Oudin coil
ઓડિન કોઇલ, જેને ઓડિન ઓસિલેટર અથવા ઓડિન રેઝોનેટર પણ કહેવાય છે, તે એક પ્રતિધ્વનિત ટ્રાન્સફોર્મર સર્કિટ છે જે 20મી સદીના વળાંકની આસપાસ ઇલેક્ટ્રોથેરાપીના અપ્રચલિત સ્વરૂપોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા નીચા વર્તમાન સ્તરે ખૂબ ઊંચા વોલ્ટેજ, ઉચ્ચ આવર્તન વૈકલ્પિક વર્તમાન (AC) વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે. તે ટેસ્લા કોઇલ સાથે ખૂબ સમાન છે, તફાવત એ છે કે ઓડિન કોઇલ ઓટોટ્રાન્સફોર્મર તરીકે જોડાયેલી હતી. તેની શોધ 1893 માં ફ્રેન્ચ ચિકિત્સક પોલ મેરી ઓડિન દ્વારા ચિકિત્સક જેક્સ આર્સેન ડી 'આર્સનવલના ઇલેક્ટ્રોથેરાપી સાધનોના ફેરફાર તરીકે કરવામાં આવી હતી અને કદાચ 1940 સુધી તબીબી ડાયથર્મી ઉપચાર તેમજ ક્વેક દવાઓમાં તેનો ઉપયોગ થતો હતો. કોઇલનું ઉચ્ચ વોલ્ટેજ આઉટપુટ ટર્મિનલ ઇન્સ્યુલેટેડ હેન્ડહેલ્ડ ઇલેક્ટ્રોડ સાથે જોડાયેલું હતું, જે તેજસ્વી બ્રશ વિસર્જિત કરે છે, જે ઇલેક્ટ્રોથેરાપીમાં વિવિધ તબીબી પરિસ્થિતિઓની સારવાર માટે દર્દીના શરીર પર લાગુ કરવામાં આવે છે. ઓડિન અને ટેસ્લા કોઇલ કેવી રીતે કામ કરે છે તે સ્પાર્ક-એક્સાઇટેડ એર-કોર ડબલ-ટ્યુન ટ્રાન્સફોર્મર સર્કિટ છે જે નીચા પ્રવાહો પર ખૂબ ઊંચા વોલ્ટેજ પેદા કરવા માટે રેઝોનન્સનો ઉપયોગ કરે છે. તેઓ રેડિયો આવર્તન (આર. એફ.) શ્રેણીમાં વૈકલ્પિક પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરે છે. 20મી સદીની શરૂઆતની તબીબી કોઇલ 200 કિલોહર્ટ્ઝથી 5 મેગાહર્ટ્ઝની શ્રેણીમાં આવર્તન પર 50,000 થી એક મિલિયન વોલ્ટની ક્ષમતા ઉત્પન્ન કરતી હતી. કોઇલની પ્રાથમિક સર્કિટમાં લેડેન જાર કેપેસિટર્સ (સી) હોય છે જે કોઇલ (એલ 1) ના પ્રાથમિક વાઇન્ડિંગ સાથે સંયોજનમાં એક પ્રતિધ્વનિત સર્કિટ (ટ્યુન કરેલ સર્કિટ) બનાવે છે. તબીબી કોઇલમાં સામાન્ય રીતે સલામતી માટે બે કેપેસિટર્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો, પ્રાથમિક સર્કિટની દરેક બાજુએ એક, દર્દીને સંભવિત ઘાતક ઓછી આવર્તન પ્રાથમિક પ્રવાહથી સંપૂર્ણપણે અલગ કરવા માટે. પ્રાથમિક સર્કિટમાં સ્પાર્ક ગેપ (SG) પણ હોય છે જે પ્રાથમિકમાં ઓસિલેશનને ઉત્તેજિત કરવા માટે સ્વીચ તરીકે કામ કરે છે. પ્રાથમિક સર્કિટ 2-15 કેવીની ક્ષમતા પર ઉચ્ચ વોલ્ટેજ ટ્રાન્સફોર્મર