Y-factor
વાય-ફેક્ટર પદ્ધતિ એ એમ્પ્લીફાયરના ગેઇન અને ઘોંઘાટ તાપમાનને માપવા માટે વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતી તકનીક છે. તે બે અલગ અલગ, જાણીતા તાપમાને પ્રતિરોધકના જ્હોનસન-ન્યક્વિસ્ટ અવાજ પર આધારિત છે. એમ્પ્લીફાયર ઇનપુટ સાથે જોડાયેલા 50-ઓહ્મ અવરોધ સાથે 50-ઓહ્મ અવરોધ સાથે માઇક્રોવેવ એમ્પ્લીફાયરનો વિચાર કરો. જો પ્રતિરોધક ભૌતિક તાપમાન TR પર હોય, તો એમ્પ્લીફાયર ઇનપુટ સાથે જોડાયેલી જ્હોનસન-ન્યક્વિસ્ટ અવાજ શક્તિ PJ = kBTRB છે, જ્યાં kB એ બોલ્ટ્ઝમેનનો અચળાંક છે, અને B એ બેન્ડવિડ્થ છે. એમ્પ્લીફાયરના આઉટપુટ પર અવાજ શક્તિ (એટલે કે. એમ્પ્લીફાયર આઉટપુટ સાથે જોડાયેલા અવરોધ-મેળ ખાતા લોડ સાથે જોડાયેલી અવાજ શક્તિ) પાઉટ = GkB (TR + ટેમ્પ) B છે, જ્યાં G એ એમ્પ્લીફાયર પાવર ગેઇન છે, અને ટેમ્પ એ એમ્પ્લીફાયર અવાજનું તાપમાન છે. વાય-ફેક્ટર તકનીકમાં, પાઉટને ટી. આર. ના બે અલગ અલગ, જાણીતા મૂલ્યો માટે માપવામાં આવે છે. પાઉટને પછી kB અને માપન બેન્ડવિડ્થ B દ્વારા વિભાજીત કરીને અસરકારક તાપમાન Tout (કેલ્વિનના એકમોમાં) માં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે. ટાઉટના બે મૂલ્યો પછી ટીઆર (કેલ્વિનના એકમોમાં પણ) ના કાર્ય તરીકે આલેખિત કરવામાં આવે છે, અને એક રેખા આ બિંદુઓ સાથે બંધબેસે છે (આકૃતિ જુઓ). આ રેખાનો ઢોળાવ એમ્પ્લીફાયર પાવર ગેઇન જેટલો છે. રેખાનું x અવરોધન કેલ્વિનમાં એમ્પ્લીફાયર અવાજ તાપમાન-ટેમ્પના નકારાત્મક બરાબર છે. એમ્પ્લીફાયર અવાજનું તાપમાન વાય ઇન્ટરસેપ્ટ પરથી પણ નક્કી કરી શકાય છે, જે ટેમ્પ ગુણાકાર ગેઇન બરાબર છે. સંદર્ભો માઇક્રોવેવ ટેકનોલોજી રેડિયો ટેકનોલોજી ઇલેક્ટ્રિકલ એન્જિનિયરિંગ ઇલેક્ટ્રોનિક એન્જિનિયરિંગ