Magnetic resonance angiography
મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ એન્જીયોગ્રાફી (એમ. આર. એ.) એ રક્ત વાહિનીઓની છબી બનાવવા માટે મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ (એમ. આર. આઈ.) પર આધારિત તકનીકોનો સમૂહ છે. મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ એન્જીયોગ્રાફીનો ઉપયોગ ધમનીઓ (અને ઓછી સામાન્ય રીતે નસો) ની છબીઓ પેદા કરવા માટે થાય છે જેથી તેમને સ્ટેનોસિસ (અસામાન્ય સંકુચિતતા), અવરોધ, એન્યુરિઝમ (વાહિનીની દિવાલનું વિસ્તરણ, ભંગાણના જોખમ પર) અથવા અન્ય અસાધારણતા માટે મૂલ્યાંકન કરી શકાય. એમ. આર. એ. નો ઉપયોગ ઘણીવાર ગરદન અને મગજની ધમનીઓ, છાતી અને પેટની મહાધમની, મૂત્રપિંડની ધમનીઓ અને પગનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે થાય છે (પછીની પરીક્ષાને ઘણીવાર "રન-ઓફ" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે). સંપાદન વિવિધ તકનીકોનો ઉપયોગ રક્તવાહિનીઓ, ધમનીઓ અને નસો બંનેના ચિત્રો બનાવવા માટે કરી શકાય છે, જે પ્રવાહની અસરો અથવા વિપરીત (અંતર્ગત અથવા ઔષધીય રીતે ઉત્પન્ન) પર આધારિત છે. સૌથી વધુ વારંવાર લાગુ કરવામાં આવતી એમ. આર. એ. પદ્ધતિઓમાં ઇન્ટ્રાવીનસ કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટોનો ઉપયોગ થાય છે, ખાસ કરીને જે લોહીના ટી 1 ને લગભગ 250 એમએસ સુધી ટૂંકા કરવા માટે ગેડોલીનિયમ ધરાવે છે, જે અન્ય તમામ પેશીઓ (ચરબી સિવાય) ના ટી 1 કરતા ટૂંકા હોય છે. ટૂંકી-ટી. આર. શ્રેણીઓ લોહીની તેજસ્વી છબીઓ ઉત્પન્ન કરે છે. જો કે, એમઆરએ કરવા માટેની અન્ય ઘણી તકનીકો અસ્તિત્વમાં છે, અને તેને બે સામાન્ય જૂથોમાં વર્ગીકૃત કરી શકાય છેઃ 'પ્રવાહ-આધારિત' પદ્ધતિઓ અને 'પ્રવાહ-સ્વતંત્ર' પદ્ધતિઓ. પ્રવાહ-આધારિત એન્જીયોગ્રાફી એમ. આર. એ. માટેની પદ્ધતિઓનું એક જૂથ રક્ત પ્રવાહ પર આધારિત છે. તે પદ્ધતિઓને પ્રવાહ આધારિત એમ. આર. એ. તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તેઓ એ હકીકતનો લાભ લે છે કે વાહિનીઓની અંદરનું લોહી અન્ય સ્થિર પેશીઓથી વાહિનીઓને અલગ પાડવા માટે વહે છે. આ રીતે, વાસ્કુલેચરની છબીઓ બનાવી શકાય છે. પ્રવાહ આધારિત એમ. આર. એ. ને વિવિધ વર્ગોમાં વિભાજિત કરી શકાય છેઃ ફેઝ-કોન્ટ્રાસ્ટ એમ. આર. એ. (પી. સી.-એમ. આર. એ.) છે જે લોહીને સ્થિર પેશીઓથી અલગ પાડવા માટે તબક્કાના તફાવતોનો ઉપયોગ કરે છે અને ટાઈમ-ઓફ-ફ્લાઇટ એમ. આર. એ. (ટી. ઓ. એફ. એમ. આર. એ.) જે લોહીની ફરતી ગતિને સ્થિર પેશીઓ કરતાં ઓછી ઉત્તેજના અનુભવે છે, દા. ત. જ્યારે પાતળા ટુકડાની છબી બનાવે છે. ટાઇમ-ઓફ-ફ્લાઇટ (ટી. ઓ. એફ.) અથવા ઇન્ફ્લો એન્જીયોગ્રાફી, સ્થિર પેશીઓ કરતાં વહેતા લોહીને વધુ તેજસ્વી બનાવવા માટે ટૂંકા પડઘા સમય અને પ્રવાહ વળતરનો ઉપયોગ કરે છે. જેમ જેમ વહેતું લોહી છબીમાં લેવાયેલા વિસ્તારમાં પ્રવેશ કરે છે તેમ તેમ તેમાં મર્યાદિત સંખ્યામાં ઉત્તેજના કઠોળ જોવા મળે છે તેથી તે સંતૃપ્ત થતું નથી, આ તેને સંતૃપ્ત સ્થિર પેશીઓ કરતાં ઘણો ઊંચો સંકેત આપે છે. આ પદ્ધતિ વહેતા લોહી પર આધારિત હોવાથી, ધીમા પ્રવાહવાળા વિસ્તારો (જેમ કે મોટા એન્યુરિઝમ) અથવા છબીના સમતલમાં રહેલા પ્રવાહની સારી રીતે કલ્પના ન થઈ શકે. આ સામાન્ય રીતે માથા અને ગરદનમાં વપરાય છે અને વિગતવાર ઉચ્ચ-રીઝોલ્યુશન છબીઓ આપે છે. તે ઇસ્કેમિક સ્ટ્રોકના દર્દીઓમાં ઇન્ટ્રાકાર્નિયલ પરિભ્રમણના નિયમિત એન્જીયોગ્રાફિક મૂલ્યાંકન માટે ઉપયોગમાં લેવાતી સૌથી સામાન્ય તકનીક પણ છે. ફેઝ-કોન્ટ્રાસ્ટ એમ. આર. એ. ફેઝ-કોન્ટ્રાસ્ટ (પી. સી.-એમ. આર. એ.) નો ઉપયોગ ચુંબકીય પ્રતિધ્વનિ સંકેતના તબક્કામાં ફરતા લોહીના વેગને એન્કોડ કરવા માટે થઈ શકે છે. વેગને એન્કોડ કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી સૌથી સામાન્ય પદ્ધતિ એ ઉત્તેજના પલ્સ અને રીડઆઉટ વચ્ચે દ્વિધ્રુવી ઢાળનો ઉપયોગ છે. દ્વિધ્રુવીય ઢાળ સમાન વિસ્તારના બે સપ્રમાણ ખંડો દ્વારા રચાય છે. તે થોડા સમય માટે ચુંબકીય ક્ષેત્રના ઢાળને ચાલુ કરીને અને પછી સમાન સમય માટે ચુંબકીય ક્ષેત્રના ઢાળને વિરુદ્ધ દિશામાં ફેરવીને બનાવવામાં આવે છે. વ્યાખ્યા મુજબ, દ્વિધ્રુવીય ઢાળનું કુલ ક્ષેત્રફળ (0 મોમેન્ટ) શૂન્ય છેઃ (1) દ્વિધ્રુવીય ઢાળને કોઈપણ અક્ષ અથવા અક્ષોના સંયોજન સાથે લાગુ કરી શકાય છે, જે પ્રવાહને માપવાની દિશાના આધારે (દા. ત.). x). , ઢાળના ઉપયોગ દરમિયાન ઉપાર્જિત તબક્કો, સ્થિર સ્પિન માટે 0 છેઃ તેમના તબક્કાને દ્વિધ્રુવી ઢાળના ઉપયોગથી અસર થતી નથી. સતત વેગ સાથે આગળ વધતી સ્પિન માટે, લાગુ કરાયેલ દ્વિધ્રુવી ઢાળની દિશામાંઃ (2) ઉપાર્જિત તબક્કો દ્વિધ્રુવી ઢાળની પ્રથમ ક્ષણ અને બંનેના પ્રમાણસર હોય છે, આમ અંદાજ લગાવવાનું સાધન પૂરું પાડે છે. તે ઈમેજ્ડ સ્પિનની લાર્મર આવર્તન છે. માપવા માટે, એમઆરઆઈ સંકેતને દ્વિધ્રુવી ઢાળ (વિવિધ ચુંબકીય ક્ષેત્રો) દ્વારા હેરફેર કરવામાં આવે છે જે મહત્તમ અપેક્ષિત પ્રવાહ વેગ માટે પૂર્વનિર્ધારિત હોય છે. એક છબી સંપાદન જે દ્વિધ્રુવી ઢાળની વિરુદ્ધ છે તે પછી હસ્તગત કરવામાં આવે છે અને બે છબીઓના તફાવતની ગણતરી કરવામાં આવે છે. સ્નાયુ અથવા અસ્થિ જેવી સ્થિર પેશીઓ બાદબાકી કરશે, જો કે લોહી જેવી ગતિશીલ પેશીઓ એક અલગ તબક્કો પ્રાપ્ત કરશે કારણ કે તે ઢાળમાંથી સતત આગળ વધે છે, આમ તેના પ્રવાહની ગતિ પણ આપે છે. ફેઝ-કોન્ટ્રાસ્ટ એક સમયે માત્ર એક જ દિશામાં પ્રવાહ પ્રાપ્ત કરી શકે છે, તેથી પ્રવાહની સંપૂર્ણ છબી આપવા માટે ત્રણેય દિશામાં 3 અલગ-અલગ છબી સંપાદનની ગણતરી કરવી આવશ્યક છે. આ પદ્ધતિની ધીમી ગતિ હોવા છતાં, આ તકનીકની તાકાત એ છે કે વહેતા લોહીના ઇમેજિંગ ઉપરાંત, લોહીના પ્રવાહનું માત્રાત્મક માપન મેળવી શકાય છે. પ્રવાહ-સ્વતંત્ર એન્જીયોગ્રાફી જ્યારે એમ. આર. એ. માં મોટાભાગની તકનીકો વિરોધાભાસ પેદા કરવા માટે વિપરીત એજન્ટો અથવા રક્તમાં પ્રવાહ પર આધાર રાખે છે (વિરોધાભાસ ઉન્નત તકનીકો), ત્યાં બિન-વિરોધાભાસ ઉન્નત પ્રવાહ-સ્વતંત્ર પદ્ધતિઓ પણ છે. આ પદ્ધતિઓ, નામ સૂચવે છે તેમ, પ્રવાહ પર આધાર રાખતી નથી, પરંતુ તેના બદલે T1, T2 અને વોક્સેલના વિવિધ પેશીઓના રાસાયણિક પરિવર્તનના તફાવતો પર આધારિત છે. આ પ્રકારની તકનીકોનો એક મુખ્ય ફાયદો એ છે કે આપણે વેસ્ક્યુલર રોગો ધરાવતા દર્દીઓમાં વધુ સરળતાથી જોવા મળતા ધીમા પ્રવાહના પ્રદેશોની કલ્પના કરી શકીએ છીએ. તદુપરાંત, બિન-વિપરીત ઉન્નત પદ્ધતિઓને વધારાના વિપરીત એજન્ટના વહીવટની જરૂર નથી, જે તાજેતરમાં ક્રોનિક કિડની રોગ અને કિડનીની નિષ્ફળતા ધરાવતા દર્દીઓમાં નેફ્રોજેનિક પ્રણાલીગત ફાઇબ્રોસિસ સાથે સંકળાયેલા છે. કોન્ટ્રાસ્ટ-ઉન્નત મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ એન્જીયોગ્રાફી એમઆરઆઈ કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટોના ઈન્જેક્શનનો ઉપયોગ કરે છે અને હાલમાં એમઆરએ કરવાની સૌથી સામાન્ય પદ્ધતિ છે. કોન્ટ્રાસ્ટ માધ્યમને નસમાં ઇન્જેક્ટ કરવામાં આવે છે, અને છબીઓ પૂર્વ-કોન્ટ્રાસ્ટ અને ધમનીઓ દ્વારા એજન્ટના પ્રથમ પાસ દરમિયાન બંને પ્રાપ્ત થાય છે. પોસ્ટ-પ્રોસેસિંગમાં આ બે એક્વિઝિશનના બાદબાકી દ્વારા, એક છબી પ્રાપ્ત થાય છે જે સૈદ્ધાંતિક રીતે માત્ર રક્તવાહિનીઓ દર્શાવે છે, અને આસપાસના પેશીઓ નહીં. જો સમય સાચો હોય, તો તે ખૂબ જ ઉચ્ચ ગુણવત્તાની છબીઓમાં પરિણમી શકે છે. એક વિકલ્પ એ છે કે કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટનો ઉપયોગ કરવો, જે મોટાભાગના એજન્ટો તરીકે, થોડી મિનિટોમાં વેસ્ક્યુલર સિસ્ટમને છોડતું નથી, પરંતુ એક કલાક ("બ્લડ-પૂલ એજન્ટ") સુધી પરિભ્રમણમાં રહે છે. છબી સંપાદન