Anti-scatter grid
તબીબી ઇમેજિંગમાં, એન્ટિ-સ્કેટર ગ્રીડ (જેને બકી-પોટર ગ્રીડ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે) એ ડિટેક્ટર સુધી પહોંચતા વેરવિખેર કિરણોત્સર્ગની માત્રાને મર્યાદિત કરવા માટેનું એક ઉપકરણ છે, જેનાથી નિદાનાત્મક તબીબી એક્સ-રે છબીઓની ગુણવત્તામાં સુધારો થાય છે. ગ્રીડ એક્સ-રે સ્ત્રોતમાંથી દર્દીની વિરુદ્ધ બાજુએ અને દર્દી અને એક્સ-રે ડિટેક્ટર અથવા ફિલ્મ વચ્ચે સ્થિત છે. વેરવિખેર એક્સ-રેની માત્રામાં ઘટાડો કરવાથી છબીના કોન્ટ્રાસ્ટ રિઝોલ્યુશનમાં વધારો થાય છે, અને પરિણામે નરમ પેશીઓની દૃશ્યતા વધે છે. આ ઉપકરણની શોધ સૌપ્રથમ જર્મન રેડિયોલોજિસ્ટ ગુસ્તાવ પીટર બકી દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેમણે 1913માં દર્શાવ્યું હતું કે ગ્રિડનો ઉપયોગ વેરવિખેર એક્સ-રેને ડિટેક્ટર સુધી પહોંચતા પહેલા 'નકારવા' માટે કરી શકાય છે. પાછળથી અમેરિકન રેડિયોલોજિસ્ટ હોલિસ ઇ. પોટર દ્વારા મૂવિંગ ગ્રીડ રજૂ કરીને તેમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો. બકી-પોટર ગ્રીડ નાના કાચની ફોટોગ્રાફિક પ્લેટમાંથી વિવિધ કદમાં ફિલ્મ તરફ સંક્રમણની સુવિધા આપે છે. ઓપરેશન સ્કેટર્ડ એક્સ-રે દર્દીમાંથી સીધા પસાર થતા કિરણોની સમાંતર મુસાફરી કરતા નથી. સ્કેટરિંગનું પ્રમાણ કેટલાક પરિબળો પર આધાર રાખે છે જેમાં એક્સ-રે બીમ વિસ્તાર, એક્સ-રે ફોટોન ઊર્જા (ટ્યુબ વોલ્ટેજ સેટિંગ દ્વારા નિર્ધારિત), પેશીઓની જાડાઈ અને પેશીઓની રચના સામેલ છે. ડિટેક્ટર સુધી પહોંચતા પહેલા વેરવિખેર એક્સ-રેને 'નકારીને', બકી-પોટર ગ્રીડ રેકોર્ડ કરેલા વિરોધાભાસમાં સુધારો કરે છે. ગ્રીડ સીસાની વૈકલ્પિક સમાંતર પટ્ટીઓ અને પ્લાસ્ટિક, કાર્બન ફાઇબર, એલ્યુમિનિયમ, કાગળ જેવા કિરણોત્સર્ગી પદાર્થની શ્રેણીમાંથી બનાવવામાં આવે છે. સંપર્ક દરમિયાન ગ્રિડ દર્દી અને ડિટેક્ટર વચ્ચે મૂકવામાં આવે છે. એક્સ-રે સ્ત્રોતમાંથી દર્દીમાંથી સીધું પસાર થતું રેડિયેશન ગ્રીડના રેડિયોલ્યુસેન્ટ પોશનમાંથી સીધું આગળ વધે છે અને ડિટેક્ટર પર અથડાય છે. દર્દીમાં મુસાફરી કરતી વખતે વેરવિખેર થયેલું કિરણોત્સર્ગ એક ખૂણા પર લીડ સ્ટ્રીપ્સ પર અથડાય છે, અને તે કાં તો ક્ષીણ થાય છે અથવા વધુ વેરવિખેર થાય છે. પરિણામે, માત્ર કિરણોત્સર્ગ કે જે