Anesthetic vaporizer
એનેસ્થેટિક વેપોરાઇઝર (અમેરિકન અંગ્રેજી) અથવા એનેસ્થેટિક વેપોરાઇઝર (બ્રિટિશ અંગ્રેજી) એ સામાન્ય રીતે એનેસ્થેટિક મશીન સાથે જોડાયેલું ઉપકરણ છે જે અસ્થિર એનેસ્થેટિક એજન્ટની આપેલ સાંદ્રતા પહોંચાડે છે. તે પ્રવાહીમાંથી એનેસ્થેટિક એજન્ટોના બાષ્પીભવનને નિયંત્રિત કરીને કામ કરે છે, અને પછી તે સાંદ્રતાને ચોક્કસપણે નિયંત્રિત કરે છે જેમાં તે તાજા ગેસના પ્રવાહમાં ઉમેરવામાં આવે છે. આ ઉપકરણોની રચના વિવિધતાને ધ્યાનમાં લે છેઃ આજુબાજુનું તાપમાન, તાજા ગેસનો પ્રવાહ અને એજન્ટ વરાળનું દબાણ. આધુનિક વેપોરાઈઝર્સ સામાન્ય રીતે બે પ્રકારના વેપોરાઈઝર્સ હોય છેઃ પ્લેનમ અને ડ્રોવર. બન્નેના પોતપોતાના ફાયદા અને ગેરફાયદા છે. ડ્યુઅલ-સર્કિટ ગેસ-વરાળ બ્લેન્ડર એ ત્રીજા પ્રકારનું વેપોરાઇઝર છે જેનો ઉપયોગ ફક્ત એજન્ટ ડેસ્ફ્લુરેન માટે થાય છે. પ્લેનમ વેપોરાઇઝર્સ પ્લેનમ વેપોરાઇઝર એનેસ્થેટિક મશીનના હકારાત્મક દબાણ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, અને સામાન્ય રીતે મશીન પર માઉન્ટ કરવામાં આવે છે. દર્દી સ્વયંભૂ શ્વાસ લે છે કે યાંત્રિક રીતે વેન્ટિલેટેડ છે તે ધ્યાનમાં લીધા વિના વેપોરાઇઝરની કામગીરી બદલાતી નથી. વેપોરાઇઝરનો આંતરિક પ્રતિકાર સામાન્ય રીતે ઊંચો હોય છે, પરંતુ પુરવઠાનું દબાણ સતત હોવાથી તાજા વાયુ પ્રવાહની વિશાળ શ્રેણી પર અસ્થિર એનેસ્થેટિક વરાળની ચોક્કસ સાંદ્રતા પહોંચાડવા માટે વેપોરાઇઝરને ચોક્કસપણે માપાંકિત કરી શકાય છે. પ્લેનમ વેપોરાઇઝર એ એક ભવ્ય ઉપકરણ છે જે બાહ્ય શક્તિ વિના, સેંકડો કલાક સતત ઉપયોગ માટે વિશ્વસનીય રીતે કામ કરે છે અને તેને ખૂબ ઓછી જાળવણીની જરૂર પડે છે. પ્લેનમ વેપોરાઇઝર આવતા ગેસને બે પ્રવાહોમાં ચોક્કસપણે વિભાજિત કરીને કામ કરે છે. આમાંથી એક પ્રવાહ બાયપાસ ચેનલમાં વરાળમાંથી સીધો પસાર થાય છે. બીજાને બાષ્પીભવન ચેમ્બરમાં ફેરવવામાં આવે છે. બાષ્પીભવન ચેમ્બરમાં ગેસ અસ્થિર એનેસ્થેટિક વરાળથી સંપૂર્ણપણે સંતૃપ્ત થાય છે. આ ગેસ પછી વેપોરાઇઝર છોડતા પહેલા બાયપાસ ચેનલમાં ગેસ સાથે મિશ્રિત કરવામાં આવે છે. એક લાક્ષણિક અસ્થિર એજન્ટ, આઇસોફ્લુરેન, 32kPa (વાતાવરણનો લગભગ 1/3 ભાગ) નું સંતૃપ્ત વરાળ દબાણ ધરાવે છે. આનો અર્થ એ છે કે બાષ્પીભવન ચેમ્બરમાંથી બહાર નીકળતા વાયુ મિશ્રણમાં 32kPa નું આઇસોફ્લુરેનનું આંશિક દબાણ હોય છે. દરિયાની સપાટી પર (વાતાવરણીય દબાણ આશરે 101kPa છે), આ અનુકૂળ રીતે 32 ટકાની સાંદ્રતા બરાબર છે. જો કે, બાષ્પીભવકનું ઉત્પાદન સામાન્ય રીતે 1-2% પર સેટ કરવામાં આવે છે, જેનો અર્થ છે કે તાજા ગેસના માત્ર ખૂબ જ નાના પ્રમાણને બાષ્પીભવન ચેમ્બરમાંથી વાળવાની જરૂર છે (આ પ્રમાણ વિભાજન ગુણોત્તર તરીકે ઓળખાય છે). તે પણ જોઈ શકાય છે કે પ્લેનમ વેપોરાઇઝર માત્ર એક જ રીતે કામ કરી શકે છેઃ જો તે વિપરીત રીતે જોડાયેલ હોય, તો ગેસના ઘણા મોટા જથ્થા બાષ્પીભવન ચેમ્બરમાં પ્રવેશ કરે છે, અને તેથી વરાળની સંભવિત ઝેરી અથવા ઘાતક સાંદ્રતા પહોંચાડી શકાય છે. (તકનીકી રીતે, જો કે વેપોરાઇઝરનો ડાયલ વોલ્યુમ ટકાવારીમાં માપાંકિત કરવામાં આવે છે (દા. ત. 2 ટકા), તે વાસ્તવમાં જે પહોંચાડે છે તે એનેસ્થેટિક એજન્ટનું આંશિક દબાણ છે (દા. ત. 2kPa)). પ્લેનમ વેપોરાઇઝરની કામગીરી અસ્થિર એજન્ટના સંતૃપ્ત વરાળના દબાણ પર વ્યાપકપણે આધાર રાખે છે. આ દરેક એજન્ટ માટે અનન્ય છે, તેથી તે અનુસરે છે કે દરેક એજન્ટનો ઉપયોગ ફક્ત તેના પોતાના ચોક્કસ વેપોરાઇઝરમાં જ થવો જોઈએ. ફ્રેઝર-સ્વેટમેન સિસ્ટમ જેવી કેટલીક સલામતી પ્રણાલીઓ તૈયાર કરવામાં આવી છે જેથી પ્લેનમ વેપોરાઇઝરને ખોટા એજન્ટથી ભરવું અત્યંત મુશ્કેલ બને. વેપોરાઇઝરમાં બે એજન્ટોનું મિશ્રણ વેપોરાઇઝરમાંથી અણધારી કામગીરીમાં પરિણમી શકે છે. કોઈપણ એક એજન્ટ માટે સંતૃપ્ત વરાળનું દબાણ તાપમાન સાથે બદલાય છે, અને પ્લેનમ વેપોરાઇઝર્સ ચોક્કસ તાપમાન શ્રેણીમાં કામ કરવા માટે રચાયેલ છે. તેમની પાસે તાપમાનના ફેરફારો (ખાસ કરીને બાષ્પીભવન દ્વારા ઠંડક) ની ભરપાઈ કરવા માટે રચાયેલ ઘણી સુવિધાઓ છે. તેમની પાસે ઘણીવાર આશરે 5 કિલો વજનનું ધાતુના જાકીટ હોય છે, જે ઓરડાના તાપમાન સાથે સંતુલન ધરાવે છે અને ગરમીનો સ્રોત પૂરો પાડે છે. વધુમાં, બાષ્પીભવન ચેમ્બરના પ્રવેશદ્વારને દ્વિધાતુ પટ્ટી દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવે છે, જે બાષ્પીભવનની કાર્યક્ષમતાના નુકસાનની ભરપાઈ કરવા માટે ચેમ્બરમાં વધુ ગેસ સ્વીકારે છે. પ્રથમ તાપમાન-વળતર ધરાવતું પ્લેનમ વેપોરાઇઝર સાયપ્રાન 'ફ્લુઓટેક' હેલોથેન વેપોરાઇઝર હતું, જે 1956માં હેલોથેનને ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા પછી ટૂંક સમયમાં બજારમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. ડ્રાયવર વેપોરાઈઝર ડ્રાયવર વેપોરાઈઝર દર્દી દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલા નકારાત્મક દબાણ દ્વારા ચલાવવામાં આવે છે, અને તેથી તેનો ગેસ પ્રવાહ સામે ઓછો પ્રતિકાર હોવો જોઈએ. તેનું પ્રદર્શન દર્દીના મિનિટ વોલ્યુમ પર આધાર રાખે છેઃ તેનું આઉટપુટ વધતા મિનિટ વેન્ટિલેશન સાથે ઘટે છે. ડ્રોવર વેપોરાઇઝરની રચના ખૂબ સરળ છેઃ સામાન્ય રીતે તે શ્વાસના