માટે લાંબો સમય ઉપલબ્ધ હોવાથી, ઉચ્ચ રીઝોલ્યુશન ઇમેજિંગ શક્ય છે. જો કે, એક સમસ્યા એ છે કે જો ઉચ્ચ રીઝોલ્યુશન છબીઓની જરૂર હોય તો ધમનીઓ અને નસો બંને એક જ સમયે ઉન્નત થાય છે. બાદબાકી વિનાની વિપરીતતા-ઉન્નત ચુંબકીય પ્રતિધ્વનિ એન્જીયોગ્રાફીઃ એમ. આર. એ. તકનીકમાં તાજેતરના વિકાસોએ બિન-વિપરીત ઉન્નત માસ્ક છબીના બાદબાકી વિના ઉચ્ચ ગુણવત્તાની વિપરીતતા-ઉન્નત એમ. આર. એ. છબીઓ બનાવવાનું શક્ય બનાવ્યું છે. આ અભિગમ નિદાનની ગુણવત્તામાં સુધારો કરવા માટે દર્શાવવામાં આવ્યો છે, કારણ કે તે ગતિ બાદબાકીની કલાકૃતિઓ તેમજ છબીની પૃષ્ઠભૂમિના ઘોંઘાટમાં વધારો અટકાવે છે, જે બંને છબી બાદબાકીના સીધા પરિણામો છે. આ અભિગમ માટે એક મહત્વપૂર્ણ શરત એ છે કે મોટા છબી ક્ષેત્રો પર શરીરની ચરબીનું ઉત્તમ દમન કરવું, જે એમ. ડી. આઈ. એક્સ. ઓ. એન. સંપાદન પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરીને શક્ય છે. પરંપરાગત એમ. આર. એ. વાસ્તવિક છબી સંપાદન દરમિયાન શરીરની ચરબીમાંથી ઉદ્ભવતા સંકેતોને દબાવી દે છે, જે એક એવી પદ્ધતિ છે જે ચુંબકીય અને વિદ્યુતચુંબકીય ક્ષેત્રોમાં નાના વિચલનો પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોય છે અને પરિણામે કેટલાક વિસ્તારોમાં ચરબીનું અપૂરતું દમન દેખાઈ શકે છે. એમ. ડી. આઈ. એક્સ. ઓ. એન. પદ્ધતિઓ ચરબી અથવા પાણી દ્વારા બનાવવામાં આવેલા છબી સંકેતોને અલગ કરી શકે છે અને ચોક્કસપણે અલગ કરી શકે છે. એમ. આર. એ. સ્કેન માટે 'પાણીની છબીઓ' નો ઉપયોગ કરીને, વર્ચ્યુઅલ રીતે શરીરની ચરબી જોવા મળતી નથી જેથી ઉચ્ચ ગુણવત્તાની એમ. આર. વેનોગ્રામ માટે કોઈ બાદબાકી માસ્કની જરૂર ન પડે. બિન-ઉન્નત ચુંબકીય પ્રતિધ્વનિ એન્જીયોગ્રાફીઃ કિડનીની નબળી કામગીરી ધરાવતા દર્દીઓ માટે વિપરીત એજન્ટોનું ઈન્જેક્શન જોખમી હોઈ શકે છે, તેથી અન્ય તકનીકો વિકસાવવામાં આવી છે, જેને કોઈ ઈન્જેક્શનની જરૂર નથી. આ પદ્ધતિઓ T1, T2 ના તફાવતો અને વોક્સેલના વિવિધ પેશીઓના રાસાયણિક પરિવર્તન પર આધારિત છે. ફ્લો-ઇન્ડિપેન્ડન્ટ એન્જીયોગ્રાફી માટે એક નોંધપાત્ર બિન-ઉન્નત પદ્ધતિ સંતુલિત સ્ટેડી-સ્ટેટ ફ્રી પ્રીસેશન (બી. એસ. એસ. એફ. પી.) ઇમેજિંગ છે જે કુદરતી રીતે ધમનીઓ અને નસોમાંથી ઉચ્ચ સંકેત ઉત્પન્ન કરે છે. 2D અને 3D સંપાદન છબીઓના સંપાદન માટે બે અલગ અલગ અભિગમો અસ્તિત્વમાં છે. સામાન્ય રીતે, 2D અને 3D છબીઓ મેળવી શકાય છે. જો 3D ડેટા પ્રાપ્ત કરવામાં આવે, તો મનસ્વી દૃશ્ય ખૂણાઓ પર ક્રોસ સેક્શનની ગણતરી કરી શકાય છે. ત્રિ-પરિમાણીય ડેટા વિવિધ સ્લાઇસીસમાંથી 2D ડેટાને જોડીને પણ પેદા કરી શકાય છે, પરંતુ આ અભિગમ મૂળ ડેટા સંપાદનથી અલગ દૃશ્ય ખૂણાઓ પર ઓછી ગુણવત્તાની છબીઓમાં પરિણમે છે. વધુમાં, 3D ડેટાનો ઉપયોગ માત્ર ક્રોસ સેક્શનલ ઈમેજ બનાવવા માટે જ નહીં, પણ ડેટામાંથી અંદાજોની ગણતરી પણ કરી શકાય છે. જટિલ વાહિની ભૂમિતિઓ સાથે વ્યવહાર કરતી વખતે ત્રિ-પરિમાણીય માહિતી સંપાદન પણ મદદરૂપ થઈ શકે છે જ્યાં લોહી તમામ અવકાશી દિશામાં વહે છે (કમનસીબે, આ કિસ્સામાં ત્રણ અલગ-અલગ પ્રવાહ એન્કોડિંગની પણ જરૂર પડે છે, દરેક અવકાશી દિશામાં એક). પીસી-એમઆરએ અને ટીઓએફ-એમઆરએ બંનેના ફાયદા અને ગેરફાયદા છે. પી. સી.-એમ. આર. એ. માં ટી. ઓ. એફ.-એમ. આર. એ. કરતાં ધીમા પ્રવાહમાં ઓછી મુશ્કેલીઓ હોય છે અને તે પ્રવાહના માત્રાત્મક માપનને પણ મંજૂરી આપે છે. પી. સી.-એમ. આર. એ. જ્યારે ધબકારા અને બિન-સમાન પ્રવાહની છબી બનાવે છે ત્યારે ઓછી સંવેદનશીલતા દર્શાવે છે. સામાન્ય રીતે, ધીમા રક્ત પ્રવાહ એ પ્રવાહ આધારિત એમ. આર. એ. માં એક મોટો પડકાર છે. તે રક્ત સંકેત અને સ્થિર પેશી સંકેત વચ્ચેના તફાવતને નાનો બનાવે છે. આ કાં તો પી. સી.-એમ. આર. એ. ને લાગુ પડે છે જ્યાં લોહી અને સ્થિર પેશીઓ વચ્ચેનો તબક્કાનો તફાવત ઝડપી પ્રવાહની સરખામણીમાં ઓછો થાય છે અને ટી. ઓ. એફ.-એમ. આર. એ. જ્યાં ત્રાંસા રક્ત ચુંબકત્વ અને આમ રક્ત સંકેત ઓછો થાય છે. કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટોનો ઉપયોગ રક્ત સંકેત વધારવા માટે થઈ શકે છે-આ ખાસ કરીને ખૂબ જ નાની વાહિનીઓ અને ખૂબ જ નાના પ્રવાહ વેગ ધરાવતી વાહિનીઓ માટે મહત્વપૂર્ણ છે જે સામાન્ય રીતે તે મુજબ નબળો સંકેત દર્શાવે છે. કમનસીબે, જો દર્દીઓ નબળા મૂત્રપિંડ કાર્યથી પીડાય છે તો ગેડોલીનિયમ-આધારિત વિપરીત માધ્યમોનો ઉપયોગ જોખમી બની શકે છે. આ ગૂંચવણોને ટાળવા તેમજ વિપરીત માધ્યમોના ખર્ચને દૂર કરવા માટે, તાજેતરમાં બિન-ઉન્નત પદ્ધતિઓ પર સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે. વિકાસમાં બિન-ઉન્નત તકનીકો પ્રવાહ-સ્વતંત્ર NEMRA પદ્ધતિઓ પ્રવાહ પર આધારિત નથી, પરંતુ સ્થિર પેશીઓથી લોહીને અલગ પાડવા માટે T1, T2 અને રાસાયણિક પરિવર્તનમાં તફાવતનો ઉપયોગ કરે છે. ગેટેડ બાદબાકી ઝડપી સ્પિન-ઇકોઃ એક ઇમેજિંગ તકનીક જે સિસ્ટોલ અને ડાયસ્ટોલ પર મેળવેલા બે ઝડપી સ્પિન ઇકો સિક્વન્સને બાદ કરે છે. ધમનીવિદ્યા સિસ્ટોલિક માહિતીને બાદ કરીને પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યાં ધમનીઓ શ્યામ દેખાય છે, ડાયસ્ટોલિક માહિતી સમૂહમાંથી, જ્યાં ધમનીઓ તેજસ્વી દેખાય છે. ઇલેક્ટ્રોકાર્ડિયોગ્રાફિક ગેટિંગનો ઉપયોગ જરૂરી છે. આ તકનીકના વેપાર નામોમાં ફ્રેશ બ્લડ ઇમેજિંગ (તોશિબા), ટ્રેન્સ (ફિલિપ્સ), નેટિવ સ્પેસ (સિમેન્સ) અને ડેલ્ટાફ્લો (જીઇ) નો સમાવેશ થાય છે. 