અથવા ઇન્ડક્શન કોઇલ (ટી) દ્વારા સંચાલિત થાય છે. ટ્રાન્સફોર્મર વારંવાર કેપેસિટર્સને ચાર્જ કરે છે, જે પછી સ્પાર્ક ગેપ અને પ્રાથમિક વાઇન્ડિંગ દ્વારા ડિસ્ચાર્જ થાય છે (ટેસ્લા કોઇલ લેખમાં ઓપરેશન ચક્રનું વિગતવાર વર્ણન ઑડિન કોઇલને પણ લાગુ પડે છે). આ ચક્ર પ્રતિ સેકન્ડ ઘણી વખત પુનરાવર્તિત થાય છે. દરેક સ્પાર્ક દરમિયાન, ચાર્જ પ્રાથમિક કોઇલ દ્વારા કેપેસિટર પ્લેટો વચ્ચે ઝડપથી આગળ અને પાછળ ફરે છે, પ્રાથમિક ટ્યુન કરેલ સર્કિટમાં ભીના આરએફ ઓસિલેટિંગ કરંટ બનાવે છે જે સેકન્ડરીમાં ઉચ્ચ વોલ્ટેજને પ્રેરિત કરે છે. ગૌણ વળાંક (L2) ઓપન-સર્કિટ છે, અને ઉપકરણના આઉટપુટ ઇલેક્ટ્રોડ સાથે જોડાયેલ છે. ઓડિન કોઇલમાં, પ્રાથમિક વળાંક (L1) ની એક બાજુ જમીન પર હોય છે અને બીજી બાજુ ગૌણ સાથે જોડાયેલી હોય છે, તેથી પ્રાથમિક અને ગૌણ શ્રેણીમાં હોય છે. ઓડિન કોઇલની બે આવૃત્તિઓ હતીઃ અગાઉની ઓડિન સર્કિટમાં બે કોઇલ અલગ હતી, ચુંબકીય રીતે જોડાયેલી નહોતી, જેમાં નાની આડી પ્રાથમિક "ડી 'આર્સનવલ" કોઇલ (એલ 1) <આઇ. ડી 1> મોટી ઊભી ગૌણ "ઓડિન રેઝોનેટર" (એલ 2) સાથે જોડાયેલ નળ સાથે વળે છે, જેમાં ફાઇન વાયરના ઘણા વળાંકો (મોટી કોઇલમાં 400-600, નાનીમાં 100-300), ટોચ પરના ઉચ્ચ વોલ્ટેજ ટર્મિનલ સાથે જોડાયેલા હતા. આ પરિપથમાં ઉચ્ચ વોલ્ટેજ સંપૂર્ણપણે ઉચ્ચ Q ગૌણ કોઇલમાં સ્વ-પ્રતિધ્વનિ દ્વારા પેદા થતો હતો. "ડી 'આર્સનવલ" કોઇલમાં "રેઝોનેટર" કોઇલનો ઉમેરો ઓડિનનું યોગદાન હતું; બાકીની સર્કિટની શોધ જેક્સ ડી' આર્સનવલ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. પાછળથી ઓડિન સર્કિટમાં કોઇલ ચુંબકીય રીતે જોડાયેલી હતી, જે ઓટોટ્રાન્સફોર્મર બનાવે છે, તેથી પ્રાથમિક વિદ્યુતચુંબકીય પ્રેરણ દ્વારા ગૌણમાં ઇ. એમ. એફ. ને પ્રેરિત કરે છે. બંને કોઇલ સામાન્ય રીતે એક જ કોઇલના સ્વરૂપમાં વીંટાળવામાં આવતી હતી, પ્રાથમિકમાં એડજસ્ટેબલ ટેપ સાથે તળિયે ભારે વાયરના પ્રમાણમાં થોડા વળાંકનો સમાવેશ થતો હતો, જે ગૌણ વળાંક સાથે જોડાયેલ હોય છે, જે દંડ વાયરના ઘણા વળાંકથી બનેલો હોય છે. ઓડિને શોધી કાઢ્યું કે ટ્રાન્સફોર્મરના મોટા વળાંક ગુણોત્તરને કારણે આ સર્કિટમાં વધુ વોલ્ટેજ ઉત્પન્ન થાય છે. તેમાં કેપેસિટરનો સમાવેશ થતો નથી, તેમ છતાં સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ એ રેઝોનન્ટ સર્કિટ (ઇલેક્ટ્રિકલ રેઝોનટર) પણ છે; સેકન્ડરી કોઇલના છેડા વચ્ચેનું પરોપજીવી કેપેસિટન્સ ચોક્કસ રેઝોનન્ટ આવર્તન પર સેકન્ડરીના મોટા ઇન્ડક્ટન્સ સાથે પડઘો પાડે છે. જ્યારે તે પ્રાથમિક દ્વારા આ આવર્તન પર ઉત્તેજિત થાય છે, ત્યારે ગૌણમાં મોટા ઓસિલેટિંગ વોલ્ટેજ પ્રેરિત થાય છે. પ્રાથમિક વળાંકમાં વળાંકની સંખ્યા, અને આમ પ્રાથમિકની પ્રતિધ્વનિત આવર્તન, કોઇલ પર ટેપ સાથે સમાયોજિત કરી શકાય છે. જ્યારે બે ટ્યુન કરેલ સર્કિટને સમાન આવર્તન પર પડઘો પાડવા માટે સમાયોજિત કરવામાં આવે છે, ત્યારે કોઇલનો મોટો વળાંક ગુણોત્તર, ટ્યુન કરેલ સર્કિટના ઉચ્ચ Q દ્વારા સહાયિત થાય છે, પ્રાથમિક વોલ્ટેજને સેકન્ડરીમાં સેંકડો હજારો થી લાખો વોલ્ટ સુધી વધે છે. ગૌણ સીધી પ્રાથમિક સર્કિટ સાથે જોડાયેલ છે, જે પાવર ટ્રાન્સફોર્મરમાંથી હજારો વોલ્ટ પર ઘાતક ઓછી આવર્તન 50/60 Hz પ્રવાહો વહન કરે છે. ઓડિન કોઇલ એક તબીબી ઉપકરણ હોવાથી, ગૌણ પ્રવાહ સીધા વ્યક્તિના શરીર પર લાગુ થાય છે, સલામતી માટે ઓડિન સર્કિટમાં બે કેપેસિટર્સ (સી) હોય છે, જે પ્રાથમિકના દરેક પગમાં એક હોય છે, જે કોઇલ અને આઉટપુટ ઇલેક્ટ્રોડને સંપૂર્ણપણે અલગ કરે છે. કારણ કે શ્રેણીમાં બે સમાન કેપેસિટર્સમાં એક જ કેપેસિટરની અડધી કેપેસિટન્સ હોય છે, ઓડિન સર્કિટની પ્રતિધ્વનિત આવર્તનનો ઉપયોગ થાય છે કોઇલનું ઉચ્ચ વોલ્ટેજ ટર્મિનલ વાયર દ્વારા વિવિધ પ્રકારના હેન્ડહેલ્ડ ઇલેક્ટ્રોડ સાથે જોડાયેલું હતું જેનો ઉપયોગ ચિકિત્સક દર્દીના શરીરમાં ઉચ્ચ વોલ્ટેજ લાગુ કરવા માટે કરતા હતા. સારવાર દર્દી માટે પીડાદાયક નહોતી, કારણ કે રેડિયો આવર્તન (આર. એફ.) શ્રેણીમાં વૈકલ્પિક પ્રવાહ, આવર્તનમાં 10 કિલોહર્ટ્ઝથી ઉપર, સામાન્ય રીતે વિદ્યુત આંચકાની સનસનાટીનું કારણ નથી. ઓડિન કોઇલ એક "એકધ્રુવીય" જનરેટર હતું, જેમાં કોઇલનો નીચેનો છેડો જમીન પર હતો, તેથી કેટલીકવાર દર્દી પર માત્ર એક જ ઇલેક્ટ્રોડ લાગુ કરવામાં આવતો હતો અને પ્રવાહો માટેનો પરત ફરવાનો માર્ગ જમીનમાંથી પસાર થતો હતો. જો કે સામાન્ય રીતે કોઇલના તળિયેથી ગ્રાઉન્ડ વાયરનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો; જે ગ્રાઉન્ડ ઇલેક્ટ્રોડ સાથે જોડાયેલ હોય છે જેને દર્દી પકડી રાખે છે. ઓડિન કોઇલની