Optical power meter
ઓપ્ટિકલ પાવર મીટર (ઓ. પી. એમ.) એ ઓપ્ટિકલ સિગ્નલમાં પાવરને માપવા માટે વપરાતું ઉપકરણ છે. આ શબ્દ સામાન્ય રીતે ફાઇબર ઓપ્ટિક પ્રણાલીઓમાં સરેરાશ શક્તિનું પરીક્ષણ કરવા માટેના ઉપકરણનો ઉલ્લેખ કરે છે. અન્ય સામાન્ય હેતુના પ્રકાશ શક્તિ માપન ઉપકરણોને સામાન્ય રીતે રેડિયોમીટર, ફોટોમીટર, લેસર પાવર મીટર (ફોટોડાયોડ સેન્સર અથવા થર્મોપાઇલ લેસર સેન્સર હોઈ શકે છે), પ્રકાશ મીટર અથવા લક્સ મીટર કહેવામાં આવે છે. લાક્ષણિક ઓપ્ટિકલ પાવર મીટરમાં માપાંકિત સેન્સર, માપન એમ્પ્લીફાયર અને ડિસ્પ્લેનો સમાવેશ થાય છે. સેન્સરમાં મુખ્યત્વે તરંગલંબાઇ અને શક્તિ સ્તરની યોગ્ય શ્રેણી માટે પસંદ કરેલ ફોટોડાયોડનો સમાવેશ થાય છે. પ્રદર્શન એકમ પર, માપેલી ઓપ્ટિકલ શક્તિ અને સેટ તરંગલંબાઇ પ્રદર્શિત થાય છે. પાવર મીટરને ટ્રેસેબલ કેલિબ્રેશન સ્ટાન્ડર્ડનો ઉપયોગ કરીને માપાંકિત કરવામાં આવે છે. પરંપરાગત ઓપ્ટિકલ પાવર મીટર પ્રકાશના વ્યાપક વર્ણપટને પ્રતિસાદ આપે છે, જો કે, કેલિબ્રેશન તરંગલંબાઇ પર આધારિત છે. આ સામાન્ય રીતે કોઈ સમસ્યા નથી, કારણ કે પરીક્ષણ તરંગલંબાઇ સામાન્ય રીતે જાણીતી છે, જો કે, તેમાં કેટલીક ખામીઓ છે. પ્રથમ, વપરાશકર્તાએ મીટરને યોગ્ય પરીક્ષણ તરંગલંબાઇ પર સેટ કરવું આવશ્યક છે, અને બીજું, જો ત્યાં અન્ય બનાવટી તરંગલંબાઇ હાજર હોય, તો ખોટા વાંચનનું પરિણામ આવશે. ઓપ્ટિકલ પાવર મીટર એકલ બેન્ચ અથવા હેન્ડહેલ્ડ સાધનો તરીકે ઉપલબ્ધ છે અથવા ઓપ્ટિકલ લાઇટ સોર્સ (OLS), વિઝ્યુઅલ ફોલ્ટ લોકેટર (VFL) જેવા અન્ય પરીક્ષણ કાર્યો સાથે અથવા મોટા અથવા મોડ્યુલર સાધનમાં પેટા-પ્રણાલી તરીકે ઉપલબ્ધ છે. સામાન્ય રીતે, પાવર મીટરનો ઉપયોગ સંપૂર્ણ ઓપ્ટિકલ પાવરને માપવા માટે થાય છે, અથવા નુકસાનને માપવા માટે મેળ ખાતા પ્રકાશ સ્રોત સાથે થાય છે. જ્યારે પ્રકાશ સ્રોત સાથે જોડવામાં આવે છે, ત્યારે સાધનને ઓપ્ટિકલ લોસ ટેસ્ટ સેટ અથવા OLTS કહેવામાં આવે છે, જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ઓપ્ટિકલ પાવર અને એન્ડ-ટુ-એન્ડ ઓપ્ટિકલ લોસને માપવા માટે થાય છે. વધુ અદ્યતન OLTS બે