Transcranial Doppler
ટ્રાન્સક્રાનિયલ ડોપ્લર (ટી. સી. ડી.) અને ટ્રાન્સક્રાનિયલ કલર ડોપ્લર (ટી. સી. સી. ડી.) એ ડોપ્લર અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફીના પ્રકારો છે જે ટ્રાન્સક્રાનિયલ (ક્રેનિયમ દ્વારા) ફરતા અલ્ટ્રાસાઉન્ડ તરંગોના પડઘા માપવા દ્વારા મગજની રક્ત વાહિનીઓમાંથી લોહીના પ્રવાહના વેગને માપે છે. તબીબી ઇમેજિંગની આ રીતો તેઓ પ્રાપ્ત કરે છે તે એકોસ્ટિક સંકેતોનું વર્ણપટ વિશ્લેષણ કરે છે અને તેથી તેને સક્રિય એકોસ્ટોસેરેબ્રોગ્રાફીની પદ્ધતિઓ તરીકે વર્ગીકૃત કરી શકાય છે. તેનો ઉપયોગ એમ્બોલી, સ્ટેનોસિસ, સબરાક્નોઇડ હેમરેજ (ફાટેલા એન્યુરિઝમમાંથી રક્તસ્રાવ) અને અન્ય સમસ્યાઓના નિદાનમાં મદદ કરવા માટે પરીક્ષણો તરીકે થાય છે. આ પ્રમાણમાં ઝડપી અને સસ્તા પરીક્ષણોની લોકપ્રિયતા વધી રહી છે. આ પરીક્ષણો સિકલ સેલ રોગ, ઇસ્કેમિક સેરેબ્રોવાસ્ક્યુલર રોગ, સબરાક્નોઇડ હેમરેજ, આર્ટરીઓવેનસ વિકૃતિઓ અને મગજની રુધિરાભિસરણની ધરપકડ શોધવા માટે અસરકારક છે. આ પરીક્ષણો સંભવતઃ પેરીઓપરેટિવ મોનિટરિંગ અને મેનિન્જિયલ ચેપ માટે ઉપયોગી છે. આ પરીક્ષણો માટે ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનો વધુને વધુ પોર્ટેબલ બની રહ્યા છે, જેનાથી ચિકિત્સક માટે હોસ્પિટલમાં, ડૉક્ટરની ઓફિસમાં અથવા નર્સિંગ હોમમાં ઇનપેશન્ટ અને આઉટપેશન્ટ બંને અભ્યાસ માટે મુસાફરી કરવી શક્ય બને છે. આ પરીક્ષણોનો ઉપયોગ ઘણીવાર એમઆરઆઈ, એમઆરએ, કેરોટિડ ડુપ્લેક્સ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ અને સીટી સ્કેન જેવા અન્ય પરીક્ષણો સાથે કરવામાં આવે છે. પરીક્ષણોનો ઉપયોગ જ્ઞાનાત્મક ન્યુરોસાયન્સમાં સંશોધન માટે પણ થાય છે (નીચે કાર્યાત્મક ટ્રાન્સક્રાનિયલ ડોપ્લર જુઓ). પદ્ધતિઓ આ પ્રક્રિયા માટે રેકોર્ડિંગની બે પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. પ્રથમ "બી-મોડ" ઇમેજિંગનો ઉપયોગ કરે છે, જે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ પ્રોબ દ્વારા જોવામાં આવેલી ખોપરી, મગજ અને રક્ત વાહિનીઓની 2-પરિમાણીય છબી પ્રદર્શિત કરે છે. એકવાર ઇચ્છિત રક્ત વાહિની મળી જાય પછી, રક્ત પ્રવાહના વેગને પલ્સ્ડ ડોપ્લર ઇફેક્ટ પ્રોબ સાથે માપી શકાય છે, જે સમય જતાં વેગને ગ્રાફ કરે છે. એકસાથે, આ એક ડુપ્લેક્સ પરીક્ષણ બનાવે છે. રેકોર્ડિંગની બીજી પદ્ધતિ માત્ર બીજા