકરણ દ્વારા નિયુક્ત કરવામાં આવે છે. વર્ષોથી, ઉદય, સમય સ્કેલ, શિખરો અને ઘટાડાનો અર્થ શું છે તે અંગે બહુવિધ સિદ્ધાંતો છે. વધુમાં, પ્લાન્ટ સ્ટ્રેસ પરીક્ષણ (સ્ટ્રેસર 2004), (વ્રેડેનબર્ગ 2004,2009,2011) માટે આ માહિતીનો ઉપયોગ કેવી રીતે થવો જોઈએ તે અંગે એક કરતાં વધુ શાળાઓ છે. એફવી/એફએમ અને અન્ય પ્રોટોકોલની જેમ, સંશોધન દર્શાવે છે કે ઓજેઆઇપી કેટલાક પ્રકારના છોડના તણાવ માટે અન્ય કરતા વધુ સારી રીતે કામ કરે છે. ક્લોરોફિલ સામગ્રી મીટર આ એવા સાધનો છે જે પાંદડાઓની હરિયાળી અને જાડાઈ નક્કી કરવા માટે બે તરંગલંબાઇ પર પાંદડા દ્વારા પ્રકાશ પ્રસારણનો ઉપયોગ કરે છે. ઇન્ફ્રારેડ શ્રેણીમાં પ્રસારણ પાંદડાની જાડાઈ સંબંધિત માપ પ્રદાન કરે છે, અને લાલ પ્રકાશ શ્રેણીમાં તરંગલંબાઇનો ઉપયોગ હરિયાળી નક્કી કરવા માટે થાય છે. બે તરંગલંબાઇના પ્રસારણનો ગુણોત્તર ક્લોરોફિલ સામગ્રી સૂચકાંક પ્રદાન કરે છે જેને CCI અથવા વૈકલ્પિક રીતે SPAD સૂચકાંક તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. સી. સી. આઈ. એક રેખીય માપ છે, અને એસ. પી. એ. ડી. એ લઘુગણક માપ છે. આ સાધનો અને સ્કેલ ખૂબ ઊંચા સ્તરો સિવાય ક્લોરોફિલ સામગ્રી માટે ક્લોરોફિલ રાસાયણિક પરીક્ષણો સાથે સંબંધિત હોવાનું દર્શાવવામાં આવ્યું છે. ક્લોરોફિલ સામગ્રી મીટરનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે પોષક છોડના તણાવ માપન માટે થાય છે, જેમાં નાઇટ્રોજન તણાવ અને સલ્ફર તણાવનો સમાવેશ થાય છે. કારણ કે સંશોધનોએ દર્શાવ્યું છે કે, જો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવામાં આવે તો, ક્લોરોફિલ સામગ્રી મીટર નાઇટ્રોજન વ્યવસ્થાપન કાર્ય માટે વિશ્વસનીય છે, આ મીટર ઘણીવાર પાક ખાતર વ્યવસ્થાપન માટે પસંદગીના સાધનો છે કારણ કે તે પ્રમાણમાં સસ્તા છે. સંશોધનોએ દર્શાવ્યું છે કે સારી રીતે ફળદ્રુપ છોડની પરીક્ષણ છોડ સાથે સરખામણી કરીને, પરીક્ષણ છોડના ક્લોરોફિલ સામગ્રી સૂચકાંકનો ગુણોત્તર, સારી રીતે ફળદ્રુપ છોડના ક્લોરોફિલ સામગ્રી સૂચકાંક દ્વારા વિભાજિત, એક ગુણોત્તર પ્રદાન કરશે જે ગર્ભાધાન ક્યારે થવું જોઈએ અને કેટલો ઉપયોગ કરવો જોઈએ તેનો સંકેત છે. ખેતરમાં અને ખેતરની અંદરના તફાવતોને કારણે, ચોક્કસ ખેતરમાં અને કેટલીકવાર એક જ ખેતરના વિવિધ વિસ્તારોમાં સારી રીતે ફળદ્રુપ પાકનો ઉપયોગ કરવો સામાન્ય બાબત છે. અત્યાર સુધી કરવામાં આવેલા સંશોધનમાં સરેરાશ મૂલ્યો પૂરા પાડવા માટે પરીક્ષણ અને સારી રીતે ફળદ્રુપ પાક પર દસ અને ત્રીસ માપનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. મકાઈ અને ઘઉં માટે અભ્યાસો કરવામાં આવ્યા છે. એક પેપર સૂચવે છે કે જ્યારે ગુણોત્તર 95 ટકાથી નીચે જાય છે, ત્યારે તે ફળદ્રુપતાનો સમય છે. ખાતરની માત્રાની પણ ભલામણ કરવામાં આવે છે. પાક સલાહકારો ખાતરની ભલામણો માટે પણ આ સાધનોનો ઉપયોગ કરે છે. જો કે, કડક વૈજ્ઞાનિક પ્રોટોકોલ વધુ સમય માંગી લે છે અને વધુ ખર્ચાળ હોવાથી, સલાહકારો કેટલીકવાર પ્રમાણભૂત સારી રીતે ફળદ્રુપ છોડ તરીકે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં સ્થિત સારી રીતે ફળદ્રુપ છોડનો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ સામાન્ય રીતે ઓછા માપનો પણ ઉપયોગ કરે છે. આ અભિગમના પુરાવાઓમાં પાક સલાહકારો સાથે ઉપાખ્યાનાત્મક ચર્ચાઓનો સમાવેશ થાય છે. ક્લોરોફિલ સામગ્રી મીટર ઉપયોગી સ્તરે નાઇટ્રોજન અને સલ્ફર તણાવ બંને માટે સંવેદનશીલ હોય છે. ક્લોરોફિલ ફ્લોરોમીટરને ઉપયોગી સ્તરે નાઇટ્રોજન તણાવને માપવા માટે નાઇટ્રોજન તણાવ સાથે સંયોજનમાં ઉચ્ચ એક્ટિનિક પ્રકાશ સ્તરને સમાવતી વિશેષ પરીક્ષણની જરૂર પડે છે. વધુમાં, ક્લોરોફિલ ફ્લોરોમીટર માત્ર ભૂખમરાના સ્તરે સલ્ફરના દબાણને શોધી કાઢશે. શ્રેષ્ઠ પરિણામો માટે, જ્યારે પાણીની અછત ન હોય ત્યારે ક્લોરોફિલની માત્રા માપવી જોઈએ. પ્રકાશસંશ્લેષણ પ્રણાલીઓ નાઇટ્રોજન અને સલ્ફર તણાવ બંનેને શોધી કાઢશે. આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન શમન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા પરિવર્તન આબોહવા