Ozone monitor
ઓઝોન મોનિટર એ ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણ છે જે હવામાં ઓઝોનની સાંદ્રતા પર નજર રાખે છે. આ સાધનનો ઉપયોગ ઔદ્યોગિક ઉપયોગો માટે ઓઝોન મૂલ્યોની દેખરેખ રાખવા અથવા જમીન સ્તરે આજુબાજુના ઓઝોનની માત્રા નક્કી કરવા અને આ મૂલ્યો રાષ્ટ્રીય વાતાવરણીય વાયુ ગુણવત્તા ધોરણો (એન. એ. એ. ક્યુ. એસ.) નું ઉલ્લંઘન કરે છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે થઈ શકે છે. ઓઝોન પરમાણુ અલ્ટ્રાવાયોલેટ કિરણોત્સર્ગને શોષી લે છે, અને નિયમનકારી કાર્યક્રમોમાં ઉપયોગમાં લેવાતા મોટાભાગના ઓઝોન મોનિટર ઓઝોનના સ્તરને ચોક્કસપણે માપવા માટે અલ્ટ્રાવાયોલેટ શોષણનો ઉપયોગ કરે છે. આ પ્રકારનું ઓઝોન મોનિટર હવાના પંપ સાથે વાતાવરણમાંથી હવાના નમૂનાને મશીનમાં ખેંચીને કાર્ય કરે છે. એક ચક્ર દરમિયાન, ઓઝોન મોનિટર હવાના પ્રવેશ દ્વારા હવાનો એક નમૂનો લેશે, અને હવામાંથી ઓઝોનને સાફ કરશે; આગામી ચક્ર માટે, હવાનો નમૂનો સ્ક્રબરને બાયપાસ કરે છે અને ઓઝોન મૂલ્યની ગણતરી કરે છે. સોલેનોઇડ વાલ્વ ઇલેક્ટ્રોનિક રીતે સ્ક્રબર દ્વારા હવાના પ્રવાહને ખસેડવા અથવા તેને સમયસર ક્રમમાં બાયપાસ કરવા માટે સક્રિય થાય છે. બે નમૂના મૂલ્યો વચ્ચેનો તફાવત તે સમયે વાસ્તવિક ઓઝોન મૂલ્ય નક્કી કરે છે. મોનિટર પાસે ઓઝોનના મૂલ્યની ગણતરી કરવા માટે હવાના દબાણ અને હવાના તાપમાનને ધ્યાનમાં લેવાના વિકલ્પો પણ હોઈ શકે છે. ઓઝોનની સાંદ્રતા બીયર-લેમ્બર્ટ નિયમનો ઉપયોગ કરીને નક્કી કરવામાં આવે છે જે મૂળભૂત રીતે કહે છે કે પ્રકાશનું શોષણ સાંદ્રતાના પ્રમાણમાં છે. ઓઝોન માટે, પારાના દીવા દ્વારા બનાવવામાં આવેલ પ્રકાશની 254 નેનોમીટર તરંગલંબાઇ પ્રતિબિંબીત અરીસાઓ સાથે નળીઓની ચોક્કસ લંબાઈ દ્વારા ચમકવામાં આવે છે. ટ્યુબના બીજા છેડે એક ફોટોડાયોડ પ્રકાશમાંથી તેજના ફેરફારોને શોધી કાઢે છે. ઓનબોર્ડ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ મેળવેલા મૂલ્યોની પ્રક્રિયા કરે છે અને સ્ક્રીન પર મૂલ્ય પ્રદર્શિત કરે છે અને વોલ્ટમાં વિદ્યુત સંકેત અથવા 4-20 mA કરંટ પણ આઉટપુટ કરી શકે છે જે ઇલેક્ટ્રોનિક ડેટા લોગર દ્વારા વાંચી શકાય છે. આઉટપુટ માટેના અન્ય વિકલ્પો આરએસ232 સીરીયલ પોર્ટ અથવા ઇથરનેટ અથવા ફ્લેશ મેમરી પર આંતરિક ડેટા સ્ટોરેજ છે. પર્યાવરણ વિજ્ઞાન સંદર્ભો ઓઝોન માપન સાધનો પણ જુઓ.