દર્દી દ્વારા સીધો પ્રવાસ કરે છે તે ડિટેક્ટર પર છબી કરવામાં આવે છે, તેનાથી વિરોધાભાસ વધે છે. એન્ટિ-સ્કેટર ગ્રીડની કામગીરીને પ્રભાવિત કરતું એકમાત્ર સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિમાણ ગ્રીડ રેશિયો છે. ગ્રીડ રેશિયો એ ગ્રીડમાં ઇન્ટરસ્પેસીસ (ગ્રીડ બાર નહીં) ની ઊંચાઈ અને પહોળાઈનો ગુણોત્તર છે. 8:1,10:1 અને 12:1 નો ગ્રીડ રેશિયો સૌથી વધુ છે. મેમોગ્રાફી માટે 5:1 ગ્રિડ સૌથી સામાન્ય છે. ગ્રીડ અનિવાર્યપણે એક-પરિમાણીય કોલિમેટર છે અને ગ્રીડ રેશિયો વધારવાથી કોલિમેશનની માત્રામાં વધારો થાય છે. ઉચ્ચ ગ્રીડ ગુણોત્તર વધુ સારી રીતે છૂટાછવાયા સફાઇ પૂરી પાડે છે, પરંતુ તે દર્દીને વધુ કિરણોત્સર્ગના ડોઝમાં પણ પરિણમે છે. વધુમાં, ઊંચા ગુણોત્તર શક્ય હોવા છતાં, જ્યારે તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે તેમને વધુ કિરણોત્સર્ગની તીવ્રતામાં વધારો કરવાની જરૂર પડે છે, વધુ ચોક્કસ સ્થિતિની જરૂર પડે છે અને તેનું ઉત્પાદન કરવું વધુ ખર્ચાળ હોય છે. ખામીઓ ગ્રીડનો ઉપયોગ ખાસ કરીને પરીક્ષાઓમાં થાય છે જ્યાં મોટા પ્રમાણમાં છૂટાછવાયા બને છે, એટલે કે, જેમાં મોટી માત્રામાં પેશીઓનું ઇરેડિયેશન થાય છે અને જેને ઓછી ઊર્જાની જરૂર હોય છે એટલે કે. વોલ્ટેજ. અન્યથા સ્કેટર વિપરીતતા અને રીઝોલ્યુશનને ઘટાડીને છબીને અધોગતિ કરશે. જો કે, ગ્રીડના ઉપયોગ માટે દર્દીને વધુ કિરણોત્સર્ગના સંપર્કની જરૂર પડે છે કારણ કે લીડ સ્લેટ્સ દ્વારા પ્રાથમિક બીમનો સારો સોદો પણ ઘટાડવામાં આવે છે, અને આ કારણોસર ગ્રીડનો ઉપયોગ તમામ પરીક્ષાઓ માટે થતો નથી, ખાસ કરીને બાળરોગની પ્રેક્ટિસમાં. નિશ્ચિત રેડિયોગ્રાફિક ગ્રીડની એક ખામી એ છે કે તે છબી પર ગ્રીડ રેખાઓ બનાવે છે. હોલિસ પોટર (1880-1964) એ 1920માં દર્શાવ્યું હતું કે સંપર્ક દરમિયાન ગ્રીડને ગ્રીડ રેખાઓ પર જમણા ખૂણા પર ખસેડીને આ ગ્રીડ રેખાઓને દૂર કરી શકાય છે. જો ગતિની શ્રેણી અને ઝડપ પૂરતી હોય, તો ગ્રીડની રેખાઓ ઝાંખી પડી જશે. ગતિ દોલાયમાન, કંપનશીલ અથવા પારસ્પરિક હોઈ શકે છે અને તે સતત અને સરળ હોવી જોઈએ. ગતિ પણ એક્સપોઝર પહેલાં શરૂ થવી જોઈએ અને એક્સપોઝર પછી સુધી ચાલુ રાખવી જોઈએ. સંદર્ભો રેડિયોલોજી એક્સ-રે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટેશન