Monitor unit
મોનિટર એકમ (એમયુ) એ રેખીય પ્રવેગક અથવા ઓર્થોવોલ્ટેજ એકમ જેવા કિરણોત્સર્ગ ઉપચાર માટે ક્લિનિકલ પ્રવેગકમાંથી મશીન આઉટપુટનું માપ છે. મોનિટર એકમો મોનિટર ચેમ્બર દ્વારા માપવામાં આવે છે, જે આયનીકરણ ચેમ્બર છે જે બીમ દ્વારા વિતરિત માત્રાને માપે છે અને રેડિયોથેરાપી રેખીય પ્રવેગકના સારવારના મુખ્ય ભાગમાં બાંધવામાં આવે છે. માપાંકન અને માત્રાની માત્રા રેખીય પ્રવેગક ચોક્કસ પરિસ્થિતિઓમાં ચોક્કસ શોષિત માત્રા આપવા માટે માપાંકિત કરવામાં આવે છે, જો કે વ્યાખ્યા અને માપન રૂપરેખાંકન તબીબી ક્લિનિક્સમાં અલગ અલગ હોઈ શકે છે. સૌથી સામાન્ય વ્યાખ્યાઓ છેઃ મોનિટર ચેમ્બર 100 એમયુ વાંચે છે જ્યારે 1 ગ્રે (100 રેડ) ની શોષિત માત્રા પાણી-સમકક્ષ ફેન્ટમમાં મહત્તમ માત્રાની ઊંડાઈ પર એક બિંદુ પર પહોંચાડવામાં આવે છે, જેની સપાટી મશીનના આઇસોસેન્ટર પર હોય છે (એટલે કે. સામાન્ય રીતે સ્ત્રોતથી 100 સે. મી. પર) 10 સે. મી. × 10 સે. મી. ની સપાટી પર ક્ષેત્રના કદ સાથે. મોનિટર ચેમ્બર 100 એમયુ વાંચે છે જ્યારે ફેન્ટમની સપાટી સાથે ફેન્ટમની આપેલ ઊંડાઈ પર એક બિંદુ પર શોષિત માત્રા પહોંચાડવામાં આવે છે જેથી નિર્દિષ્ટ બિંદુ મશીનના આઇસોસેન્ટર પર હોય અને ક્ષેત્રનું કદ આઇસોસેન્ટર પર 10 સે. મી. × 10 સે. મી. હોય. કેટલાક રેખીય પ્રવેગકોને સ્રોત-થી-સપાટી અંતર (એસ. એસ. ડી.) ને બદલે સ્રોત-થી-અક્ષ અંતર (એસ. એ. ડી.) નો ઉપયોગ કરીને માપાંકિત કરવામાં આવે છે, અને માપાંકન (મોનિટર એકમ વ્યાખ્યા) હોસ્પિટલની રીતને આધારે બદલાઈ શકે છે. પ્રારંભિક રેડિયોથેરાપી "સતત એસએસડી" સારવારનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવી હતી, અને તેથી આ કેલિબ્રેશન ભૂમિતિને પ્રતિબિંબિત કરવા માટે મોનિટર એકમની વ્યાખ્યા અપનાવવામાં આવી હતી. આધુનિક રેડિયોથેરાપી આઇસોસેન્ટ્રિક સારવાર યોજનાઓનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે, તેથી મોનિટર એકમની નવી વ્યાખ્યાઓ સ્રોત-થી-અક્ષ અંતર (એસએડી) પર આધારિત આઇસોસેન્ટર પર ભૂમિતિ પર આધારિત છે. સેકન્ડરી મોનિટર યુનિટની ગણતરીઓ નોંધાયેલી ભૂલોમાંથી લગભગ 60 ટકા ભૂલોમાં સારવાર યોજના અથવા ડોઝની ગણતરીની યોગ્ય સ્વતંત્ર સેકન્ડરી તપાસનો અભાવ સામેલ છે. વિકાસ અને તકનીકી પ્રગતિ સાથે, રેડિયોથેરાપી માટે જરૂરી છે કે કિરણોત્સર્ગના ઉચ્ચ ડોઝને વધતી ચોકસાઇ સાથે ગાંઠમાં પહોંચાડવામાં આવે. પ્રકાશન 24 માં ઇન્ટરનેશનલ કમિશન ઓન રેડિયેશન યુનિટ્સ એન્ડ મેઝરમેન્ટ્સ (ICRU) ની ભલામણો અનુસાર, વિતરિત માત્રા નિર્ધારિત માત્રાના ± 5 ટકાથી વધુ વિચલિત થવી જોઈએ નહીં. તાજેતરમાં, પ્રકાશન 62 માં નવી ICRU ભલામણો વ્યાવસાયિક રીતે ઉપલબ્ધ કોમ્પ્યુટરાઈઝ્ડ સારવાર આયોજન પ્રણાલીઓનો ઉપયોગ ઘણીવાર રેડિયોથેરાપી સેવાઓમાં દર્દીને નિર્ધારિત માત્રા પહોંચાડવા માટે મોનિટરિંગ યુનિટ (એમયુ) ગણતરીઓ કરવા માટે થાય છે. કુલ માત્રા અનિશ્ચિતતાનો માત્ર એક ભાગ સારવાર આયોજનમાં ગણતરી પ્રક્રિયામાંથી ઉદ્ભવે છે, તેથી આયોજન પ્રણાલીઓની ચોકસાઈ માટે સહનશીલતા ઓછી હોવી જોઈએ. રેડિયોથેરાપીમાં ગુણવત્તાની ખાતરી પરના પ્રકાશનોએ સ્વતંત્ર મેન્યુઅલ ગણતરી દ્વારા એમયુ ગણતરીઓની નિયમિત તપાસની ભલામણ કરી છે. આ પ્રકારની ચકાસણી એલ્ગોરિધમની ચોકસાઈ અને ઉપયોગમાં લેવાતા બીમની માહિતીની અખંડિતતામાં વિશ્વાસ પણ વધારી શકે છે, ઉપરાંત આયોજન પ્રણાલીઓ દ્વારા ઉપયોગમાં લેવાતા પરંપરાગત માત્રા ગણતરી અલ્ગોરિધમ્સના ઉપયોગની મર્યાદાઓનો સંકેત પણ આપી શકે છે. કોષ્ટક 1 એમયુ ગણતરી સોફ્ટવેર ઉત્પાદકોની યાદી આપે છે. સંદર્ભો કિરણોત્સર્ગ ઉપચાર તબીબી ભૌતિકશાસ્ત્ર ઓન્કોલોજી એક્સ-રે