પ્રોબ ફંક્શનનો ઉપયોગ કરે છે, તેના બદલે યોગ્ય વાહિનીઓ શોધવામાં ચિકિત્સકની તાલીમ અને અનુભવ પર આધાર રાખે છે. વર્તમાન ટીસીડી મશીનો હંમેશા બંને પદ્ધતિઓને મંજૂરી આપે છે. તે કેવી રીતે કાર્ય કરે છે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ પ્રોબ ઉચ્ચ-આવર્તન ધ્વનિ તરંગ (સામાન્ય રીતે 2 મેગાહર્ટઝની બહુવિધ) બહાર કાઢે છે જે શરીરમાં વિવિધ પદાર્થોને ઉછાળે છે. આ પડઘા તપાસમાં સેન્સર દ્વારા શોધી કાઢવામાં આવે છે. ધમનીમાં લોહીના કિસ્સામાં, ડોપ્લર અસરને કારણે લોહીની દિશા અને ગતિના આધારે પડઘાઓની વિવિધ આવૃત્તિઓ હોય છે. જો લોહી તપાસમાંથી દૂર જઈ રહ્યું હોય, તો પડઘા પડવાની આવર્તન ઉત્સર્જિત આવર્તન કરતાં ઓછી હોય છે; જો રક્ત તપાસ તરફ આગળ વધી રહ્યું હોય, તો પડઘા પડવાની આવર્તન ઉત્સર્જિત આવર્તન કરતાં વધારે હોય છે. પડઘાઓનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવે છે અને તેને વેગમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે જે એકમના કમ્પ્યુટર મોનિટર પર પ્રદર્શિત થાય છે. હકીકતમાં, કારણ કે પ્રોબને 10 કિલોહર્ટ્ઝ સુધીના દરે સ્પંદિત કરવામાં આવે છે, આવર્તન માહિતી દરેક સ્પંદમાંથી કાઢી નાખવામાં આવે છે અને એક સ્પંદથી બીજામાં તબક્કાના ફેરફારોથી પુનઃનિર્માણ કરવામાં આવે છે. કારણ કે ખોપરીના હાડકાં અલ્ટ્રાસાઉન્ડના મોટાભાગના પ્રસારણને અવરોધે છે, તેથી પાતળા દિવાલો (ઇન્સોનેશન વિંડોઝ કહેવાય છે) ધરાવતા પ્રદેશો, જે ધ્વનિ તરંગોને ઓછામાં ઓછી વિકૃતિ આપે છે, તેનો વિશ્લેષણ માટે ઉપયોગ કરવો આવશ્યક છે. આ કારણોસર, રેકોર્ડિંગ ચીકબોન/ઝાયગોમેટિક કમાનની ઉપરના અસ્થાયી પ્રદેશમાં, આંખો દ્વારા, જડબાની નીચે અને માથાના પાછળના ભાગમાંથી કરવામાં આવે છે. દર્દીની ઉંમર, જાતિ, જાતિ અને અન્ય પરિબળો હાડકાની જાડાઈ અને છિદ્રાળુતા પર અસર કરે છે, જે કેટલીક પરીક્ષાઓને વધુ મુશ્કેલ અથવા તો અશક્ય બનાવે છે. મોટાભાગના હજુ પણ સ્વીકાર્ય પ્રતિસાદ મેળવવા માટે કરી શકાય છે, કેટલીકવાર વૈકલ્પિક સાઇટ્સનો ઉપયોગ કરવાની જરૂર પડે છે જ્યાંથી જહાજો જોવા મળે છે. ઇમ્પ્લાન્ટેબલ ટ્રાન્સક્રાનિયલ ડોપ્લર કેટલીકવાર દર્દીનો ઇતિહાસ અને તબીબી સંકેતો સ્ટ્રોકનું ખૂબ જ ઊંચું જોખમ સૂચવે છે. ઓક્લુઝિવ સ્ટ્રોક આગામી ત્રણ કલાક (કદાચ 4.5 કલાક પણ) માં પેશીઓને કાયમી નુકસાન પહોંચાડે છે, પરંતુ તરત જ નહીં. વિવિધ દવાઓ (ઉદાહરણ તરીકે. અસરકારકતા અને ખર્ચના ચઢતા ક્રમમાં એસ્પિરિન, સ્ટ્રેપ્ટોકિનેઝ અને ટીશ્યુ પ્લાઝ્મિનોજેન એક્ટિવેટર (ટી. પી. એ.) સ્ટ્રોક પ્રક્રિયાને ઉલટાવી શકે છે. સમસ્યા એ છે કે સ્ટ્રોક થઈ રહ્યો છે તે તરત કેવી રીતે જાણવું. એક સંભવિત રીત ઇમ્પ્લાન્ટેબલ ટ્રાન્સક્રાનિયલ ડોપ્લર ઉપકરણનો ઉપયોગ છે જે "ડ્રગ ડિલિવરી સિસ્ટમ સાથે કાર્યરત રીતે જોડાયેલું છે". બૅટરી સંચાલિત, તે ઓક્સીમીટરમાંથી ઇનપુટ (લોહીના ઓક્સિજનકરણની માત્રાનું નિરીક્ષણ, જે સ્ટ્રોકને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે) સાથે મળીને વર્ણપટ વિશ્લેષણ નિયમિત ચલાવતા પોર્ટેબલ કમ્પ્યુટર સાથે આર. એફ. લિંકનો ઉપયોગ કરશે, જેથી દવાનું સંચાલન કરવા માટે આપમેળે નિર્ણય લઈ શકાય. કાર્યાત્મક ટ્રાન્સક્રાનિયલ ડોપ્લર (એફ. ટી. સી. ડી.) કાર્યાત્મક ટ્રાન્સક્રાનિયલ ડોપ્લર સોનોગ્રાફી (એફ. ટી. સી. ડી.) એ જ્ઞાનાત્મક કાર્યો દરમિયાન ચેતા સક્રિયકરણને કારણે મગજના રક્ત પ્રવાહના વેગના ફેરફારોને માપવા માટેનું એક ન્યુરોઇમેજિંગ સાધન છે. કાર્યાત્મક ટીસીડી અગ્રવર્તી, મધ્ય અને પશ્ચાદવર્તી મગજની ધમનીઓમાં રક્ત પ્રવાહના વેગને રેકોર્ડ કરવા માટે પલ્સ-વેવ ડોપ્લર તકનીકનો ઉપયોગ કરે છે. ફંક્શનલ મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ (એફ. એમ. આર. આઈ.) અને પોઝિટ્રોન એમિશન ટોમોગ્રાફી (પી. ઈ. ટી.) જેવી અન્ય ન્યુરોઇમેજિંગ તકનીકોની જેમ, એફ. ટી. સી. ડી. પ્રાદેશિક મગજનો રક્ત પ્રવાહના ફેરફારો અને ચેતા સક્રિયકરણ વચ્ચેના નજીકના જોડાણ પર આધારિત છે. રક્ત પ્રવાહના વેગના સતત નિરીક્ષણને કારણે, ટી. સી. ડી. એફ. એમ. આર. આઈ. અને પી. ઈ. ટી. કરતાં વધુ સારું અસ્થાયી રિઝોલ્યુશન પ્રદાન કરે છે. આ તકનીક બિન-આક્રમક અને લાગુ કરવા માટે સરળ છે. રક્ત પ્રવાહના વેગનું માપન હલનચલનની કલાકૃતિઓ સામે મજબૂત છે. તેની શરૂઆત થઈ ત્યારથી આ તકનીક પુખ્ત વયના લોકો અને બાળકોમાં જ્ઞાનાત્મક, મોટર અને સંવેદનાત્મક કાર્યોની ગોળાર્ધની સંસ્થાને સ્પષ્ટ કરવામાં નોંધપાત્ર યોગદાન આપે છે. એફ. ટી. સી. ડી. નો ઉપયોગ ભાષા, ચહેરાની પ્રક્રિયા, રંગ પ્રક્રિયા અને બુદ્ધિ જેવા મગજના મુખ્ય કાર્યોના મગજનો પાર્શ્વિકરણનો અભ્યાસ કરવા માટે કરવામાં આવે છે. તદુપરાંત, મગજના કાર્ય માટે મોટાભાગના સ્થાપિત ન્યુરોએનાટોમિકલ સબસ્ટ્રેટ્સ મુખ્ય મગજની ધમનીઓ દ્વારા સુગંધિત થાય છે જેને સીધા ઇન્સોનેટ કરી શકાય છે. છેલ્લે, એફ. ટી. સી. ડી. નો ઉપયોગ મગજ-કમ્પ્યુટર ઇન્ટરફેસ પદ્ધતિ તરીકે કરવામાં આવ્યો છે. ફંક્શનલ ટ્રાન્સક્રાનિયલ ડોપ્લર સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી (એફ. ટી. સી. ડી. એસ.) પરંપરાગત એફ. ટી. સી. ડી. મગજના પાર્શ્વીકરણના અભ્યાસ માટે મર્યાદાઓ ધરાવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તે પ્રકાશ પ્રતિભાવશીલતાને કારણે ઉત્તેજના લાક્ષણિકતાઓને કારણે બાજુની અસરોને અલગ કરી શકતું નથી, અને વિલિસના વર્તુળની મગજની ધમનીઓની કોર્ટિકલ અને સબકોર્ટિકલ શાખાઓમાંથી નીકળતા પ્રવાહ સંકેતો વચ્ચે તફાવત કરતું નથી. વિલિસના વર્તુળની દરેક મૂળભૂત મગજની ધમની ગૌણ વાહિનીઓની બે જુદી જુદી પ્રણાલીઓનું મૂળ આપે છે. આ બેમાંથી ટૂંકીને ગેંગલીયોનિક સિસ્ટમ કહેવામાં આવે છે, અને તેની સાથે સંકળાયેલી વાહિનીઓ થાલામી અને કોર્પોરા સ્ટ્રિયાટાનો પુરવઠો પૂરો પાડે છે; કોર્ટિકલ સિસ્ટમ જેટલી લાંબી હોય છે, અને તેની વાહિનીઓ પિયા મેટરમાં વિસ્તરે છે અને આચ્છાદન અને સબજેસેન્ટ મગજ પદાર્થનો પુરવઠો પૂરો પાડે છે. વધુમાં, કોર્ટિકલ શાખાઓ બે વર્ગોમાં વિભાજિત થાય છેઃ લાંબી અને ટૂંકી. લાંબી અથવા મેદ્યુલરી ધમનીઓ ગ્રે પદાર્થમાંથી પસાર થાય છે અને 3-4 સે. મી. ની ઊંડાઈ સુધી અડીને આવેલા સફેદ પદાર્થમાં પ્રવેશ કરે છે. ટૂંકી વાહિનીઓ આચ્છાદન સુધી મર્યાદિત હોય છે. કોર્ટિકલ અને ગેંગલિયોનિક બંને પ્રણાલીઓ તેમના પરિધીય વિતરણના કોઈ પણ તબક્કે વાતચીત કરતી નથી, પરંતુ એકબીજાથી સંપૂર્ણપણે સ્વતંત્ર છે, જે બે પ્રણાલીઓ દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતા ભાગો વચ્ચે હોય છે, જે ઘટતી પોષક પ્રવૃત્તિની સીમા રેખા છે. જ્યારે, ગેંગલિયોનિક પ્રણાલીની વાહિનીઓ અંતિમ વાહિનીઓ હોય છે, ત્યારે કોર્ટિકલ ધમની પ્રણાલીની વાહિનીઓ એટલી કડક રીતે "અંતિમ" હોતી નથી. મધ્ય મગજની ધમની (એમસીએ) પ્રદેશમાં આ બે પ્રણાલીઓમાં રક્ત પ્રવાહ બંને ગોળાર્ધમાં 80 ટકા પુરવઠો પૂરો પાડે છે, જેમાં ચહેરાની પ્રક્રિયા, ભાષા પ્રક્રિયા અને કોર્ટિકલ અને સબકોર્ટિકલ માળખાઓ પર બુદ્ધિ પ્રક્રિયામાં સામેલ મોટાભાગના ચેતા સબસ્ટ્રેટ્સનો સમાવેશ થાય છે. એમ. સી. એ. મુખ્ય દાંડીમાં સરેરાશ રક્ત પ્રવાહ વેગ (એમ. એફ. વી.) નું માપન સંભવિત રીતે