જોડાણમાં માઉન્ટ થયેલ એક સરળ કાચ જળાશય છે. ડ્રોવર વેપોરાઈઝર્સનો ઉપયોગ કોઈપણ પ્રવાહી અસ્થિર એજન્ટ સાથે થઈ શકે છે (ડાયઈથિલ ઈથર અથવા ક્લોરોફોર્મ જેવા જૂના એજન્ટો સહિત, જો કે તે ડેસ્ફ્લુરેનનો ઉપયોગ કરવા માટે જોખમી હશે). કારણ કે વેપોરાઇઝરનું પ્રદર્શન એટલું પરિવર્તનશીલ છે, સચોટ કેલિબ્રેશન અશક્ય છે. જો કે, ઘણી ડિઝાઇનમાં લીવર હોય છે જે બાષ્પીભવન ચેમ્બરમાં પ્રવેશતા તાજા ગેસના પ્રમાણને વ્યવસ્થિત કરે છે. ડ્રોવર વેપોરાઇઝરને કોઈપણ રીતે ગોળાકાર રીતે માઉન્ટ કરી શકાય છે, અને તેનો ઉપયોગ સર્કિટમાં થઈ શકે છે જ્યાં ફરીથી શ્વાસ લેવામાં આવે છે, અથવા વર્તુળ શ્વાસ જોડાણની અંદર થઈ શકે છે. ડ્રોવર વેપોરાઇઝર્સમાં સામાન્ય રીતે કોઈ તાપમાન વળતર આપતી સુવિધાઓ હોતી નથી. લાંબા સમય સુધી ઉપયોગ સાથે, પ્રવાહી એજન્ટ તે બિંદુ સુધી ઠંડુ થઈ શકે છે જ્યાં જળાશયની બહાર ઘનીકરણ અને હિમ પણ બની શકે છે. આ ઠંડક બાષ્પીભવકની કાર્યક્ષમતાને નબળી પાડે છે. આ અસરને ઓછી કરવાની એક રીત છે પાણીના બાઉલમાં વેપોરાઇઝર મૂકવું. ડ્રાયવર વેપોરાઇઝરની સાપેક્ષ બિનકાર્યક્ષમતા તેની સલામતીમાં ફાળો આપે છે. વધુ કાર્યક્ષમ ડિઝાઇન વધુ પડતી એનેસ્થેટિક વરાળ પેદા કરશે. ડ્રોવર વેપોરાઇઝરમાંથી ઉત્પાદનની સાંદ્રતા પ્લેનમ વેપોરાઇઝર દ્વારા ઉત્પાદિત કરતાં ઘણી વધારે હોઈ શકે છે, ખાસ કરીને નીચા પ્રવાહમાં. સૌથી સુરક્ષિત ઉપયોગ માટે, શ્વાસના જોડાણમાં એનેસ્થેટિક વરાળની સાંદ્રતાનું સતત નિરીક્ષણ કરવું જોઈએ. તેની ખામીઓ હોવા છતાં, ડ્રોવર વેપોરાઇઝર ઉત્પાદન માટે સસ્તું અને ઉપયોગમાં સરળ છે. વધુમાં, તેની પોર્ટેબલ ડિઝાઇનનો અર્થ એ છે કે તેનો ઉપયોગ ખેતરમાં અથવા પશુચિકિત્સા એનેસ્થેસિયામાં થઈ શકે છે. ડ્યુઅલ-સર્કિટ ગેસ-વરાળ બ્લેન્ડર વેપોરાઇઝરની ત્રીજી શ્રેણી (ડ્યુઅલ-સર્કિટ ગેસ-વરાળ બ્લેન્ડર) ખાસ કરીને એજન્ટ ડિસફ્લુરેન માટે બનાવવામાં આવી હતી. ડેસ્ફ્લુરેન 23.5 ડિગ્રી સેલ્સિયસ પર ઉકળે છે, જે ઓરડાના તાપમાનની ખૂબ નજીક છે. આનો અર્થ એ છે કે સામાન્ય કાર્યકારી તાપમાને, ડેસ્ફ્લુરેનનું સંતૃપ્ત વરાળનું દબાણ તાપમાનમાં માત્ર નાના વધઘટ સાથે મોટા પ્રમાણમાં બદલાય છે. આનો અર્થ એ છે કે સામાન્ય પ્લેનમ વેપોરાઇઝરની લાક્ષણિકતાઓ ડિસફ્લુરેનની સચોટ સાંદ્રતાની ખાતરી કરવા માટે પૂરતી નથી. વધુમાં, ખૂબ જ ગરમ દિવસે, તમામ ડિસફ્લુરેન ઉકળે છે, અને ડિસફ્લુરેનની ખૂબ ઊંચી (સંભવિત ઘાતક) સાંદ્રતા દર્દી સુધી પહોંચી શકે છે. એક ડિસફ્લુરેન વેપોરાઇઝર (દા. ત. ડેટેક્સ-ઓહમેડા દ્વારા ઉત્પાદિત TEC 6) ને 39C સુધી ગરમ કરવામાં આવે