અથવા વધુ પાવર મીટરનો સમાવેશ કરી શકે છે, અને તેથી ઓપ્ટિકલ રીટર્ન લોસને માપી શકે છે. GR-198, હેન્ડ-હેલ્ડ સ્ટેબિલાઇઝ્ડ લાઇટ સોર્સ, ઓપ્ટિકલ પાવર મીટર, રિફ્લેક્ટન્સ મીટર અને ઓપ્ટિકલ લોસ ટેસ્ટ સેટ માટેની સામાન્ય જરૂરિયાતો, OLTS સાધનોની ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરે છે. વૈકલ્પિક રીતે, ઓપ્ટિકલ ટાઇમ ડોમેન રિફ્લેક્ટોમીટર (ઓટીડીઆર) ઓપ્ટિકલ લિંક લોસને માપી શકે છે જો તેના માર્કર્સ ટર્મિનસ પોઇન્ટ પર સેટ કરવામાં આવે છે જેના માટે ફાઇબર લોસ ઇચ્છિત છે. જો કે, આ એક પરોક્ષ માપ છે. જો કડીમાં બહુવિધ તંતુઓ હોય તો એક-દિશાનું માપ તદ્દન અચોક્કસ હોઈ શકે છે, કારણ કે પાછળ-વિખેરાઈ ગુણાંક તંતુઓ વચ્ચે પરિવર્તનશીલ હોય છે. જો દ્વિદિશ સરેરાશ બનાવવામાં આવે તો ચોકસાઈ વધારી શકાય છે. જીઆર-196, ઓપ્ટિકલ ટાઇમ ડોમેન રિફ્લેક્ટોમીટર (ઓટીડીઆર) પ્રકારનાં ઉપકરણો માટેની સામાન્ય જરૂરિયાતો, ઓટીડીઆર ઉપકરણોની ઊંડાણપૂર્વક ચર્ચા કરે છે. મુખ્ય સેમિકન્ડક્ટર સેન્સર પ્રકારો સિલિકોન (સી), જર્મેનિયમ (જીઇ) અને ઇન્ડિયમ ગેલિયમ આર્સેનાઇડ (આઈએનજીએએસ) છે. વધુમાં, આનો ઉપયોગ ઉચ્ચ ઓપ્ટિકલ પાવર પરીક્ષણ અથવા તરંગલંબાઇ પસંદગીયુક્ત ઘટકો માટે ક્ષીણ તત્વો સાથે થઈ શકે છે જેથી તેઓ માત્ર ચોક્કસ તરંગલંબાઇને જ પ્રતિસાદ આપે. આ તમામ સમાન પ્રકારની સર્કિટમાં કામ કરે છે, જો કે, તેમની મૂળભૂત તરંગલંબાઇ પ્રતિભાવ લાક્ષણિકતાઓ ઉપરાંત, દરેકમાં કેટલીક અન્ય વિશિષ્ટ લાક્ષણિકતાઓ છેઃ સી ડિટેક્ટર્સ પ્રમાણમાં નીચા પાવર સ્તરે સંતૃપ્ત થવાનું વલણ ધરાવે છે, અને તેઓ માત્ર દૃશ્યમાન અને 850 એનએમ બેન્ડમાં ઉપયોગી છે, જ્યાં તેઓ સામાન્ય રીતે સારું પ્રદર્શન આપે છે. જીઇ ડિટેક્ટર્સ ઉચ્ચતમ પાવર સ્તરો પર સંતૃપ્ત થાય છે, પરંતુ નબળી ઓછી પાવર કામગીરી ધરાવે છે, સમગ્ર પાવર રેન્જ પર નબળી સામાન્ય રેખીયતા ધરાવે છે અને સામાન્ય રીતે તાપમાન પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોય છે. તાપમાન અને તરંગલંબાઇના સંયોજનને કારણે તેઓ "1550 એનએમ" પરીક્ષણ માટે માત્ર નજીવા પ્રમાણમાં સચોટ છે, જે પ્રતિક્રિયાશીલતાને અસર કરે છે. 1580 એનએમ, જો કે તેઓ સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા 850/1300/1550 એનએમ તરંગલંબાઇના પટ્ટાઓ પર ઉપયોગી પ્રદર્શન પ્રદાન કરે છે, તેથી જ્યાં ઓછી ચોકસાઈ સ્વીકાર્ય હોય ત્યાં તેઓ વ્યાપકપણે તૈનાત થાય છે. અન્ય મર્યાદાઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ નીચા પાવર સ્તરો પર બિન-રેખીયતા, અને ડિટેક્ટર વિસ્તારમાં નબળી પ્રતિભાવ એકરૂપતા. આઈ. એન. જી. એ. એ. ના ડિટેક્ટર્સ મધ્યવર્તી સ્તરે સંતૃપ્ત થાય છે. તેઓ સામાન્ય રીતે સારું પ્રદર્શન આપે છે, પરંતુ ઘણીવાર 850 એનએમની આસપાસ ખૂબ જ તરંગલંબાઇ સંવેદનશીલ હોય છે. તેથી તેનો ઉપયોગ મોટાભાગે 1270-1650 એનએમ પર સિંગલ-મોડ ફાઇબર પરીક્ષણ માટે થાય છે. ઓપ્ટિકલ પાવર મીટર સેન્સરનો એક મહત્વપૂર્ણ ભાગ ફાઇબર ઓપ્ટિક કનેક્ટર ઇન્ટરફેસ છે. સામાન્ય રીતે વિવિધ પ્રકારના ફાઇબર પ્રકારો અને કનેક્ટર્સ સાથે ઉપયોગમાં લેવાતી વખતે નોંધપાત્ર ચોકસાઈની સમસ્યાઓ ટાળવા માટે સાવચેતીપૂર્વક ઓપ્ટિકલ ડિઝાઇન જરૂરી છે. અન્ય મહત્વપૂર્ણ ઘટક સેન્સર ઇનપુટ એમ્પ્લીફાયર છે. પરિસ્થિતિઓની વિશાળ શ્રેણીમાં નોંધપાત્ર કામગીરીમાં ઘટાડાને ટાળવા માટે આને ખૂબ જ સાવચેતીપૂર્વક ડિઝાઇનની જરૂર છે. પાવર માપન શ્રેણી એક લાક્ષણિક ઓ. પી. એમ. લગભગ 0 ડી. બી. એમ. (1 મિલી વોટ) થી લગભગ-50 ડી. બી. એમ. (10 નેનો વોટ) સુધી રેખીય હોય છે, જો કે પ્રદર્શન શ્રેણી મોટી હોઈ શકે છે. 0 ડીબીએમથી ઉપરના એકમોને "ઉચ્ચ શક્તિ" ગણવામાં આવે છે, અને ખાસ અનુકૂળ એકમો લગભગ + 30 ડીબીએમ (1 વોટ) સુધી માપી શકે છે. - 50 ડી. બી. એમ. ની નીચે "ઓછી શક્તિ" છે, અને ખાસ અનુકૂળ એકમો-110 ડી. બી. એમ. જેટલા નીચા માપી શકે છે. પાવર મીટરની વિશિષ્ટતાઓને ધ્યાનમાં લીધા વિના, લગભગ-50 ડી. બી. એમ. થી નીચેનું પરીક્ષણ ફાઇબર અથવા કનેક્ટર્સમાં છૂટાછવાયા આસપાસના પ્રકાશ માટે સંવેદનશીલ હોય છે. તેથી "ઓછી શક્તિ" પર પરીક્ષણ કરતી વખતે, અમુક પ્રકારની પરીક્ષણ શ્રેણી/રેખીયતા ચકાસણી (સરળતાથી એટેન્યુએટર્સ સાથે કરવામાં આવે છે) સલાહભર્યું છે. નીચા પાવર સ્તરો પર, ઓપ્ટિકલ સિગ્નલ માપન ઘોંઘાટીયા બનવાનું વલણ ધરાવે છે, તેથી સિગ્નલ એવરેજિંગની નોંધપાત્ર માત્રાના ઉપયોગને કારણે મીટર ખૂબ ધીમા થઈ શકે છે. પાવર મીટર આઉટપુટમાંથી ડી. બી. એમ. ની ગણતરી કરવા માટેઃ રેખીય-થી-ડી. બી. એમ. ગણતરી પદ્ધતિ છેઃ ડી. બી. = 10 લોગ (પી1/પી2) જ્યાં પી1 = માપેલ પાવર સ્તર (દા. ત. mWats માં), P2 = સંદર્ભ શક્તિ સ્તર, જે 1 mW કેલિબ્રેશન અને ચોકસાઈ છે ઓપ્ટિકલ પાવર મીટર કેલિબ્રેશન અને ચોકસાઈ એ એક વિવાદાસ્પદ મુદ્દો છે. મોટાભાગના પ્રાથમિક સંદર્ભ ધોરણોની ચોકસાઈ (દા. ત. વજન, સમય, લંબાઈ, વોલ્ટ, વગેરે) તે ઉચ્ચ ચોકસાઈ માટે જાણીતું છે, સામાન્ય રીતે એક અબજમાં 1 ભાગના ક્રમમાં. જો કે, વિવિધ રાષ્ટ્રીય ધોરણો પ્રયોગશાળાઓ દ્વારા જાળવવામાં આવતા ઓપ્ટિકલ પાવર ધોરણો, હજારમાંથી માત્ર એક ભાગ માટે વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. ક્રમિક કડીઓ દ્વારા આ ચોકસાઈને વધુ ઘટાડવામાં આવે ત્યાં સુધીમાં, ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ કેલિબ્રેશનની ચોકસાઈ સામાન્ય રીતે માત્ર થોડા ટકા હોય છે. સૌથી સચોટ ફિલ્ડ ઓપ્ટિકલ પાવર મીટર 1 ટકા કેલિબ્રેશન ચોકસાઈનો દાવો કરે છે. આ તુલનાત્મક વિદ્યુત મીટર કરતાં ઓછી સચોટ તીવ્રતાનો ક્રમ છે. ઓપ્ટિકલ પાવર મીટર માટેની માપાંકન પ્રક્રિયાઓ IEC 61315 Ed માં આપવામાં આવી છે. 3 બીઃ 2019-ફાઇબર-ઓપ્ટિક પાવર મીટરનું માપાંકન. વધુમાં, વધારાના પરિબળોને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે ત્યાં સુધીમાં, ઉપયોગમાં પ્રાપ્ત ચોકસાઈ સામાન્ય રીતે દાવો કરાયેલ કેલિબ્રેશન ચોકસાઈ કરતાં નોંધપાત્ર રીતે ઓછી હોય છે. લાક્ષણિક ક્ષેત્ર એપ્લિકેશન્સમાં, પરિબળોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થઈ શકે છેઃ આજુબાજુનું તાપમાન, ઓપ્ટિકલ કનેક્ટરનો પ્રકાર, તરંગલંબાઇની વિવિધતાઓ, રેખીય ભિન્નતાઓ, બીમ ભૂમિતિ વિવિધતાઓ, ડિટેક્ટર સંતૃપ્તિ. તેથી, વ્યવહારુ સાધનની ચોકસાઈ અને રેખીયતાનું સારું સ્તર પ્રાપ્ત કરવું એ એવી વસ્તુ છે જેના માટે નોંધપાત્ર ડિઝાઇન કૌશલ્ય અને ઉત્પાદનમાં કાળજીની જરૂર પડે છે. ડેટા ટ્રાન્સમિશન અને ઓપ્ટિકલ ફાઇબરની વિશ્વસનીયતામાં વધતા વૈશ્વિક મહત્વ સાથે, અને ડેટા કેન્દ્રોમાં આ સિસ્ટમોના ઓપ્ટિકલ લોસ માર્જિનમાં તીવ્ર ઘટાડા સાથે, ઓપ્ટિકલ પાવર મીટરની ચોકસાઈ પર ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે, અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રયોગશાળા માન્યતા સહકાર (ILAC) માન્યતાપ્રાપ્ત કેલિબ્રેશન દ્વારા યોગ્ય ટ્રેસેબિલિટી પાલન પર પણ ભાર મૂકવામાં આવી રહ્યો છે, જેમાં રાષ્ટ્રીય ધોરણો માટે મેટ્રોલોજિકલ ટ્રેસેબિલિટી અને એકંદર ચોકસાઈના દાવાઓમાં વિશ્વાસ વધારવા માટે ISO/IEC 17025 માટે બાહ્ય પ્રયોગશાળા માન્યતા શામેલ છે. વિસ્તૃત સંવેદનશીલતા મીટર પ્રયોગશાળાના પાવર મીટરનો એક વર્ગ-110 ડી. બી. એમ. ના ક્રમમાં વિસ્તૃત સંવેદનશીલતા ધરાવે છે. આ ખૂબ જ નાના ડિટેક્ટર અને લેન્સ સંયોજનનો ઉપયોગ કરીને અને સામાન્ય રીતે 270 હર્ટ્ઝ પર યાંત્રિક લાઇટ ચોપરનો ઉપયોગ કરીને પ્રાપ્ત થાય છે, તેથી મીટર ખરેખર એસી પ્રકાશને માપે છે. આ અનિવાર્ય ડીસી વિદ્યુત પ્રવાહ અસરોને દૂર કરે છે. જો લાઇટ ચોપિંગ યોગ્ય સિંક્રનસ (અથવા "લોક-ઇન") એમ્પ્લીફાયર સાથે સિંક્રનાઇઝ કરવામાં આવે, તો વધુ સંવેદનશીલતા લાભ પ્રાપ્ત થાય છે. વ્યવહારમાં, આવા સાધનો સામાન્ય રીતે નાના ડિટેક્ટર ડાયોડને કારણે ઓછી સંપૂર્ણ ચોકસાઈ પ્રાપ્ત કરે છે, અને તે જ કારણસર, જ્યારે સિંગલ-મોડ ફાઇબર સાથે જોડાય ત્યારે જ સચોટ હોઈ શકે છે. પ્રસંગોપાત આવા સાધનમાં ઠંડુ ડિટેક્ટર હોઈ શકે છે, જોકે જર્મેનિયમ સેન્સરના આધુનિક ત્યાગ અને આઈએનજીએએ સેન્સરની રજૂઆત સાથે, આ હવે વધુને વધુ અસામાન્ય છે. પલ્સ પાવર માપન ઓપ્ટિકલ પાવર મીટર સામાન્ય રીતે સમય-સરેરાશ શક્તિ દર્શાવે છે. તેથી પલ્સ માપન માટે, પીક પાવર મૂલ્યની ગણતરી કરવા માટે સિગ્નલ ડ્યુટી ચક્ર જાણવું આવશ્યક છે. જો કે, તાત્કાલિક ટોચની શક્તિ મહત્તમ મીટર વાંચન કરતાં ઓછી હોવી જોઈએ, અથવા ડિટેક્ટર સંતૃપ્ત થઈ શકે છે, પરિણામે ખોટી સરેરાશ વાંચન થાય છે. ઉપરાંત, નબળા પલ્સ પુનરાવર્તન દર પર, ડેટા અથવા ટોન ડિટેક્શન સાથેના