એમ. સી. એ. પ્રદેશની અંદર કોર્ટિકલ અને સબકોર્ટિકલ સ્થળો પર ડાઉનસ્ટ્રીમ ફેરફારો વિશે માહિતી પ્રદાન કરી શકે છે. એમસીએ વેસ્ક્યુલર સિસ્ટમના દરેક દૂરના હાથને કોર્ટિકલ અને ગેંગલીઓનિક (સબકોર્ટિકલ) સિસ્ટમ્સ માટે અનુક્રમે "નજીક" અને "દૂર" દૂરના પ્રતિબિંબ સ્થળોમાં અલગ કરી શકાય છે. આ ઉદ્દેશને પૂર્ણ કરવા માટે, એક પદ્ધતિ એ છે કે જ્ઞાનાત્મક ઉત્તેજના દરમિયાન મેળવેલ એમ. એફ. વી. ની સામયિક સમય શ્રેણીમાં ફોરિયર વિશ્લેષણ લાગુ કરવું. ફોરિયર વિશ્લેષણ વિવિધ હાર્મોનિક્સ પર પ્રતિબિંબ સ્થળોમાંથી સ્પંદનીય ઊર્જાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા શિખરો આપશે, જે મૂળભૂત આવર્તનના ગુણાંક છે. 1974માં મેકડોનાલ્ડે દર્શાવ્યું હતું કે પ્રથમ પાંચ હાર્મોનિક્સમાં સામાન્ય રીતે પેરિફેરલ પરિભ્રમણમાં દબાણ/પ્રવાહ ઓસિલેશનની પ્રણાલીની અંદર સમગ્ર સ્પંદનીય ઊર્જાનો 90 ટકા હિસ્સો હોય છે. એવું માની શકાય છે કે વેસ્ક્યુલર સિસ્ટમનો દરેક હાથ એક જ વિસ્કોલાસ્ટિક ટ્યુબને રજૂ કરે છે જે અવરોધ દ્વારા સમાપ્ત થાય છે, એક જ પ્રતિબિંબ સ્થળ બનાવે છે. દરેક અંતિમ સ્થળ પર સાયકોફિઝિયોલોજિક ઉત્તેજના પ્રેરિત વેસોમોટર પ્રવૃત્તિ સ્થાયી સાઇનસોઈડલ તરંગ ઓસિલેશન સુયોજિત કરે છે, જેમાં ઘટનાની અસરોને કારણે તરંગોનો સરવાળો, પ્રતિબિંબિત થાય છે અને માપનના દૂરસ્થથી નિકટવર્તી બિંદુ સુધી ફરીથી પ્રતિબિંબિત તરંગોનો સમાવેશ થાય છે. એફ. ટી. સી. ડી. એસ. અભ્યાસો સહભાગીને લગભગ 30 ડિગ્રી પર માથું ઊંચું રાખીને સુસ્ત મુદ્રામાં મૂકવામાં આવે છે. તપાસ ધારકનું શિરસ્ત્રાણ (દા. ત. એલ. એ. એમ.-આર. એ. કે., ડી. ડબલ્યુ. એલ., સિપ્લિંજેન, જર્મની) નો ઉપયોગ બે ઇયરપ્લગ પર અને અનુનાસિક રીજ પર આધાર આધાર સાથે થાય છે. પ્રોબની સપાટીથી 50 મીમી ઊંડાઈએ એમસીએ મુખ્ય દાંડી બંનેની સતત દેખરેખ માટે શ્રેષ્ઠ સ્થિતિ નક્કી કરવા માટે પ્રોબ ધારકમાં બે 2-મેગાહર્ટઝ પ્રોબ્સ લગાવવામાં આવે છે અને ઇન્સોનેશન કરવામાં આવે છે. દરેક ઉત્તેજના માટે એમ. એફ. વી. નું ક્રમિક રેકોર્ડિંગ મેળવવામાં આવે છે અને બાદમાં તેનો ઉપયોગ ફોરિયર વિશ્લેષણ માટે થાય છે. ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ અલ્ગોરિધમ પ્રમાણભૂત સોફ્ટવેરનો ઉપયોગ કરે છે (ઉદાહરણ તરીકે, સમય શ્રેણી અને આગાહી મોડ્યુલ, STATISTICA, StatSoft, Inc.). સૌથી કાર્યક્ષમ પ્રમાણભૂત ફોરિયર અલ્ગોરિધમ માટે જરૂરી છે કે ઇનપુટ શ્રેણીની લંબાઈ 2 ની ઘાત બરાબર હોય. જો આ કિસ્સો ન હોય તો, વધારાની ગણતરીઓ કરવી પડશે. જરૂરી સમય શ્રેણી મેળવવા માટે, 1-મિનિટના સમયગાળા અથવા દરેક ઉત્તેજના માટે 10-સેકન્ડના વિભાગોમાં સરેરાશ ડેટા આપવામાં આવ્યો હતો, જેમાં દરેક સહભાગી માટે અનુક્રમે 6 ડેટા પોઇન્ટ અને તમામ આઠ પુરુષો અને મહિલાઓ માટે કુલ 48 ડેટા પોઇન્ટ મળ્યા હતા. વજનવાળા ગતિશીલ સરેરાશ પરિવર્તનનો ઉપયોગ કરીને પિરિઓડોગ્રામ મૂલ્યોને સરળ બનાવવામાં આવ્યા હતા. હેમિંગ વિન્ડોને સરળ તરીકે લાગુ કરવામાં આવી હતી. એક જ શ્રેણીના ફોરિયર વિશ્લેષણમાંથી મેળવેલા વર્ણપટ ઘનતાના અંદાજો તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા અને સૌથી વધુ અંદાજો ધરાવતા આવર્તન પ્રદેશોને શિખરો તરીકે ચિહ્નિત કરવામાં આવ્યા હતા. વર્તમાન તકનીકની વિશ્વસનીયતા નક્કી કરવા માટે શિખરોની ઉત્પત્તિ રસપ્રદ છે. મૂળભૂત (એફ), કોર્ટિકલ (સી) અથવા મેમરી (એમ), અને સબકોર્ટિકલ (એસ) શિખરો અનુક્રમે 0.125,0.25, અને 0.375 ના નિયમિત આવર્તન અંતરાલો પર આવ્યા હતા. આ આવર્તનને Hz માં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે, એમ ધારીને કે કાર્ડિયાક ઓસિલેશનની મૂળભૂત આવર્તન સરેરાશ હૃદય દર હતી. પ્રથમ હાર્મોનિકની મૂળભૂત આવર્તન (એફ) સેકન્ડ દીઠ સરેરાશ હૃદય દર પરથી નક્કી કરી શકાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, 74 બી. પી. એમ. નો હૃદય દર, 74 ચક્ર/60 અથવા 1.23 હર્ટ્ઝ સૂચવે છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, એફ-, સી-, અને એસ-શિખરો પ્રથમ હાર્મોનિકના ગુણાંક પર અનુક્રમે બીજા અને ત્રીજા હાર્મોનિક્સ પર જોવા મળે છે. એફ-શિખર માટે પ્રતિબિંબ સ્થળનું અંતર D1 = તરંગલંબાઇ/4 = cf/4 = 6.15 (m/s)/(4 × 1.23 Hz) = 125 સે. મી. પર સ્થળ પરથી નીકળતું હોવાનું માની શકાય છે, જ્યાં c એ મેકડોનાલ્ડ, 1974 અનુસાર પરિધીય ધમનીય વૃક્ષનો તરંગ પ્રસાર વેગ છે. વેસ્ક્યુલર ટોર્ટુઓસિટીને જોતાં, અંદાજિત અંતર એમસીએ મુખ્ય દાંડીમાં માપન સ્થળથી, ઉપલા હાથપગમાંથી સારાંશિત પ્રતિબિંબના કાલ્પનિક સ્થળ સુધી, જ્યારે બાજુની બાજુએ ખેંચાય છે ત્યારે આંગળીની ટીપ્સની નજીક છે. સી-શિખર બીજા હાર્મોનિક પર આવી હતી, જેમ કે અંદાજિત ધમનીય લંબાઈ (સામાન્ય કેરોટિડ સી = 5.5 મીટર/સેકન્ડનો ઉપયોગ કરીને) ડી2 = તરંગલંબાઇ/8 = સીએફ2/8 = 28 સે. મી. અને 2.46 હર્ટ્ઝની આવર્તન એફ દ્વારા આપવામાં આવી હતી. આ અંતર એમ. સી. એ. ના મુખ્ય દાંડીથી, વેસ્ક્યુલર ટોર્ટુઓસિટી દ્વારા અને મગજની બહિર્મુખતાની આસપાસ, પુખ્ત વયના લોકોના કેરોટિડ એન્જીયોગ્રામ પર ઓસીપીટો-ટેમ્પોરલ જંક્શન જેવા દૂરના કોર્ટિકલ સ્થળો પર અંતિમ વાહિનીઓ સુધી દૃશ્યમાન ધમનીની લંબાઈને અંદાજિત કરે છે. એસ-શિખર ત્રીજા હાર્મોનિક પર થયું હતું, અને તે D3 = તરંગલંબાઇ/16 = cf 3/16 = 9.3 સે. મી. અને 3.69 હર્ટ્ઝની આવર્તન f3 પર અંદાજિત સ્થળ પરથી ઉદ્ભવ્યું હોઈ શકે છે. બાદમાં કેરોટિડ એન્જીયોગ્રામ પર એમસીએના મુખ્ય દાંડીમાંથી લેન્ટિક્યુલોસ્ટ્રિએટ વાહિનીઓની દૃશ્યમાન ધમનીય લંબાઈનો અંદાજ કાઢે છે. પ્રદર્શિત ન હોવા છતાં, એમ. સી. એ. ના મુખ્ય દાંડીમાં માપન સ્થળની સૌથી નજીકમાં એમ. સી. એ. ના વિભાજનથી ચોથું હાર્મોનિક ઉત્પન્ન થવાની અપેક્ષા છે. માપન બિંદુથી પૂર્વ-વિભાજન લંબાઈ D4 = તરંગલંબાઇ/32 = cf 4/32 = 3.5 સે. મી. અને 4.92 હર્ટ્ઝની આવર્તન f4 દ્વારા આપવામાં આવશે. ગણતરી કરેલ અંતર એમ. સી. એ. ના મુખ્ય દાંડીના સેગમેન્ટનું કેરોટિડ વિભાજન પછી, જ્યાં કદાચ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ નમૂનાનું પ્રમાણ મૂકવામાં આવ્યું હતું, એમ. સી. એ. ના વિભાજન જેટલું અંદાજિત છે. આમ, આ અંદાજો અંદાજિત વાસ્તવિક લંબાઈ દર્શાવે છે. જો કે, એવું સૂચવવામાં આવ્યું છે કે કેમ્પબેલ એટ અલ, 1989 અનુસાર અંદાજિત અંતર ધમની વૃક્ષના જાણીતા મોર્ફોમેટ્રિક પરિમાણો સાથે બરાબર સંકળાયેલું નથી. આ પદ્ધતિને સૌપ્રથમ 2007 માં ફિલિપ નેજેમેન્ઝે દ્વારા વર્ણવવામાં આવી હતી, અને તેને કાર્યાત્મક ટ્રાન્સક્રાનિયલ ડોપ્લર સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી (એફટીસીડીએસ) તરીકે ઓળખવામાં આવી હતી. એફ. ટી. સી. ડી. એસ. માનસિક કાર્યો દરમિયાન પ્રેરિત સામયિક પ્રક્રિયાઓના વર્ણપટ ઘનતાના અંદાજોની તપાસ કરે છે, અને તેથી આપેલ માનસિક ઉત્તેજનાની અસરો સાથે સંબંધિત ફેરફારોનું વધુ વ્યાપક ચિત્ર પ્રદાન કરે છે. વર્ણપટ ઘનતાના અંદાજો સમયાંતરે અભાવ ધરાવતી કલાકૃતિઓથી ઓછામાં ઓછા પ્રભાવિત થશે, અને ગાળણક્રિયા અવાજની અસરને ઘટાડશે. સી-શિખર પરના ફેરફારો કોર્ટિકલ લોંગ-ટર્મ પોટેન્શિયલ (સી. એલ. ટી. પી.) અથવા કોર્ટિકલ લોંગ-ટર્મ ડિપ્રેશન (સી. એલ. ટી. ડી.) દર્શાવી શકે છે, જે શીખવાની અને જ્ઞાનાત્મક પ્રક્રિયાઓ દરમિયાન કોર્ટિકલ પ્રવૃત્તિના સમકક્ષ સૂચવે છે. પ્રવાહ વેગ ટ્રેસિંગનું નિરીક્ષણ નમૂના 1 દરમિયાન કરવામાં આવે છે જેમાં ચેકરબોર્ડ સ્ક્વેરનો સમાવેશ થાય છે કારણ કે ઑબ્જેક્ટ પર્સેપ્શનની સરખામણી આખા ચહેરા (દાખલા 2) અને ચહેરાના તત્વના વર્ગીકરણ કાર્ય (દાખલા 3) સાથે કરવામાં આવે છે. ઝડપી ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ ગણતરીઓનો ઉપયોગ ડાબી અને જમણી મધ્ય મગજની ધમનીઓમાં વર્ણપટ ઘનતા અને ક્રોસ એમ્પ્લિટ્યુડ પ્લોટ મેળવવા માટે થાય છે. સી-પીક જેને મેમરી (એમ-પીક) કોર્ટિકલ પીક પણ કહેવાય છે તે પેરાડિગમ 3 દરમિયાન ઉદ્દભવે છે, એક ચહેરાના તત્વને સૉર્ટિંગ કાર્ય જેમાં પુનરાવર્તિત મેમરી રિકોલની જરૂર પડે છે કારણ કે વિષય સતત દરેક ચહેરાના તત્વને પેરાડિગમ 3 માં મેમરી (પેરાડિગમ 2) માં સંગ્રહિત સાથે મેચ કરીને પઝલને અવકાશી રીતે બંધબેસે છે. ચોકસાઈ જોકે રક્ત પ્રવાહના સંબંધિત વેગને કારણે TCD હંમેશા સચોટ હોતું નથી, તેમ છતાં તે તીવ્ર ઇસ્કેમિક સ્ટ્રોક ધરાવતા દર્દીઓમાં ધમનીય અવરોધના નિદાન માટે ઉપયોગી છે, ખાસ કરીને જ્યારે મધ્યમ મગજની ધમનીનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ટીસીડી (પીએમડી-ટીસીડી) ના પાવર મોશન ડોપ્લરને સીટી એન્જીયોગ્રાફી (સીટીએ) સાથે સરખાવવા માટે એક સંશોધન અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે, બંને માન્ય છે, પરંતુ પીએમડી-ટીસીડીની ચોકસાઈ 85 ટકાથી વધુ નથી. પી. એમ. ડી.-ટી. સી. ડી. ના ફાયદાઓ પોર્ટેબિલિટી છે (તેથી તેનો ઉપયોગ પથારીની બાજુમાં અથવા કટોકટીના રૂમમાં થઈ શકે છે), જે દર્દીઓને સી. ટી. એ. ની સરખામણીમાં ઓછા કિરણોત્સર્ગ તરફ દોરી જાય છે (તેથી જો દેખરેખ માટે જરૂરી હોય તો પુનરાવર્તન કરી શકાય છે) અને સી. ટી. એ. અથવા મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ એન્જીયોગ્રાફી કરતાં ઓછી ખર્ચાળ છે. કેરોટિડ ડોપ્લર મશીન આર્ટરિયલ રેઝિસ્ટિવિટી ઇન્ડેક્સ ટ્રાન્સક્રાનિયલ પલ્સ્ડ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ રેફરન્સ બાહ્ય લિંક્સ ટ્રાન્સક્રાનિયલ ડોપ્લર કમ્પ્યુટર મોડલ ફોર ટ્રેનિંગ એન્ડ એજ્યુકેશન પણ જુઓ. ન્યુરોલોજી પ્રક્રિયાઓ તબીબી પરીક્ષણો તબીબી અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફી