Gas meter
ગેસ મીટર એ એક વિશિષ્ટ પ્રવાહ મીટર છે, જેનો ઉપયોગ કુદરતી ગેસ અને લિક્વિફાઇડ પેટ્રોલિયમ ગેસ જેવા બળતણ વાયુઓના જથ્થાને માપવા માટે થાય છે. ગેસ મીટરનો ઉપયોગ રહેણાંક, વ્યાપારી અને ઔદ્યોગિક ઇમારતોમાં થાય છે જે ગેસ ઉપયોગિતા દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતા બળતણ ગેસનો વપરાશ કરે છે. પ્રવાહી કરતાં વાયુઓને માપવા વધુ મુશ્કેલ છે, કારણ કે માપેલા જથ્થાને તાપમાન અને દબાણ દ્વારા ખૂબ અસર થાય છે. ગેસ મીટર મીટરમાંથી વહેતા ગેસના દબાણયુક્ત જથ્થા અથવા ગુણવત્તાને ધ્યાનમાં લીધા વિના નિર્ધારિત જથ્થાને માપે છે. મીટરમાંથી પસાર થતા વાયુની વાસ્તવિક માત્રા અને મૂલ્યને માપવા માટે તાપમાન, દબાણ અને ગરમી મૂલ્યનું વળતર આપવું આવશ્યક છે. ગેસ મીટરની વિવિધ ડિઝાઇન સામાન્ય ઉપયોગમાં છે, જે માપવા માટેના ગેસના વોલ્યુમેટ્રિક પ્રવાહ દર, અપેક્ષિત પ્રવાહની શ્રેણી, માપવામાં આવતા ગેસના પ્રકાર અને અન્ય પરિબળો પર આધારિત છે. 1970 ના દાયકા પહેલાં બાંધવામાં આવેલી ઇમારતોમાં ઠંડા આબોહવામાં અસ્તિત્વ ધરાવતા ગેસ મીટર સામાન્ય રીતે ઘરની અંદર, સામાન્ય રીતે ભોંયરામાં અથવા ગેરેજમાં સ્થિત હતા. ત્યારથી, મોટાભાગના લોકોને હવે બહાર રાખવામાં આવ્યા છે, જોકે કેટલાક અપવાદો છે, ખાસ કરીને જૂના શહેરોમાં. ગેસ મીટરના પ્રકારો ડાયાફ્રેમ/ધબકારા મીટર આ સૌથી સામાન્ય પ્રકારના ગેસ મીટર છે, જે લગભગ તમામ રહેણાંક અને નાના વ્યાપારી સ્થાપનોમાં જોવા મળે છે. મીટરની અંદર બે અથવા વધુ ચેમ્બર જંગમ પડદાની રચના દ્વારા રચાય છે. આંતરિક વાલ્વ દ્વારા નિર્દેશિત ગેસ પ્રવાહ સાથે, ચેમ્બર વારાફરતી ગેસ ભરે છે અને બહાર કાઢે છે, જે મીટરમાંથી લગભગ સતત પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરે છે. જેમ જેમ પડદો વિસ્તરે છે અને સંકોચાય છે તેમ, ક્રેન્ક સાથે જોડાયેલા લિવર પડદાની રેખીય ગતિને ક્રેન્ક શાફ્ટની રોટરી ગતિમાં રૂપાંતરિત કરે છે જે પ્રાથમિક પ્રવાહ તત્વ તરીકે કામ કરે છે. આ શાફ્ટ ઓડોમીટર જેવી કાઉન્ટર મિકેનિઝમને ચલાવી શકે છે અથવા તે ફ્લો કમ્પ્યુટર માટે ઇલેક્ટ્રિકલ પલ્સ ઉત્પન્ન કરી શકે છે. ડાયાફ્રેમ ગેસ મીટર હકારાત્મક વિસ્થાપન મીટર છે. રોટરી