Du Noüy–Padday method
ડુ નોયુ-પેડડે પદ્ધતિ એ ડુ નોયુ રિંગ પદ્ધતિનું લઘુતમ સંસ્કરણ છે જે મોટા પ્લેટિનમ રિંગને પાતળા લાકડીથી બદલે છે જેનો ઉપયોગ હવા-પ્રવાહી ઇન્ટરફેસ પર સંતુલન સપાટીના તણાવ અથવા ગતિશીલ સપાટીના તણાવને માપવા માટે થાય છે. આ પદ્ધતિમાં, લાકડી ઇન્ટરફેસને લંબરૂપ હોય છે, અને તેના પર લાદવામાં આવેલ બળ માપવામાં આવે છે. પેડડેના કાર્યના આધારે, આ પદ્ધતિનો લેંગમુઇર-બ્લોડગેટ ફિલ્મોની તૈયારી અને દેખરેખ, શાહી અને કોટિંગ વિકાસ, ફાર્માસ્યુટિકલ સ્ક્રિનિંગ અને શૈક્ષણિક સંશોધનમાં વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે. વિગતવાર વર્ણન ડુ નોય પેડડે લાકડીમાં સામાન્ય રીતે થોડા મિલીમીટર ચોરસના ક્રમમાં લાકડી હોય છે જે નાની વીંટી બનાવે છે. લાકડી ઘણીવાર સંયુક્ત ધાતુની સામગ્રીમાંથી બનાવવામાં આવે છે જે ઇન્ટરફેસ પર સંપૂર્ણ ભીનાશ સુનિશ્ચિત કરવા માટે ખડતલ થઈ શકે છે. સળિયાને પાણી, આલ્કોહોલ અને જ્યોત અથવા મજબૂત એસિડથી સાફ કરવામાં આવે છે જેથી સર્ફેક્ટન્ટ્સને સંપૂર્ણ રીતે દૂર કરી શકાય. લાકડી પાતળા ધાતુના હૂક દ્વારા સ્કેલ અથવા સંતુલન સાથે જોડાયેલી હોય છે. પેડડે પદ્ધતિ મહત્તમ ખેંચાણ બળ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે, એટલે કે. સપાટીના તણાવને કારણે મહત્તમ બળ નોંધવામાં આવે છે કારણ કે પ્રોબને પહેલા સી. એ. માં ડૂબી જાય છે. ઉકેલમાં એક મીમી અને પછી ધીમે ધીમે ઇન્ટરફેસમાંથી પાછો ખેંચી લીધો. તપાસ પર કામ કરતા મુખ્ય બળો ઉછાળો (તપાસ દ્વારા વિસ્થાપિત થયેલા પ્રવાહીના જથ્થાને કારણે) અને તપાસને વળગી રહેલા મેનિસ્કસનું દળ છે. આ એક જૂની, વિશ્વસનીય અને સારી રીતે દસ્તાવેજીકૃત તકનીક છે. મહત્તમ ખેંચાણ બળ તકનીકનો એક મહત્વપૂર્ણ ફાયદો એ છે કે તપાસ પર ઘટતો સંપર્ક કોણ અસરકારક રીતે શૂન્ય છે. જ્યારે ઉત્પ્લાવન બળ તેના લઘુતમ સ્તરે પહોંચે છે ત્યારે મહત્તમ ખેંચાણ બળ પ્રાપ્ત થાય છે, ડુ નોય રીંગ/મહત્તમ ખેંચાણ બળ પદ્ધતિના આધારે પેડડે ઉપકરણોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સપાટીના તાણના માપને અહીં વધુ સમજાવવામાં આવે છેઃ તપાસ પર કામ કરતા બળને બે ઘટકોમાં વિભાજિત કરી શકાય છેઃ i) તપાસ દ્વારા વિસ્થાપિત વોલ્યુમમાંથી ઉદ્ભવતા ઉત્સાહ, અને ii) તપાસને વળગી રહેલા પ્રવાહીના મેનિસ્કસનું દળ. બાદમાં સપાટીના તણાવ બળ સાથે સંતુલનમાં છે, એટલે કે. પ્રોબની પરિમિતિ ક્યાં