Traction splint
ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટ સામાન્ય રીતે સ્પ્લિન્ટિંગ ઉપકરણનો ઉલ્લેખ કરે છે જે પેલ્વિસ અથવા હિપ પર એન્કર તરીકે જોડાયેલી સ્ટ્રેપનો ઉપયોગ કરે છે, સામાન્ય હાડકાની સ્થિરતા અને અંગની લંબાઈની નકલ કરવા માટે ધાતુની લાકડી (ઓ), અને ટ્રેક્શન લાગુ કરવા માટે યાંત્રિક ઉપકરણ (પીડા ઘટાડવાના પ્રયાસમાં વપરાય છે, અંગને ફરીથી ગોઠવો, અને વાહિની અને ન્યુરોલોજીકલ ગૂંચવણને ઘટાડે છે). ફેમરના સંપૂર્ણ લાંબા હાડકાના અસ્થિભંગની સારવાર માટે ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટ્સનો ઉપયોગ પ્રીહોસ્પટલ સંભાળમાં સામાન્ય છે. જોકે, તેમના ઉપયોગને ટેકો આપતા પુરાવા નબળા છે. હાથના ફલાંગના ઇન્ટ્રા-આર્ટિક્યુલર ફ્રેક્ચર માટે ડાયનેમિક ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટ પણ વિકસાવવામાં આવ્યું છે. તબીબી ઉપયોગો ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટ્સનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ઉર્વસ્થિ (અથવા ઉપલા પગના હાડકાં) ના અસ્થિભંગ માટે થાય છે. આ અસ્થિભંગ માટે તેઓ પીડાને ઘટાડી શકે છે અને પગની નરમ પેશીઓમાં થતા રક્તસ્રાવની માત્રામાં ઘટાડો કરી શકે છે. કેટલાક જણાવે છે કે તેઓ મધ્ય ટિબિયા અસ્થિભંગ માટે યોગ્ય છે જે વિસ્થાપિત અથવા વળેલું હોય છે. અન્ય લોકો કહે છે કે તેનો ઉપયોગ પગના નીચેના ભાગમાં ફ્રેક્ચર માટે થવો જોઈએ નહીં. ઘણીવાર ઓશીકું સ્પ્લિન્ટ અથવા કઠોર સ્પ્લિન્ટ આ પરિસ્થિતિમાં શ્રેષ્ઠ છે. બધા સંમત થાય છે કે ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટ્સ ત્યારે જ લાગુ કરવા જોઈએ જ્યારે પેલ્વિસ અથવા ઘૂંટણમાં કોઈ અસ્થિભંગ ન હોય અને અસ્થિ દૃશ્યમાન સાથે ત્વચામાં અસ્થિભંગ ન થયો હોય. જ્યારે પગમાં અન્ય અસ્થિભંગ અસ્તિત્વમાં હોય ત્યારે ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટનો ઉપયોગ નબળા અસ્થિભંગ સ્થળને અલગ કરવાનું કારણ બનશે, લક્ષિત ફીમર અસ્થિભંગ નહીં. નમૂનાઓ ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટ્સના બે જૂથો છેઃ થોમસ હાફ-રિંગ જૂથ, જેમાં થોમસ સ્પ્લિન્ટ, સંશોધિત થોમસ સ્પ્લિન્ટ, ક્યુડી-4 હરે ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટ અને ડોનવે ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટ નોન-હાફ-રિંગ જૂથનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં સેજર સ્પ્લિન્ટનો સમાવેશ થાય છે, અને સૌથી અદ્યતન; સીટી-ઇએમએસ, કાર્બન ફાઇબર ટ્રેક્શન સિસ્ટમ. મૂળભૂત સિદ્ધાંત એ છે કે ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટનો એક છેડો હિપની સામે સ્થિત છે, અને પેલ્વિક અસ્થિ સામે ઉપર તરફ દબાણ કરે છે. પગ અને પગની ઘૂંટીની આસપાસનો પટ્ટો સ્પ્લિન્ટના બીજા છેડા સાથે જોડાયેલો હોય છે, અને સ્નાયુઓના તણાવનો સામનો કરવા અને ખેંચાણ પેદા કરવા માટે તેને કડક કરવામાં આવે છે. માત્ર ત્યારે જ અંગને સ્થિર કરવામાં મદદ કરવા માટે વધારાની પટ્ટીઓ ઉમેરવામાં આવે છે. થોમસ અર્ધ-રિંગ સ્પ્લિન્ટ્સમાં સ્ટીલના ગાદીવાળાં અર્ધ-વર્તુળનો સમાવેશ થાય છે, જે પગની બંને બાજુએ વિસ્તરેલી યુ-આકારની લાકડી સાથે જોડાયેલી હોય છે. પગની ઘૂંટીનો પટ્ટો કાપડમાંથી બનાવી શકાય છે, અને કર્ષણ બળ લાગુ કરવા માટે બાંધી શકાય છે અથવા વળી શકે છે. તે એચ. ઓ. દ્વારા તૈયાર કરવામાં આવ્યું હતું. થોમસ, શરૂઆતમાં ઘૂંટણના ક્ષય રોગ માટે સ્થિર થવા માટે. તેનો ઉપયોગ હવે સામાન્ય રીતે હિપ અને જાંઘની ઇજાઓને સ્થિર કરવા માટે થાય છે. સુધારેલા થોમસ સ્પ્લિન્ટે મૂળ થોમસ સ્પ્લિન્ટને ટ્રેક્શન સ્ક્રૂ અને પગની પ્લેટ અને સ્પ્લિન્ટ બોડીમાં બનેલા અંગ આધારનો સમાવેશ કરવા માટે સ્વીકાર્યું હતું. હરે ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટ એ થોમસ સ્પ્લિન્ટનું વધુ રૂપાંતરણ છે. તેની લંબાઈ ટેલીસ્કોપિંગ સળિયા દ્વારા એડજસ્ટેબલ છે, અને તેની લંબાઈ સાથે ઘણા બિંદુઓ પર હિપ અને પગને ટેકો આપવા માટે તેમાં બિલ્ટ-ઇન સ્ટ્રેપ છે. તે પગની ઘૂંટીનો વધુ આરામદાયક પટ્ટો અને એક નાનો વિંચ પણ પ્રદાન કરે છે જે ટ્રેક્શન ફોર્સ લાગુ કરવા અને તેને સમાયોજિત કરવાનું વધુ સરળ બનાવે છે. સેજર સ્પ્લિન્ટમાં ધાતુના સ્પ્લિન્ટનો સમાવેશ થાય છે જે વ્યક્તિના પગની વચ્ચે મૂકવામાં આવે છે. કેટલાક મોડેલો પેલ્વિક ઇજા વિના દ્વિપક્ષી ફીમર ફ્રેક્ચર માટે ઈજાની સૌથી નજીકની બાજુ પર મૂકી શકાય છે. ત્યારબાદ સ્ટ્રેપ લાગુ કરવામાં આવે છે, પહેલા જાંઘ પર અને પછી પગની ઘૂંટી પર, ઇજાગ્રસ્ત પગને થાંભલા પર બાંધવા અને ટેકો પૂરો પાડવા માટે. થાંભલાને જરૂરી ટ્રેક્શન પૂરું પાડવા માટે લંબાવવામાં આવે છે, અને પછી બંને પગને "ટેન્સર ક્રેવેટ્સ" (સ્ટ્રેપ જેવી પટ્ટીઓ, આ એપ્લિકેશનમાં સામાન્ય રીતે સ્થિતિસ્થાપક, તણાવ પૂરો પાડવા માટે) સાથે લપેટી લેવામાં આવે છે. કેન્ડ્રિક ટ્રેક્શન ડિવાઇસ (કે. ટી. ડી.) દર્દીના પગ ઊંચા કરવાની અને બિનજરૂરી રોલિંગની જરૂરિયાતને દૂર કરે છે, અને તેને સરળતાથી બાળરોગ અને પુખ્ત વયના બંને કાર્યક્રમો પર લાગુ કરી શકાય છે. તેમાં એક ગોળ ધ્રુવ હોય છે જે પગની બાજુના પાસા પર સ્થિત થઈ શકે છે, જેમાં તાત્કાલિક પ્લેસમેન્ટ માટે ઉપરની જાંઘ અને પગની ઘૂંટી પર પટ્ટાઓ હોય છે, અને સ્થિર થવા માટે ત્રણ પહોળા પટ્ટાઓ હોય છે. તે 20 ઔંશ પર ખૂબ જ હળવું હોય છે. કે. ટી. ડી. સામાન્ય રીતે લાંબા હાડકાના ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટ્સમાં જોવા મળતી પરિભ્રમણ સ્થિરતા પરવડી શકે તેમ નથી. સીટી-6 21મી સદીમાં રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું અને જ્યારે જરૂરી હોય ત્યારે ચોક્કસ અને શક્તિશાળી કર્ષણ પ્રાપ્ત કરવા માટે 4:1 ગરગડી પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરે છે. આ સ્પ્લિન્ટ કાર્બન ફાઇબર ટ્યુબિંગથી બનેલું છે અને તેનું વજન 500 ગ્રામ છે. 