Q meter
ક્યૂ મીટર એ રેડિયો ફ્રિક્વન્સી સર્કિટના પરીક્ષણમાં ઉપયોગમાં લેવાતા સાધનોનો એક ભાગ છે. તેને મોટાભાગે વ્યાવસાયિક પ્રયોગશાળાઓમાં અન્ય પ્રકારના અવરોધ માપવાના ઉપકરણો દ્વારા બદલવામાં આવ્યું છે, જો કે તે હજુ પણ રેડિયો શોખીનોમાં ઉપયોગમાં છે. તે વિલિયમ ડી. લોફલિન દ્વારા 1934માં બૂન્ટન, ન્યૂ જર્સીમાં બૂન્ટન રેડિયો કોર્પોરેશન ખાતે વિકસાવવામાં આવી હતી. વર્ણન એ ક્યૂ મીટર સર્કિટના ગુણવત્તા પરિબળને માપે છે, ક્યૂ, જે બિન-આદર્શ પ્રતિક્રિયાશીલ સર્કિટમાં ચક્ર દીઠ કેટલી ઊર્જા વિખેરાય છે તે વ્યક્ત કરે છેઃ આ અભિવ્યક્તિ આરએફ અને માઇક્રોવેવ ફિલ્ટર, બેન્ડપાસ એલસી ફિલ્ટર અથવા કોઈપણ રેઝોનેટરને લાગુ પડે છે. તે પસંદ કરેલી આવર્તન પર ઇન્ડક્ટર અથવા કેપેસિટર પર પણ લાગુ કરી શકાય છે. ઇન્ડક્ટર્સ માટે જ્યાં ઇન્ડક્ટરની પ્રતિક્રિયા છે, તે ઇન્ડક્ટન્સ છે, તે કોણીય આવર્તન છે અને તે ઇન્ડક્ટરનો પ્રતિકાર છે. રેઝિસ્ટન્સ મુખ્યત્વે વાયરના રેઝિસ્ટન્સને કારણે ઇન્ડક્ટરમાં નુકસાનનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. ક્યૂ મીટર શ્રેણી પ્રતિધ્વનિના સિદ્ધાંત પર કામ કરે છે. એલસી બેન્ડ પાસ સર્કિટ્સ અને ફિલ્ટર્સ માટેઃ પ્રતિધ્વનિત આવર્તન (કેન્દ્ર આવર્તન) ક્યાં છે અને ફિલ્ટર બેન્ડવિડ્થ ક્યાં છે. એલસી રેઝોનન્ટ સર્કિટનો ઉપયોગ કરીને બેન્ડ પાસ ફિલ્ટરમાં, જ્યારે ઇન્ડક્ટરની ખોટ (પ્રતિકાર) વધે છે, ત્યારે તેનું ક્યૂ પરિબળ ઘટે છે, અને તેથી ફિલ્ટરની બેન્ડવિડ્થ વધે છે. સમાક્ષીય પોલાણ ફિલ્ટરમાં, કોઈ ઇન્ડક્ટર્સ અને કેપેસિટર્સ નથી, પરંતુ પોલાણમાં નુકસાન (પ્રતિકાર) સાથે સમકક્ષ એલ. સી. મોડેલ હોય છે અને ક્યૂ પરિબળ પણ લાગુ કરી શકાય છે. ઓપરેશન આંતરિક રીતે, ન્યૂનતમ ક્યૂ મીટરમાં ખૂબ જ ઓછા (પાસ) ઇમ્પિડન્સ આઉટપુટ સાથે ટ્યુન કરી શકાય તેવું આરએફ જનરેટર અને ખૂબ ઊંચા ઇમ્પિડન્સ ઇનપુટ સાથે ડિટેક્ટર હોય છે. સામાન્ય રીતે પરીક્ષણ હેઠળના ઘટકમાં ઉચ્ચ ક્યૂ કેપેસિટન્સની માપાંકિત માત્રા ઉમેરવાની જોગવાઈ છે જેથી ઇન્ડક્ટર્સને અલગથી માપવામાં આવે. જનરેટરને અસરકારક રીતે પરીક્ષણ હેઠળના ઘટકો દ્વારા રચાયેલી ટ્યુન સર્કિટ સાથે શ્રેણીમાં મૂકવામાં આવે છે, અને નજીવો આઉટપુટ પ્રતિકાર હોય છે, તે ક્યૂ પરિબળને ભૌતિક રીતે અસર કરતું નથી, જ્યારે ડિટેક્ટર એક તત્વ (સામાન્ય રીતે કેપેસિટર) માં વિકસિત વોલ્ટેજને માપે છે અને શંટમાં ઉચ્ચ અવરોધ હોવાને કારણે પણ ક્યૂ પરિબળને નોંધપાત્ર અસર થતી નથી. વિકસિત આર. એફ. વોલ્ટેજ અને લાગુ કરાયેલ આર. એફ. કરંટનો ગુણોત્તર, પ્રતિધ્વનિત આવર્તનમાંથી પ્રતિક્રિયાશીલ અવરોધ અને સ્રોત અવરોધના જ્ઞાન સાથે, શોધાયેલ વોલ્ટેજને સ્કેલ કરીને ક્યુ પરિબળને સીધા વાંચવાની મંજૂરી આપે છે. એલસીઆર મીટર ઇએસઆર મીટર સંદર્ભો પણ જુઓ વધુ વાંચન "એક પ્રાયોગિક 'ક્યૂ' મીટર"-લોયડ બટલરનો લેખ (મૂળ એમેચ્યોર રેડિયોમાં પ્રકાશિત, નવેમ્બર 1988; સુધારેલ એપ્રિલ 2004) ઇલેક્ટ્રોનિક પરીક્ષણ સાધનો રેડિયો ઇલેક્ટ્રોનિક્સ માપન સાધનો