ખામી એ હતી કે ઉપયોગ દરમિયાન ઇલેક્ટ્રોડ અને વાયરની હિલચાલથી ગૌણ કોઇલના ટોચના ટર્મિનલની ક્ષમતા બદલાઈ ગઈ, અને આમ તેની પ્રતિધ્વનિત આવર્તન. આનાથી ગૌણ કોઇલ પ્રાથમિક સાથેના પડઘોથી બહાર નીકળી ગઈ, જેના કારણે વોલ્ટેજમાં ઘટાડો થયો. તેથી પ્રાથમિક અને ગૌણને "ટ્યુન" (ઉપરની ડાબી છબીમાં જોવા મળે છે) માં રાખવા માટે પ્રાથમિક કોઇલ પરના ટેપ પોઇન્ટને ઉપયોગ દરમિયાન સતત સમાયોજિત કરવો પડ્યો હતો. દર્દીના શરીરના વિવિધ ભાગોમાં પ્રવાહ લાગુ કરવા માટે ઘણા વિશિષ્ટ પ્રકારના ઇલેક્ટ્રોડનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. આ સામાન્ય રીતે બે પ્રકારના હોય છે. દર્દીના શરીરની બહાર બ્રશ વિસર્જિત (જેને "પ્રવાહ" કહેવાય છે) લાગુ કરવા માટે, અવાહક હેન્ડલ પર એક અથવા વધુ ધાતુના બિંદુઓ ધરાવતા ઇલેક્ટ્રોડનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હતો. ત્વચામાં સતત ચાપને રોકવા માટે આને શરીરથી દૂર રાખવા માટે કાળજી લેવી પડતી હતી, જે પીડાદાયક આર. એફ. બર્ન્સનું કારણ બની શકે છે. શરીરની સપાટી પર સીધો પ્રવાહ લાગુ કરવા માટે, તેમજ મોં, ગુદામાર્ગ અથવા યોનિમાર્ગ દ્વારા દર્દીના શરીરની અંદરની પેશીઓ પર, વેક્યૂમ ટ્યુબ "કન્ડેન્સિંગ" ઇલેક્ટ્રોડનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. તેમાં વિવિધ આકારોની આંશિક રીતે ખાલી કરાયેલી કાચની નળીનો સમાવેશ થતો હતો, જેમાં અંદરથી બંધ કરાયેલ ઇલેક્ટ્રોડ, ઉચ્ચ વોલ્ટેજ વાયર સાથે જોડાયેલું હતું. જ્યારે ઉર્જાવાન બને ત્યારે આ એક નાટકીય વાયોલેટ ચમક પેદા કરે છે. ટ્યુબના કાચના પરબિડીયુંએ દર્દીના શરીર સાથે કેપેસિટર બનાવ્યું હતું, જેમાંથી પ્રવાહ પસાર થતો હતો, જે તેને સલામત મૂલ્યો સુધી મર્યાદિત કરતો હતો. આખા શરીર પર પ્રવાહ લાગુ કરવા માટે, "કન્ડેન્સિંગ કોચ" નો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. આ તેના ગાદલાની નીચે ધાતુની પીઠ સાથેનો બેડ અથવા કોચ હતો, જે ઉચ્ચ વોલ્ટેજ ટર્મિનલ સાથે વાયર દ્વારા જોડાયેલ હતો. બાજુઓ પર મેટલ હેન્ડરેસ્ટ ઇલેક્ટ્રોડ્સ, જે દર્દીને સારવાર દરમિયાન સમજાઈ ગયા હતા, તે "ગ્રાઉન્ડ" રીટર્ન પાથ તરીકે કામ કરતા હતા અને કોઇલના તળિયે જોડાયેલા હતા. આમ સોફાએ કેપેસિટરની રચના કરી હતી, જેમાં દર્દીનું શરીર એક ઇલેક્ટ્રોડ તરીકે હતું. 