મીટર એ ઉચ્ચ મશીનીકૃત ચોકસાઇવાળા સાધનો છે જે પડદાની મીટર કરતાં વધુ વોલ્યુમ અને દબાણને નિયંત્રિત કરવામાં સક્ષમ છે. મીટરની અંદર, બે આકૃતિ "8" આકારના લોબ, રોટર (ઇમ્પેલર્સ અથવા પિસ્ટન તરીકે પણ ઓળખાય છે), ચોક્કસ ગોઠવણીમાં સ્પિન કરે છે. દરેક વળાંક સાથે, તેઓ મીટરમાંથી ચોક્કસ માત્રામાં ગેસ ખસેડે છે. સંચાલન સિદ્ધાંત રૂટ્સ બ્લોઅર જેવું જ છે. ક્રેન્ક શાફ્ટની રોટેશનલ હિલચાલ પ્રાથમિક પ્રવાહ તત્વ તરીકે કામ કરે છે અને ફ્લો કમ્પ્યુટર માટે વિદ્યુત સ્પંદનો પેદા કરી શકે છે અથવા ઓડોમીટર જેવા કાઉન્ટર ચલાવી શકે છે. ટર્બાઇન મીટર ટર્બાઇન ગેસ મીટર મીટરમાંથી પસાર થતા ગેસની ઝડપ નક્કી કરીને ગેસના જથ્થાનું અનુમાન કરે છે. કારણ કે ગેસનું પ્રમાણ પ્રવાહમાંથી અનુમાન કરવામાં આવે છે, તે મહત્વનું છે કે પ્રવાહની સ્થિતિ સારી હોય. એક નાની આંતરિક ટર્બાઇન ગેસની ઝડપને માપે છે, જે યાંત્રિક અથવા ઇલેક્ટ્રોનિક કાઉન્ટર પર યાંત્રિક રીતે પ્રસારિત થાય છે. આ મીટર ગેસના પ્રવાહને અવરોધે નહીં, પરંતુ નીચા પ્રવાહ દરને માપવા માટે મર્યાદિત હોય છે. ઓરિફિસ મીટર ઓરિફિસ ગેસ મીટરમાં પાઇપની સીધી લંબાઈ હોય છે, જેની અંદર ચોક્કસપણે જાણીતી ઓરિફિસ પ્લેટ દબાણમાં ઘટાડો કરે છે, જેનાથી પ્રવાહને અસર થાય છે. ઓરિફિસ મીટર એ વિભેદક મીટરનો એક પ્રકાર છે, જે તમામ ઇરાદાપૂર્વક રચાયેલ અને સ્થાપિત પ્રવાહ વિક્ષેપમાં દબાણના તફાવતને માપવા દ્વારા વાયુ પ્રવાહના દરનું અનુમાન કરે છે. પ્રવાહીને સચોટ રીતે માપવા માટે મીટર માટેના વિભેદક દબાણ ઉપરાંત વાયુ સ્થિર દબાણ, ઘનતા, સ્નિગ્ધતા અને તાપમાનને માપવું અથવા જાણવું આવશ્યક છે. ઓરફિસ મીટર ઘણીવાર પ્રવાહ દરની વિશાળ શ્રેણીને નિયંત્રિત કરતા નથી. જો કે તેઓ ઔદ્યોગિક ઉપયોગોમાં સ્વીકારવામાં આવે છે અને સમજવામાં આવે છે કારણ કે તેઓ ક્ષેત્ર-સેવા માટે સરળ છે અને તેમાં કોઈ ગતિશીલ ભાગો નથી. અલ્ટ્રાસોનિક ફ્લો મીટર એ મીટર કરતાં વધુ જટિલ છે જે સંપૂર્ણપણે યાંત્રિક હોય છે, કારણ કે તેમને નોંધપાત્ર સંકેત પ્રક્રિયા અને ગણતરી ક્ષમતાઓની જરૂર હોય છે. અલ્ટ્રાસોનિક મીટર પાઇપની અંદર વાયુ માધ્યમમાં અવાજની ગતિને માપીને વાયુની ગતિને માપે છે. અમેરિકન ગેસ એસોસિએશન આ મીટરના યોગ્ય ઉપયોગ અને સ્થાપનને આવરી લે છે, અને તે અવાજની પ્રમાણિત ઝડપની ગણતરીને સ્પષ્ટ કરે છે જે જાણીતા દબાણ, તાપમાન અને રચના સાથે ગેસમાં અવાજની ગતિની આગાહી કરે છે. અલ્ટ્રાસોનિક પ્રવાહના સૌથી વિસ્તૃત પ્રકારો પાઇપમાં બહુવિધ માર્ગો પર અવાજની સરેરાશ ઝડપ મીટર કરે છે. દરેક માર્ગની લંબાઈ ફેક્ટરીમાં ચોક્કસપણે માપવામાં આવે છે. દરેક માર્ગમાં એક છેડે અલ્ટ્રાસોનિક ટ્રાન્સડ્યુસર અને બીજા છેડે સેન્સર હોય છે. મીટર ટ્રાન્સડ્યુસર સાથે 'પિંગ' બનાવે છે અને સેન્સરને સોનિક પલ્સ મળે તે પહેલાં વીતી ગયેલા સમયને માપે છે. આમાંના કેટલાક માર્ગો ઉપરની તરફ નિર્દેશ કરે છે જેથી ધ્વનિ પલ્સની ઉડાનના સમયનો સરવાળો ઉપરની દિશામાં ધ્વનિની સરેરાશ ઝડપ પ્રદાન કરવા માટે ઉડાનની લંબાઈના સરવાળા દ્વારા વિભાજિત કરી શકાય. આ ઝડપ ગેસમાં અવાજની ઝડપથી પાઇપમાં ગેસ જે વેગથી આગળ વધી રહ્યો છે તેનાથી અલગ પડે છે. અન્ય માર્ગો સમાન અથવા સમાન હોઈ શકે છે, સિવાય કે ધ્વનિના સ્પંદનો નીચે તરફ મુસાફરી કરે છે. મીટર પછી ગેસ પ્રવાહના વેગની ગણતરી કરવા માટે અપસ્ટ્રીમ અને ડાઉનસ્ટ્રીમ ઝડપ વચ્ચેના તફાવતની સરખામણી કરે છે. અલ્ટ્રાસોનિક મીટર મોંઘા હોય છે અને માપેલા ગેસમાં કોઈ પ્રવાહી હાજર ન હોય ત્યાં સુધી શ્રેષ્ઠ રીતે કામ કરે છે, તેથી તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે ઉચ્ચ પ્રવાહ, ઉચ્ચ દબાણવાળા કાર્યક્રમો જેમ કે યુટિલિટી પાઇપલાઇન મીટર સ્ટેશનોમાં થાય છે, જ્યાં ગેસ હંમેશા સૂકો અને નબળો હોય છે, અને જ્યાં મોટી રકમ દાવ પર હોવાને કારણે નાની પ્રમાણસરની ભૂલો અસહ્ય હોય છે. અલ્ટ્રાસોનિક મીટરનો ટર્નડાઉન રેશિયો કદાચ કોઈપણ કુદરતી ગેસ મીટર પ્રકારનો સૌથી મોટો છે, અને ઉચ્ચ ગુણવત્તાવાળા અલ્ટ્રાસોનિક મીટરની ચોકસાઈ અને શ્રેણી ક્ષમતા વાસ્તવમાં ટર્બાઇન મીટરની સરખામણીમાં વધારે છે જેની સામે તે સાબિત થાય છે. અલ્ટ્રાસોનિક મીટરની સસ્તી જાતો ક્લેમ્પ-ઓન ફ્લો મીટર તરીકે ઉપલબ્ધ છે, જેનો ઉપયોગ ઘુસણખોરીના ફેરફાર વિના પાઇપના કોઈપણ વ્યાસમાં પ્રવાહને માપવા માટે થઈ શકે છે. આવા ઉપકરણો બે પ્રકારની ટેકનોલોજી પર આધારિત છેઃ (1) ઉડાનનો સમય અથવા પરિવહનનો સમય; અને (2) પરસ્પર સહસંબંધ. બંને તકનીકોમાં ટ્રાન્સડ્યુસર્સનો સમાવેશ થાય છે જે ફક્ત પાઇપ પર બંધાયેલા હોય છે અને પાઇપના કદ અને સમયપત્રક સાથે પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે અને તેનો ઉપયોગ પ્રવાહની ગણતરી કરવા માટે થઈ શકે છે. આવા મીટરનો ઉપયોગ કુદરતી ગેસ, નાઇટ્રોજન, સંકુચિત હવા અને વરાળ સહિત લગભગ કોઈપણ સૂકા ગેસને માપવા માટે થઈ શકે છે. પ્રવાહીના પ્રવાહને માપવા માટે પણ ક્લેમ્પ-ઓન મીટર ઉપલબ્ધ છે. કોરિઓલિસ મીટર એક કોરિઓલિસ મીટર સામાન્ય રીતે એક અથવા વધુ પાઈપો હોય છે જે સમાંતર અથવા અક્ષીય રીતે વિસ્થાપિત વિભાગ (ઓ) સાથે હોય છે જે પ્રતિધ્વનિત આવર્તન પર કંપન કરવા માટે ઉત્તેજિત હોય છે. કોરિઓલિસ મીટરનો ઉપયોગ પ્રવાહી અને વાયુઓ સાથે થાય છે. જ્યારે વિસ્થાપિત વિભાગમાં પ્રવાહી સ્થિર રહે છે, ત્યારે વિસ્થાપિત વિભાગનો ઉપરનો અને નીચેનો ભાગ બંને એકબીજા સાથે તબક્કાવાર કંપાય છે. આ કંપનની આવર્તન પાઇપની એકંદર ઘનતા (તેની સામગ્રી સહિત) દ્વારા નક્કી થાય છે. આ મીટરને વાસ્તવિક સમયમાં ગેસની વહેતી ઘનતાને માપવા માટે પરવાનગી આપે છે. એકવાર પ્રવાહી વહેવાનું શરૂ થાય છે, તેમ છતાં, કોરિઓલિસ બળ અમલમાં આવે છે. આ અસર અપસ્ટ્રીમ અને ડાઉનસ્ટ્રીમ વિભાગોના કંપનમાં તબક્કાના તફાવત અને પાઇપ દ્વારા સમાવિષ્ટ પ્રવાહીના સામૂહિક પ્રવાહ દર વચ્ચેનો સંબંધ સૂચવે છે. ફરીથી, અનુમાનની માત્રા, એનાલોગ નિયંત્રણ અને કોરિઓલિસ મીટરની આંતરિક ગણતરીને કારણે, મીટર માત્ર તેના ભૌતિક ઘટકો સાથે પૂર્ણ નથી. ત્યાં એક્ચ્યુએશન, સેન્સિંગ, ઇલેક્ટ્રોનિક અને કોમ્પ્યુટેશનલ તત્વો છે જે મીટરને કાર્ય કરવા માટે હાજર હોવા જોઈએ. કોરિઓલિસ મીટર પ્રવાહ દરની વિશાળ શ્રેણીને નિયંત્રિત કરી શકે છે અને સામૂહિક પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરવાની અનન્ય ક્ષમતા ધરાવે છે-આ સામૂહિક પ્રવાહ માપન માટે હાલમાં ઉપલબ્ધ પ્રવાહ માપનની સૌથી વધુ ચોકસાઈ આપે છે. તેઓ વહેતી ઘનતાને માપે છે, તેથી કોરિઓલિસ મીટર વહેતી પરિસ્થિતિઓમાં વાયુના પ્રવાહ દરનું અનુમાન પણ કરી શકે છે. અમેરિકન ગેસ એસોસિએશનનો અહેવાલ નં. 11 કોરિઓલિસ મીટરથી કુદરતી ગેસને માપતી વખતે સારા પરિણામો મેળવવા માટેની માર્ગદર્શિકા પૂરી પાડે છે. ગરમીનું મૂલ્ય ગેસ મીટર દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ ગેસના પ્રવાહનું કદ તે જ છે, જે વોલ્યુમનું વાંચન છે. ગેસનું પ્રમાણ ગેસની ગુણવત્તા અથવા બળી જાય ત્યારે ઉપલબ્ધ ગરમીની માત્રાને ધ્યાનમાં લેતું નથી. યુટિલિટી ગ્રાહકોને ગેસમાં ઉપલબ્ધ ગરમી અનુસાર બિલ આપવામાં આવે છે. દરેક બિલિંગ ચક્રમાં ગેસની ગુણવત્તાને માપવામાં આવે છે અને તેમાં ફેરફાર કરવામાં આવે છે. આને કેલરી મૂલ્ય, હીટિંગ મૂલ્ય અથવા થર્મ મૂલ્ય તરીકે ઘણા નામોથી ઓળખવામાં આવે છે. કુદરતી ગેસનું કેલરી મૂલ્ય પ્રક્રિયા ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફનો ઉપયોગ કરીને મેળવી શકાય છે, જે ગેસના દરેક ઘટકની માત્રાને માપે છે, એટલે કેઃ મિથેન ઇથેન હાઇડ્રોજન કાર્બન મોનોક્સાઇડ પાણીની વરાળ વધુમાં, વોલ્યુમથી થર્મલ ઊર્જામાં રૂપાંતરિત કરવા માટે, ગેસનું દબાણ અને તાપમાન ધ્યાનમાં લેવું આવશ્યક છે. દબાણ સામાન્ય રીતે કોઈ સમસ્યા નથી; મીટર સરળતાથી દબાણ નિયમનકારની તરત જ ડાઉનસ્ટ્રીમમાં સ્થાપિત થાય છે અને તે દબાણ પર ચોક્કસપણે વાંચવા માટે માપાંકિત કરવામાં આવે છે. દબાણ વળતર પછી ઉપયોગિતાની બિલિંગ સિસ્ટમમાં થાય છે. બદલાતા તાપમાનને સરળતાથી નિયંત્રિત કરી શકાતું નથી, પરંતુ કેટલાક મીટરને તેમની રચાયેલ તાપમાન શ્રેણી પર વ્યાજબી રીતે સચોટ રાખવા માટે બિલ્ટ-ઇન તાપમાન વળતર સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે. અન્યને ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે તાપમાન માટે સુધારવામાં આવે છે. ઉપકરણો સૂચવતા કોઈપણ પ્રકારના ગેસ મીટર વિવિધ સૂચકાંકો સાથે મેળવી શકાય છે. સૌથી સામાન્ય એવા સૂચકાંકો છે જે બહુવિધ ઘડિયાળ હાથ (નિર્દેશક શૈલી) અથવા ઓડોમીટર જેવા ડિજિટલ રીડઆઉટનો ઉપયોગ કરે છે, પરંતુ વિવિધ પ્રકારના દૂરસ્થ રીડઆઉટ પણ લોકપ્રિય બની રહ્યા છે-જુઓ સ્વચાલિત મીટર વાંચન અને સ્માર્ટ મીટર. સચોટતાના સ્વીકાર્ય સ્તરની અંદર વપરાતા ગેસના જથ્થાને નોંધવા માટે ગેસના મીટરની ચોકસાઈ જરૂરી છે. નોંધાયેલા જથ્થામાં કોઈપણ નોંધપાત્ર ભૂલ ગેસ સપ્લાયરને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે, અથવા ગ્રાહકને વધુ બિલ આપવામાં આવી શકે છે. ચોકસાઈ સામાન્ય રીતે તે સ્થાન માટે કાયદામાં નિર્ધારિત કરવામાં આવે છે જેમાં મીટર સ્થાપિત થયેલ છે. જો ચોકસાઈ વિવાદિત હોય તો કાયદાકીય જોગવાઈઓએ અનુસરવાની પ્રક્રિયાનો પણ ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. યુકેમાં, યુરોપિયન માપન સાધન નિર્દેશ પહેલા ઉત્પાદિત ગેસ મીટર માટે માન્ય ભૂલ ± 2 ટકા છે. જો કે, યુરોપિયન માપન સાધન નિર્દેશે સમગ્ર યુરોપમાં ગેસ મીટરની ભૂલોને સુસંગત બનાવી છે અને પરિણામે નિર્દેશ અમલમાં આવ્યો ત્યારથી ઉત્પાદિત મીટરને ± 3 ટકાની અંદર વાંચવું આવશ્યક છે. જે મીટરની ચોકસાઈ ગ્રાહક દ્વારા વિવાદિત છે તેને માન્ય મીટર પરીક્ષક દ્વારા પરીક્ષણ માટે દૂર કરવી પડશે. જો મીટર નિર્ધારિત મર્યાદાની બહાર હોવાનું જણાય છે, તો સપ્લાયરએ ગ્રાહકને ખોટી રીતે માપવામાં આવેલા ગેસ માટે રિફંડ કરવું પડશે જ્યારે તે ગ્રાહક પાસે તે મીટર હતું (પરંતુ તેનાથી ઊલટું નહીં). કોઈપણ રિફંડ અગાઉના છ વર્ષ સુધી મર્યાદિત છે. જો મીટરનું પરીક્ષણ કરી શકાતું નથી અથવા તેનું વાંચન અવિશ્વસનીય છે, તો ગ્રાહક અને સપ્લાયરએ સમાધાન માટે વાટાઘાટ કરવી પડશે. જો મીટર મર્યાદાની અંદર વાંચતું જોવા મળે છે, તો ગ્રાહકે પરીક્ષણનો ખર્ચ (અને કોઈપણ બાકી ખર્ચ) ચૂકવવો પડશે. આ વિદ્યુત મીટર પરની સ્થિતિથી વિપરીત છે, જ્યાં પરીક્ષણ મફત છે અને રિફંડ ત્યારે જ આપવામાં આવે છે જ્યારે મીટરને ખોટી રીતે વાંચવાનું શરૂ કર્યું હોય તે તારીખ નક્કી કરી શકાય. રિમોટ રીડિંગ ગેસ મીટર માટે લોકપ્રિય બની રહ્યું છે. તે ઘણીવાર મીટર પર માઉન્ટ થયેલ ઇલેક્ટ્રોનિક પલ્સ આઉટપુટ દ્વારા કરવામાં આવે છે. ત્યાં વિવિધ શૈલીઓ ઉપલબ્ધ છે પરંતુ સૌથી સામાન્ય સંપર્ક બંધ સ્વીચ છે. પ્રવાહ માપન ગણતરીઓ ટર્બાઇન, રોટરી અને પડદાની મીટરને અમેરિકન ગેસ એસોસિએશન રિપોર્ટ નં. 7. આ પ્રમાણિત ગણતરી પાયાની પરિસ્થિતિઓના સમૂહમાં કદના જથ્થા સાથે માપવામાં આવેલા કદના જથ્થાને સરભર કરે છે. એ. જી. એ. 7 ગણતરી પોતે જ એક સરળ ગુણોત્તર છે અને સારમાં, વહેતી પરિસ્થિતિઓમાં ગેસના કદ અથવા દરને આધાર પરિસ્થિતિઓમાં કદ અથવા દરમાં અનુવાદિત કરવા માટેનો ઘનતા સુધારણા અભિગમ છે. ઓરિફિસ મીટર એ ખૂબ જ સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતા મીટરનો પ્રકાર છે, અને તેમના વ્યાપક ઉપયોગને કારણે, ઓરિફિસ મીટરમાંથી વાયુના પ્રવાહની લાક્ષણિકતાઓનો નજીકથી અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે. અમેરિકન ગેસ એસોસિએશનનો અહેવાલ નં. 3 કુદરતી ગેસના છિદ્ર માપનને લગતા મુદ્દાઓની વ્યાપક શ્રેણી સાથે વ્યવહાર કરે છે, અને તે જાણીતા રચના સાથે ગેસના વિભેદક દબાણ, સ્થિર દબાણ અને તાપમાનના આધારે કુદરતી ગેસના પ્રવાહ દરની ગણતરી કરવા માટે એક અલ્ગોરિધમનો ઉલ્લેખ કરે છે. આ ગણતરીઓ અંશતઃ આદર્શ વાયુ નિયમ પર આધાર રાખે છે અને વાસ્તવિક વાયુઓ આદર્શ નથી તે હકીકતને ધ્યાનમાં લેવા માટે વાયુ સંકોચનક્ષમતાની ગણતરીની પણ જરૂર પડે છે. ખૂબ જ સામાન્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાતી સંકોચનક્ષમતાની ગણતરી અમેરિકન ગેસ એસોસિએશન રિપોર્ટ નં. 8, વિગતવાર લાક્ષણિકતા. થ્રેડ સાઇઝિંગ ધોરણો રહેણાંક, વ્યાપારી અને ઔદ્યોગિક ગેસ મીટર તેમના પોતાના પ્રમાણભૂત થ્રેડ કદ ધરાવે છે. ગેસ મીટર ગ્રાહક પાઇપિંગ સાથે સ્વિવલ અને નટ દ્વારા જોડાયેલું છે, જેમાં થ્રેડ કદનો સમર્પિત સમૂહ છે. આ થ્રેડના કદને મૂળરૂપે ગેસ લેમ્પની દ્રષ્ટિએ તેમાંથી પસાર થવા માટે રચાયેલ ગેસના જથ્થા માટે નામ આપવામાં આવ્યું હતું, ઉદાહરણ તરીકે 30-લિટર મીટર 30 લાઇટ માટે પૂરતો ગેસ પ્રદાન કરી શકે છે અને 19મી સદીના અંતમાં તેને 30-લાઇટ-ગેસ-મીટર તરીકે ઓળખવામાં આવ્યો હતો. આ કદ સામાન્ય રીતે 10 એલટી, 20 એલટી, 30 એલટી, 45 એલટી અથવા 60 એલટી હોય છે, જોકે નાના અને મોટા કદ ઉપલબ્ધ છે. થ્રેડનું કદ નજીકના કદના એન. પી. ટી. કદ કરતાં થોડું, લગભગ મોટું હોય છે, જેથી ફરતી અંદરના યોગ્ય વ્યાસને સમાવી શકાય. આ પણ જુઓ પ્રવાહ માપન ઉપકરણો પર સ્વચાલિત મીટર વાંચન પ્રવાહ conditioning#Effects વીજળી મીટર પ્રવાહ માપન ગેસ પ્રવાહ કમ્પ્યુટર ગેસ મીટર પ્રોવર મીટર-બસ જુલિયસ પિન્ટશ સ્માર્ટ મીટર થર્મલ માસ ફ્લો મીટર ટર્નઅરાઉન્ડ દસ્તાવેજ (ડેટા એકત્રિત કરવાની રીત) ઉપયોગિતા સબમીટર પાણી મીટર સંદર્ભો પ્રવાહ મીટર ગેસ તકનીકો કુદરતી ગેસ સલામતી જાહેર સેવાઓ