છે, તે સપાટીનું તાણ અને પ્રોબની નીચે મેનિસ્કસનું વજન છે. અહીં ધ્યાનમાં લેવામાં આવેલી પરિસ્થિતિમાં પ્રોબ દ્વારા વિસ્થાપિત થયેલ વોલ્યુમ મેનિસ્કસમાં શામેલ છે. તે તપાસ અને માપવામાં આવતા ઉકેલ વચ્ચેનો સંપર્ક કોણ છે, અને કિબ્રોનની તપાસ સાથેના મોટાભાગના ઉકેલો માટે તે નગણ્ય છે. આમ, સંતુલન દ્વારા માપવામાં આવતું બળ પ્રોબ પર કાર્યરત બળ ક્યાં છે અને તે ઉછાળાને કારણે થતું બળ છે તેના દ્વારા આપવામાં આવે છે. અલગતાના સમયે દ્રાવણમાં ડૂબી ગયેલા પ્રોબનું કદ અદૃશ્ય થઈ જાય છે, અને આમ, ઉત્પ્લાવન શબ્દ પણ. આને બળ વળાંકમાં મહત્તમ તરીકે જોવામાં આવે છે, જે આદર્શ પરિસ્થિતિઓ માટે ઉપરોક્ત વ્યુત્પત્તિ દ્વારા સપાટીના તાણ સાથે સંબંધિત છે. બિન-આદર્શો, દા. ત. ખામી તપાસ આકારમાંથી, જાણીતા સપાટીના તાણ સાથેના ઉકેલનો ઉપયોગ કરીને કેલિબ્રેશન રૂટિનમાં આંશિક રીતે વળતર આપવામાં આવે છે. ડુ નોયુ રિંગથી વિપરીત, સપાટીના તણાવની ગણતરી કરતી વખતે કોઈ સુધારણા પરિબળોની જરૂર નથી. તેના નાના કદને કારણે લાકડીનો ઉપયોગ ઉચ્ચ થ્રુપુટ સાધનોમાં થઈ શકે છે જે સપાટીના તણાવને નિર્ધારિત કરવા માટે 96-વેલ પ્લેટનો ઉપયોગ કરે છે. લાકડીનો નાનો વ્યાસ પ્રવાહીના નાના જથ્થામાં તેનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે, જેમાં કેટલાક ઉપકરણોમાં 50 લિટર નમૂનાઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. વધુમાં, લાકડી વિલ્હેલ્મી પદ્ધતિ માટે પણ ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપે છે કારણ કે માપ દરમિયાન લાકડી સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવતી નથી. આ માટે ગતિશીલ સપાટીના તાણનો ઉપયોગ સમયમર્યાદાની વિશાળ શ્રેણી પર સપાટીના ગતિશાસ્ત્રના સચોટ નિર્ધારણ માટે થઈ શકે છે. પેડડે તકનીક ઓછી ઓપરેટર ભિન્નતા પણ પ્રદાન કરે છે અને તેને એન્ટિ-વાઇબ્રેશન ટેબલની જરૂર નથી. અન્ય ઉપકરણો પર આ ફાયદો પેડડે ઉપકરણોને ક્ષેત્રમાં સરળતાથી ઉપયોગમાં લેવાની મંજૂરી આપે છે. જ્યારે લાકડી સંયુક્ત સામગ્રીમાંથી બને છે ત્યારે તે વાળવાની શક્યતા પણ ઓછી હોય છે અને તેથી ડુ નોય પદ્ધતિમાં આપવામાં આવતી વધુ મોંઘી પ્લેટિનમ લાકડી કરતાં સસ્તી હોય છે. એક લાક્ષણિક પ્રયોગમાં, હાથ વડે અથવા સ્વચાલિત ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને લાકડીની સપાટીને નીચે ઉતારવામાં આવે છે, જ્યાં સુધી મેનિસ્કસની રચના ન થાય ત્યાં સુધી તેનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે, અને પછી તેને ઉપર ઉઠાવવામાં આવે છે જેથી લાકડીની નીચેની ધાર અવ્યવસ્થિત સપાટીના સમતલ પર રહે. આ તકનીકનો એક ગેરલાભ એ છે કે તે બે પ્રવાહી વચ્ચેના આંતરપૃષ્ઠીય તણાવને માપવા માટે લાકડીને સપાટીમાં દફનાવી શકતી નથી. વ્યવહારુ ઉપયોગો એક જ પ્રોબનો ઉપયોગ કરતા સાધનનો વ્યવહારુ ઉપયોગ એ છે કે તે ઉચ્ચ થ્રુપુટ ઉપકરણના વિકાસ માટે પરવાનગી આપે છે. લોહી-મગજ અવરોધ (બી. બી. બી.) માં દવાઓના પ્રવેશને સમજવા, દવાઓની દ્રાવ્યતાને સમજવા, દવાની ઝેરી તપાસ કરવા માટે સ્ક્રીનનો વિકાસ, ઓક્સિડાઇઝ્ડ ફોસ્ફોલિપિડ્સના ભૌતિક રાસાયણિક ગુણધર્મો નક્કી કરવા અને નવા સર્ફેક્ટન્ટ/પોલિમરના વિકાસ માટે વાસ્તવિક સમયમાં રચના માટે ઉચ્ચ થ્રુપુટ સપાટી તણાવ ઉપકરણનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. બી. બી. બી. માં દવાઓનું પ્રવેશ એચ. ટી. એસ. સપાટી તણાવ ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને નબળી દ્રાવ્ય દવા ઉમેદવારોની ભૌતિક રાસાયણિક રૂપરેખા કરવામાં આવે છે. રક્ત-મગજના અવરોધ દ્વારા પ્રવેશની આગાહીની મંજૂરી. દવાની ઝેરી અસર ચકાસવા માટે સ્ક્રીનનો વિકાસ દવા-લિપિડ-કોમ્પ્લેક્સ સાથેનો સહસંબંધ ખાસ કેશનિક દવાઓમાં ફોસ્ફોલિપિડોસિસની આગાહી કરવા માટે ઉચ્ચ-થ્રુપુટ સપાટી તણાવ ઉપકરણ સાથે સંકળાયેલો હતો. દવાઓની દ્રાવ્યતાને સમજવી દવાઓની દ્રાવ્યતા અગાઉ શેકર પદ્ધતિ દ્વારા કરવામાં આવી છે. 96-વેલ ઉચ્ચ થ્રુપુટ ઉપકરણએ દવાઓનું પરીક્ષણ કરવા માટે નવી પદ્ધતિ વિકસાવવાની મંજૂરી આપી છે. ઓક્સિડાઇઝ્ડ ફોસ્ફોલિપિડ્સ ઓક્સિડાઇઝ્ડ લિપિડ્સના ભૌતિક રાસાયણિક ગુણધર્મોને ઉચ્ચ થ્રુપુટ ઉપકરણનો ઉપયોગ કરીને દર્શાવવામાં આવ્યા હતા. આ ઓક્સિડાઇઝ્ડ લિપિડ્સ મોંઘા હોવાથી અને માત્ર ઓછી માત્રામાં ઉપલબ્ધ હોવાથી, માત્ર થોડી માત્રામાં વોલ્યુમની જરૂર હોય તેવું સરફેસ ટેન્શન ઉપકરણ વધુ સારું છે. નવા સર્ફેક્ટન્ટ/પોલિમરનો વિકાસ શાખાઓવાળા કોપોલિમર સોલ્યુશન્સની સપાટીના તણાવ રૂપરેખાઓ એચટીએસ સપાટીના ટેન્સિઓમીટરનો ઉપયોગ કરીને ફંક્શન પોલિમર સાંદ્રતા તરીકે પી. એચ.-પ્રેરિત એકત્રીકરણ પ્રવાહી મિશ્રણ ટીપાંનું ઉત્પાદન કરવા માટે કરવામાં આવી હતી. આ પણ જુઓ ટેન્સિઓમીટર (સપાટી તણાવ) ડુ નોયુ રિંગ પદ્ધતિ સેસિલ ડ્રોપ તકનીક વિલ્હેલ્મી પ્લેટ પદ્ધતિ સંદર્ભો સપાટી વિજ્ઞાન પ્રવાહી મિકેનિક્સ