1800 ના દાયકા દરમિયાન, માનવ શરીરમાં વિદ્યુત પ્રવાહોને લાગુ કરવાના પ્રયોગો વિક્ટોરિયન યુગના તબીબી ક્ષેત્રમાં વિકસ્યા, જે આંશિક કાયદેસર પ્રાયોગિક દવા અને આંશિક ક્વેક દવા છે, જેને ઇલેક્ટ્રોથેરાપી કહેવાય છે, જેમાં ઘણી તબીબી પરિસ્થિતિઓની સારવાર માટે પ્રવાહો લાગુ કરવામાં આવ્યા હતા. 1886માં હેઇનરિચ હર્ટ્ઝ દ્વારા રેડિયો તરંગોની શોધ અને ઓલિવર લોજ, ગુગ્લીલ્મો માર્કોની દ્વારા રેડિયોના અનુગામી વિકાસથી તેમને ઉત્પન્ન કરવા માટે રેડિયો આવર્તન પ્રવાહો અને સર્કિટમાં રસ જાગ્યો. "ઉચ્ચ આવર્તન" પ્રવાહોનો અર્થ ઑડિઓ શ્રેણી,> 20 કિલોહર્ટઝની ઉપરની કોઈપણ આવર્તન થાય છે, અને જે પ્રતિધ્વનિત કોઇલ તેમને ઉત્પન્ન કરે છે તેને સામાન્ય રીતે "ઓસિલેશન ટ્રાન્સફોર્મર્સ" કહેવામાં આવે છે. 1890 ના દાયકા દરમિયાન ડોકટરોએ માનવ શરીરમાં આ ઉચ્ચ વોલ્ટેજ અને ઉચ્ચ આવર્તન પ્રવાહોને લાગુ કરવા સાથે પ્રયોગ કરવાનું શરૂ કર્યું (તબીબી વ્યવસાયમાં નૈતિક ધોરણો તે સમયે નબળા હતા અને ચિકિત્સકો તેમના દર્દીઓ પર પ્રયોગ કરી શકતા હતા). 1890 માં ફ્રેન્ચ ચિકિત્સક જેક્સ આર્સેન ડી 'આર્સનવાલે ઉચ્ચ આવર્તન ઇલેક્ટ્રોથેરાપીના ક્ષેત્રની સ્થાપના કરી, માનવ શરીરમાં ઉચ્ચ આવર્તન પ્રવાહોને લાગુ કરતા પ્રથમ પ્રયોગો કર્યા. તેમણે શોધ્યું કે 10 કિલોહર્ટ્ઝથી ઉપરના પ્રવાહો સ્નાયુ સંકોચનનું કારણ નથી બનતા અથવા ચેતાને સક્રિય કરીને વિદ્યુત આંચકાની સંવેદના પેદા કરતા નથી, જેથી દર્દીને અગવડતા વિના અત્યંત ઊંચા વોલ્ટેજ લાગુ કરી શકાય. 1891 માં અમેરિકામાં, એન્જિનિયર નિકોલા ટેસ્લાએ સ્વતંત્ર રીતે આ જ વસ્તુની શોધ કરી હતી. ત્રણ પ્રકારના ઉપકરણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જે ક્ષેત્રના ત્રણ અગ્રણીઓ, ડી 'આર્સનવલ, ટેસ્લા અને ઓડિન દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યા હતા, અને તેમની આસપાસ ક્લિનિકલ તકનીકના અલગ-અલગ ભાગો વિકસ્યા હતાઃ ડી' આર્સનવલ ઉપકરણ-ડી 'આર્સનવલ સૌપ્રથમ ઉચ્ચ આવર્તન પરાવર્તકનો ઉપયોગ કરતો હતો, પરંતુ આ ઉપકરણ 10 કિલોહર્ટ્ઝથી વધુ આવર્તન ઉત્પન્ન કરી શક્યું ન હતું. ઉચ્ચ આવર્તન સુધી પહોંચવા માટે તેમણે એક સર્કિટ વિકસાવી, જેમાં બે લેડેન જાર કેપેસિટર્સ અને પ્રમાણમાં થોડા, ભારે વાયરના 10 થી 30 વળાંકની નાની કોઇલનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ઇન્ડક્શન કોઇલ અને સ્પાર્ક ગેપ હોય છે, જે દોલનને ઉત્તેજિત કરે છે. તે સેકન્ડરી વાઇન્ડિંગ વિના ટેસ્લા સર્કિટ જેવું દેખાતું હતું. આ સર્કિટ પ્રમાણમાં ઓછા વોલ્ટેજ (કદાચ 30 કેવી), ઉચ્ચ વિદ્યુત પ્રવાહનું ઉત્પાદન કરે છે, જેને "ડી 'આર્સોન્વલ કરંટ" કહેવાય છે. દર્દીના શરીર પર વિવિધ સ્થળોએ ઇલેક્ટ્રોડ સાથે જોડાયેલા કોઇલના વિરુદ્ધ છેડાથી બે વાયર સાથે સર્કિટ "દ્વિધ્રુવી" હતી. ઉચ્ચ આવર્તન પ્રવાહો દર્દીના શરીરમાં ગરમી પેદા કરી શકે છે, જે માઇક્રોવેવ પકાવવાની નાની ભઠ્ઠીની કામગીરી જેવું જ છે; આને ડાયથર્મી (વર્તણૂક) કહેવામાં આવતું હતું. થર્મો-ફેરાડિઝમ અને થર્મો-પેનેટ્રેશન જેવા અન્ય નામોનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો, જેનો ઉપયોગ ઉપચાર માટે અથવા શસ્ત્રક્રિયામાં વિનાશક અસરો માટે કરવામાં આવ્યો હતો તેના આધારે (બિહેવિયર) ઓડિન રેઝોનેટર-ફ્રેન્ચ ચિકિત્સક પોલ મેરી ઓડિનએ 1893માં નાના ડી 'આર્સોન્વલ કોઇલ પરના નળમાં બારીક તારના ઘણા વળાંકથી બનેલી બીજી મોટી "રેઝોનેટર" કોઇલ ઉમેરીને ડી' આર્સોન્વલ સર્કિટમાં ફેરફાર કર્યો હતો. ટેપ પોઇન્ટને સમાયોજિત કરીને તે બીજી કોઇલને ટ્યુન કરેલી સર્કિટ સાથે પડઘો પાડી શકે છે, જે ટેસ્લા સર્કિટની જેમ નીચા પ્રવાહો પર વધુ વોલ્ટેજ પેદા કરે છે. પ્રારંભિક "ઓડિન રેઝોનેટર" ઉપકરણમાં બે કોઇલ અલગ હોય છે અને ચુંબકીય રીતે જોડાયેલી હોતી નથી. પાછળથી ઓડિનને જાણવા મળ્યું કે કોઇલને ચુંબકીય રીતે જોડીને કાર્યક્ષમતા વધારી શકાય છે, જે નાની કોઇલને મોટી કોઇલ માટે પ્રાથમિક વળાંક બનાવે છે. ઓડિન રેઝોનેટર ખૂબ ઊંચા વોલ્ટેજ, નીચા વર્તમાન વીજળી ઉત્પન્ન કરે છે. તે એક "એકધ્રુવીય" સર્કિટ હતી, જેમાં એક છેડો જમીન પર હતો અને એક જ આઉટપુટ ટર્મિનલ હતું. ટેસ્લા-થોમસન ઉપકરણ-સર્બિયન-અમેરિકન ઇજનેર નિકોલા ટેસ્લાએ 1891માં ટેસ્લા કોઇલ સર્કિટની શોધ કરીને હાઇ-વોલ્ટેજ આરએફ રેઝોનન્ટ ટ્રાન્સફોર્મર્સના ક્ષેત્રમાં પહેલ કરી હતી. તેમણે અને એલિહુ થોમસને તેમના શરીર પર ઉચ્ચ વોલ્ટેજ લાગુ કરવાનો પ્રયોગ કર્યો. ટેસ્લાએ ઘણાં વિવિધ પ્રતિધ્વનિત ટ્રાન્સફોર્મર સર્કિટ્સની શોધ કરી હોવા છતાં, ઇલેક્ટ્રોથેરાપી સર્કિટ કે જે તેનું નામ ધરાવે