2003 માં સીટી-6 ને યુ. એસ. લશ્કર દ્વારા પસંદગીના સ્પ્લિન્ટ તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યું હતું અને હાલમાં તે ક્ષેત્રમાં 30,000 થી વધુ છે. તેની સઘન અને હળવી ડિઝાઇન અને તેની વધુ સુધારેલી ટ્રેક્શન પદ્ધતિએ તેની લોકપ્રિયતામાં ઘણો વધારો કર્યો હતો. ડોનવે ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટ એ વાયુયુક્ત સ્પ્લિન્ટ છે જે દર્દીને મૂળ સ્થાને લાગુ કરી શકાય છે. પગની ઘૂંટી અને જંઘામૂળનું દબાણ પછી સંકલિત પંપ દ્વારા લાગુ કરવામાં આવે છે. આ ઉપકરણોમાં એક ધાતુની ફ્રેમ હોય છે જે પગની આસપાસ હોય છે જે પછી તેના સ્થાને બાંધવામાં આવે છે. એસટીએસ (સ્લિશમેન ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટ) એ અન્ય બાજુની મોનોપોલ ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટ છે. તે હલકો અને કોમ્પેક્ટ છે, જો કે, તે કેટીડી અને સીટી-6 થી અલગ છે કારણ કે તે પગથી આગળ નીકળી જતું નથી. તે દૂરસ્થને બદલે નિકટવર્તી કર્ષણ બિંદુ પ્રદાન કરે છે, જે તેને એમ્બ્યુલન્સ, હેલિકોપ્ટર અથવા બાસ્કેટમાં ચુસ્ત પરિવહન માટે વધુ યોગ્ય બનાવે છે. નીચલા હાથપગના આઘાત છતાં પણ એસ. ટી. એસ. નો ઉપયોગ કરી શકાય છે, કારણ કે દૂરના પટ્ટાને વાછરડા અથવા પટેલા પર નિકટવર્તી લાગુ કરી શકાય છે. ફરતી સ્થિરતા એક મધ્ય પગના પટ્ટા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે જેને બંને પગની આસપાસ લપેટી શકાય છે. ડાયનેમિક ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટ 1986માં, રોબર્ટ આર. શેન્કે આંગળીના ઇન્ટ્રા-આર્ટિક્યુલર ફ્રેક્ચરની સારવાર માટે ઉપકરણ વિકસાવવા માટે ફેમર ફ્રેક્ચરની સારવાર માટે લાગુ કરવામાં આવેલા સમાન સિદ્ધાંતોનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ ઉપકરણમાં 6 ઇંચ વ્યાસનું ગોળાકાર સ્પ્લિન્ટ હોય છે જે એક કઠોર ચાપ પ્રદાન કરે છે, જેમાં સામેલ સાંધાથી 3 ઇંચની ત્રિજ્યા સમાન અંતરે હોય છે. મધ્ય ફાલાન્ક્સના દૂરના માથા દ્વારા તારને આડી રીતે મૂકવામાં આવે છે. વાયરને રબરના પટ્ટો દ્વારા સ્પ્લિન્ટના હૂપ સાથે જોડાયેલા જંગમ ઘટક સાથે જોડવામાં આવે છે. વિવિધ પ્રકારના રબરના પટ્ટાનો ઉપયોગ કરીને અથવા તેમાં ગાંઠ બાંધીને કર્ષણની માત્રાને નિયંત્રિત કરી શકાય છે. ટ્રેક્શન સ્પ્લિન્ટનું પ્રથમ વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતું મોડેલ વેલ્શ સર્જન હ્યુ ઓવેન થોમસ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું, જેને ઘણા લોકો દ્વારા આધુનિક અસ્થિચિકિત્સાની શસ્ત્રક્રિયાના પિતા માનવામાં આવે છે. સંદર્ભો તબીબી સારવાર તબીબી ઉપકરણો