કેટલાક મીટર અયોગ્ય અથવા કોઈ વાંચન પેદા કરી શકે છે. "ઉચ્ચ શક્તિ" મીટરના વર્ગમાં ડિટેક્ટરની સામે અમુક પ્રકારના ઓપ્ટિકલ એટેન્યુએટિંગ તત્વ હોય છે, જે સામાન્ય રીતે મહત્તમ શક્તિ વાંચનમાં લગભગ 20 ડીબી વધારો કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ સ્તરની ઉપર, "લેસર પાવર મીટર" સાધનનો સંપૂર્ણપણે અલગ વર્ગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે સામાન્ય રીતે થર્મલ ડિટેક્શન પર આધારિત હોય છે. સામાન્ય ફાઇબર ઓપ્ટિક પરીક્ષણ કાર્યક્રમો ફાઇબર ઓપ્ટિક સિગ્નલમાં સંપૂર્ણ શક્તિને માપવા. આ એપ્લિકેશન માટે, પરીક્ષણ કરવામાં આવતી તરંગલંબાઇ પર પાવર મીટરને યોગ્ય રીતે માપાંકન કરવાની જરૂર છે, અને આ તરંગલંબાઇ પર સેટ કરવાની જરૂર છે. યોગ્ય સ્થિર પ્રકાશ સ્રોત સાથે સંયોજનમાં ફાઇબરમાં ઓપ્ટિકલ લોસને માપવું. આ એક સંબંધિત પરીક્ષણ હોવાથી, જ્યાં સુધી અંતરની સમસ્યાઓને કારણે બે અથવા વધુ મીટરનો ઉપયોગ કરવામાં ન આવે ત્યાં સુધી સચોટ કેલિબ્રેશન કોઈ ચોક્કસ જરૂરિયાત નથી. જો વધુ જટિલ ટૂ-વે લોસ ટેસ્ટ કરવામાં આવે, તો બે મીટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવે ત્યારે પણ પાવર મીટર કેલિબ્રેશનને અવગણી શકાય છે. ઝડપી કેબલ સાતત્ય પરીક્ષણમાં મદદ કરવા માટે કેટલાક ઉપકરણો ઓપ્ટિકલ ટેસ્ટ ટોન ડિટેક્શન માટે સજ્જ છે. પ્રમાણભૂત પરીક્ષણ ટોન સામાન્ય રીતે 270 હર્ટ્ઝ, 1 કિલોહર્ટ્ઝ, 2 કિલોહર્ટ્ઝ હોય છે. કેટલાક એકમો રિબન ફાઇબર સાતત્ય પરીક્ષણ માટે 12 ટનમાંથી એક પણ નક્કી કરી શકે છે. ટેસ્ટ ઓટોમેશન લાક્ષણિક ટેસ્ટ ઓટોમેશન સુવિધાઓ સામાન્ય રીતે ખોટ પરીક્ષણ કાર્યક્રમો પર લાગુ થાય છે, અને તેમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ સંદર્ભ શક્તિ સ્તર પર એકમને 0 ડીબી વાંચવા માટે સેટ કરવાની ક્ષમતા, સામાન્ય રીતે પરીક્ષણ સ્રોત. વાંચનને આંતરિક મેમરીમાં સંગ્રહિત કરવાની ક્ષમતા, અનુગામી રિકોલ માટે અને કમ્પ્યુટર પર ડાઉનલોડ કરવા માટે. તરંગલંબાઇને પરીક્ષણ સ્રોત સાથે સુમેળ કરવાની ક્ષમતા, જેથી મીટર સ્રોત તરંગલંબાઇ પર સેટ થાય. આ માટે ખાસ મેળ ખાતા સ્રોતની જરૂર છે. આ હાંસલ કરવાની સૌથી સરળ રીત, ટેસ્ટ ટોનને ઓળખવાની છે, પરંતુ શ્રેષ્ઠ માર્ગ ડેટાનું ટ્રાન્સફર છે. ડેટા પદ્ધતિના ફાયદા એ છે કે સ્રોત વધારાના ઉપયોગી ડેટા મોકલી શકે છે જેમ કે નોમિનલ સોર્સ પાવર લેવલ, સીરીયલ નંબર વગેરે. તરંગલંબાઇ-પસંદગીયુક્ત મીટર વધુને વધુ સામાન્ય વિશેષ હેતુ ધરાવતું ઓ. પી. એમ., જેને સામાન્ય રીતે "પી. ઓ. એન. પાવર મીટર" કહેવામાં આવે છે, તે જીવંત પી. ઓ. એન. (નિષ્ક્રિય ઓપ્ટિકલ નેટવર્ક) સર્કિટમાં જોડાવા માટે રચાયેલ છે, અને સાથે સાથે વિવિધ દિશાઓ અને તરંગલંબાઇમાં ઓપ્ટિકલ પાવરનું પરીક્ષણ કરે છે. આ એકમ અનિવાર્યપણે ટ્રિપલ પાવર મીટર છે, જેમાં તરંગલંબાઇ ફિલ્ટર્સ અને ઓપ્ટિકલ કપ્લર્સનો સંગ્રહ છે. માપેલા ઓપ્ટિકલ સંકેતોના વિવિધ ફરજ ચક્ર દ્વારા યોગ્ય કેલિબ્રેશન જટિલ બને છે. તેમાં સરળ પાસ/ફેલ ડિસ્પ્લે હોઈ શકે છે, જે ઓછી કુશળતા ધરાવતા ઓપરેટરો દ્વારા સરળ ઉપયોગની સુવિધા આપે છે. વોલ્ટેજ કરંટ માપન માટે ફોટોડાયોડનો ઉપયોગ કરતી વખતે ફાઇબર ઓપ્ટિક પાવર મીટરની તરંગલંબાઇ સંવેદનશીલતા એક સમસ્યા છે. જો તાપમાન-સંવેદનશીલ માપન ફોટોડાયોડ દ્વારા વોલ્ટેજ-વર્તમાન માપનને બદલે તો ઓ. પી. એમ. ની તરંગલંબાઇની સંવેદનશીલતાને ઘટાડી શકાય છે. આમ જો ફોટોડાયોડ સતત વોલ્ટેજ સ્રોત દ્વારા રિવર્સ બાયસ્ડ હોય અને સતત કરંટ સાથે પૂરો પાડવામાં આવે, તો જ્યારે પ્રકાશ દ્વારા ટ્રિગર થાય છે ત્યારે જંકશન પાવરને નષ્ટ કરે છે. જંકશનનું તાપમાન વધે છે અને થર્મિસ્ટર દ્વારા માપવામાં આવતો તાપમાનમાં વધારો ઓપ્ટિકલ પાવરના સીધા પ્રમાણમાં હોય છે. સતત વર્તમાન પુરવઠાને કારણે, ફોટોડાયોડમાં શક્તિનું પ્રતિબિંબ લગભગ શૂન્ય હોય છે અને સંયોજકતા પટ્ટો અને વહન પટ્ટો વચ્ચે ઇલેક્ટ્રોનનું આવવાનું અને આવવાનું સંક્રમણ સ્થિર હોય છે. ઓ. પી. એમ. ઓપ્ટિકલ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક રેડિયેશન મીટર ફાઈબર ઓપ્ટિક્સ ટેલિકોમ્યુનિકેશન સાધનોને સ્પષ્ટ કરવા માટે બાહ્ય લિંક્સ ઓ. પી. એમ. એપ્લિકેશન નોટ્સ ગ્રીન. ટી. ઈ. જી. એપ્લિકેશન નોટ લેસર પાવર માપન માર્ગદર્શિકા પણ જુઓ.