છે તે "દ્વિધ્રુવીય" સર્કિટ હતી જેમાં સ્પાર્ક-ઉત્તેજિત ટ્યુન કરેલ પ્રાથમિક કોઇલનો સમાવેશ થતો હતો, જે દંડ વાયરના ઘણા વળાંકની સમપ્રમાણતાવાળી દ્વિધ્રુવીય ગૌણ કોઇલના કેન્દ્રને ઘેરી લે છે, જેમાં દરેક છેડે આઉટપુટ ટર્મિનલ હોય છે. ડી 'આર્સનવલ અને ઓડિન ઉપકરણ યુરોપમાં લોકપ્રિય બન્યું હતું, જ્યારે ટેસ્લા-થોમ્પસન ઉપકરણનો મોટાભાગે અમેરિકામાં ઉપયોગ થતો હતો. 20મી સદીના પ્રથમ દાયકાઓ દરમિયાન આ શિબિરો વચ્ચે દુશ્મનાવટ હતી, અને તબીબી સાહિત્યમાં ચર્ચા હતી કે "ટેસ્લા પ્રવાહો" અથવા "ઓડિન પ્રવાહો" વિવિધ પરિસ્થિતિઓ માટે વધુ સારા હતા કે કેમ. 1920 સુધીમાં તે સમજાયું કે પ્રવાહો ખૂબ સમાન હતા. સર્કિટ્સ એટલી સમાન હોવાથી, તબીબી સપ્લાયરોએ સંયોજન "ઉચ્ચ આવર્તન" એકમોનું વેચાણ કર્યું હતું જે ટેસ્લા, ડી 'આર્સનવલ અથવા ઓડિન ઉપચાર માટે સ્થાપિત કરી શકાય છે, જેને ઘણીવાર રોન્ટજેન રે (એક્સ-રે) સાથે પણ જોડવામાં આવે છે. ઓડિન દ્વારા પ્રાથમિક અને "રેઝોનેટર" કોઇલને એક જ સ્વરૂપમાં જોડ્યા પછી, તેમને એર-કોર ઓટોટ્રાન્સફોર્મર બનાવ્યા પછી, ટેસ્લા અને ઓડિન ઉપકરણ વચ્ચેનો એકમાત્ર નોંધપાત્ર તફાવત એ હતો કે તબીબી ટેસ્લા કોઇલ "દ્વિધ્રુવીય" હતી જ્યારે ઓડિન કોઇલ "એકધ્રુવીય" હતી, જેનો એક છેડો જમીન પર હતો. જેમ જેમ સમય બદલાતો ગયો તેમ તેમ શબ્દોનો અર્થ બદલાતો ગયો, ત્યાં સુધી (કદાચ 1920 સુધીમાં) ટેસ્લા કોઇલ શબ્દનો અર્થ "દ્વિધ્રુવીય" કોઇલ હતો; બે આઉટપુટ ટર્મિનલ્સ સાથે અનગ્રાઉન્ડેડ સંતુલિત સેકન્ડરી સાથેની કોઈપણ ઉચ્ચ વોલ્ટેજ કોઇલ, જ્યારે ઓડિન કોઇલ શબ્દનો અર્થ "યુનિપોલર" કોઇલ હતો; ગ્રાઉન્ડેડ સેકન્ડરી અને સિંગલ આઉટપુટ ટર્મિનલ સાથેની કોઈપણ કોઇલ. 1 9 30 ના દાયકાની આસપાસ વેક્યૂમ ટ્યુબ ઓસિલેટર ઉચ્ચ આવર્તન તબીબી ઉપકરણોમાં સ્પાર્ક-ઉત્સાહિત સર્કિટને બદલે છે. ઇલેક્ટ્રોથેરાપીના ક્ષેત્રને ડાયથર્મીના આધુનિક ક્ષેત્ર દ્વારા બદલવામાં આવ્યું હતું, અને ઓડિન કોઇલ અપ્રચલિત બની ગયું હતું. વ્યંગાત્મક રીતે આધુનિક ટેસ્લા કોઇલ ડિઝાઇન એક ઉચ્ચ વોલ્ટેજ ટર્મિનલ સાથે એકધ્રુવીય છે, અને તેથી તેને કેટલીકવાર ઓડિન કોઇલ કહેવામાં આવે છે. વાયોલેટ લાકડી સંદર્ભો પણ જુઓ ઇલેક્ટ્રિક ટ્રાન્સફોર્મર્સ ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક કોઇલ