છે અને 194kPa સુધી દબાણ કરવામાં આવે છે. તે એનેસ્થેટિક મશીન પર પ્લેનમ વેપોરાઇઝરની જેમ જ માઉન્ટ થયેલ છે, પરંતુ તેનું કાર્ય એકદમ અલગ છે. તે ગરમીનો ઉપયોગ કરીને ડિસફ્લુરેન ધરાવતા ચેમ્બરનું બાષ્પીભવન કરે છે અને તાજા ગેસના પ્રવાહમાં થોડી માત્રામાં શુદ્ધ ડિસફ્લુરેન વરાળ દાખલ કરે છે. ટ્રાન્સડ્યુસર તાજા ગેસના પ્રવાહને અનુભવે છે. સ્વીચ ઓન કર્યા પછી વોર્મ-અપ સમયગાળો જરૂરી છે. જો મેઇન્સ પાવર ખોવાઈ જાય તો ડેસ્ફ્લુરેન વેપોરાઇઝર નિષ્ફળ જશે. જો વેપોરાઇઝર લગભગ ખાલી હોય તો ચેતવણીનો અવાજ આવે છે. ઇલેક્ટ્રોનિક ડિસ્પ્લે વેપોરાઇઝરમાં ડિસફ્લુરેનનું સ્તર સૂચવે છે. ડેસ્ફ્લુરેન વેપોરાઇઝરનો ખર્ચ અને જટિલતાએ ડેસ્ફ્લુરેનની લોકપ્રિયતાના સાપેક્ષ અભાવમાં ફાળો આપ્યો છે, જો કે તાજેતરના વર્ષોમાં તે લોકપ્રિયતામાં વધારો કરી રહ્યું છે. ઐતિહાસિક રીતે, ઈથર (પ્રથમ અસ્થિર એજન્ટ) નો ઉપયોગ સૌપ્રથમ જ્હોન સ્નોના ઇન્હેલર (1847) દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ ક્લોરોફોર્મ (1848) ના ઉપયોગ દ્વારા તેનું સ્થાન લીધું હતું. ઈથરે પછી ધીમે ધીમે કર્ટ શિમ્મેલબશના "માસ્ક" દ્વારા નિયમિત ઉપયોગ સાથે પુનરુત્થાન (1862-1872) કર્યું, જે પ્રવાહી ઈથરને ટપકાવવા માટેનું નાર્કોસિસ માસ્ક છે. હવે અપ્રચલિત, તે વાયરથી બનેલું માસ્ક હતું, અને કાપડથી ઢંકાયેલું હતું. ઈથરને સંચાલિત કરવાની વધુ વિશ્વસનીય પદ્ધતિ માટે દંતચિકિત્સકોના દબાણ અને માંગથી તેની ડિલિવરીને આધુનિક બનાવવામાં મદદ મળી. 1877 માં, ક્લોવરે વોટર જેકેટ સાથે ઈથર ઇન્હેલરની શોધ કરી, અને 1899 ના અંત સુધીમાં ઈથરના વિકલ્પો સામે આવ્યા, મુખ્યત્વે સ્પાઇનલ એનેસ્થેસિયાની રજૂઆતને કારણે. ત્યારબાદ, સાયક્લોપ્રોપેન, ટ્રાઇક્લોરોએથિલિન અને હેલોથેનની રજૂઆતને કારણે ઈથર (1930-1956) ના ઉપયોગમાં ઘટાડો થયો. 1980 ના દાયકા સુધીમાં, એનેસ્થેટિક વેપોરાઇઝર નોંધપાત્ર રીતે વિકસિત થયું હતું; અનુગામી ફેરફારો તાપમાન વળતર, દ્વિધાતુ પટ્ટી, તાપમાન-સમાયોજિત વિભાજન ગુણોત્તર અને ફેલાવો વિરોધી પગલાં જેવા વધારાના સલામતી લક્ષણો તરફ દોરી જાય છે. સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ મુક્ત સંસાધન જે howequipmentworks.com એનેસ્થેટિક મશીન પર એનેસ્થેસિયા વેપોરાઇઝર્સના સિદ્ધાંતોને ગ્રાફિકલી સમજાવે છેઃ એક પ્રસ્તુતિ માઈકલ પી. ડોશ દ્વારા એનેસ્થેસિયા ગેસ મશીન Anaesthesia.UK ઓપરેટિંગ સૂચનાઓ અને જાળવણી માર્ગદર્શિકાઓ પર ચોકસાઇ વેપોરાઇઝર્સ એનેસ્થેટિક સાધનો એનેસ્થેસિયા ડ્રગ ડિલિવરી ઉપકરણોનો ઇતિહાસ ડોઝ સ્વરૂપો