4D ડાયનેમિક એમ. આર. એન્જીયોગ્રાફી (4D-MRA): વૃદ્ધિ પહેલાં પ્રથમ છબીઓ, અનુગામી છબીઓમાં વેસ્ક્યુલર વૃક્ષને બહાર કાઢવા માટે બાદબાકી માસ્ક તરીકે કામ કરે છે. ઓપરેટરને તેની ગતિશીલતાના વિઝ્યુલાઇઝેશન સાથે રક્ત-ખાંચના ધમનીય અને શિરાયુક્ત તબક્કાઓને વિભાજિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. એમ. આર. એ. ની અન્ય પદ્ધતિઓની સરખામણીમાં આ પદ્ધતિ પર સંશોધન કરવામાં અત્યાર સુધીમાં ઘણો ઓછો સમય ખર્ચવામાં આવ્યો છે. બોલ્ડ વેનોગ્રાફી અથવા સસેપ્ટિબિલિટી વેઇટેડ ઇમેજિંગ (એસડબલ્યુઆઈ): આ પદ્ધતિ પેશીઓ વચ્ચેના સંવેદનશીલતા તફાવતોનો ઉપયોગ કરે છે અને આ તફાવતોને શોધવા માટે તબક્કાની છબીનો ઉપયોગ કરે છે. તીવ્રતા અને તબક્કાના ડેટાને (ડિજિટલ રીતે, ઇમેજ-પ્રોસેસિંગ પ્રોગ્રામ દ્વારા) એક ઉન્નત વિપરીત તીવ્રતાની છબી બનાવવા માટે જોડવામાં આવે છે જે નસોમાં રહેલા લોહી, હેમરેજ અને આયર્નના સંગ્રહ માટે ઉત્કૃષ્ટ રીતે સંવેદનશીલ હોય છે. એસ. ડબલ્યુ. આઈ. સાથે શિરાના લોહીનું ઇમેજિંગ એ રક્ત-ઓક્સિજન-સ્તર આધારિત (બી. ઓ. એલ. ડી.) તકનીક છે, તેથી જ તેને (અને કેટલીકવાર સ્થિર) બી. ઓ. એલ. ડી. વેનોગ્રાફી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. નસોમાં રહેલા લોહી પ્રત્યેની તેની સંવેદનશીલતાને કારણે એસ. ડબલ્યુ. આઈ. નો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે આઘાતજનક મગજની ઇજાઓ (ટી. બી. આઈ.) અને ઉચ્ચ રીઝોલ્યુશન મગજની નસમાં થાય છે. પ્રવાહ અસર આધારિત એમ. આર. એ. ની સમાન પ્રક્રિયાઓનો ઉપયોગ નસની છબી બનાવવા માટે થઈ શકે છે. દાખલા તરીકે, મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ વેનોગ્રાફી (એમ. આર. વી.) એ પ્લેનને હલકી ગુણવત્તાવાળા રીતે ઉત્તેજીત કરીને પ્રાપ્ત થાય છે જ્યારે પ્લેનમાં ઉત્તેજના પ્લેન કરતા તરત જ બહેતર સંકેત એકત્રિત કરવામાં આવે છે, અને આમ શિરાના લોહીનું ઇમેજિંગ કરે છે જે તાજેતરમાં ઉત્તેજિત પ્લેનમાંથી ખસેડ્યું છે. પેશી સંકેતોમાં તફાવતો, એમ. આર. એ. માટે પણ વાપરી શકાય છે. આ પદ્ધતિ શરીરના અન્ય પેશીઓની સરખામણીમાં લોહીના વિવિધ સંકેત ગુણધર્મો પર આધારિત છે, જે એમ. આર. પ્રવાહની અસરોથી સ્વતંત્ર છે. આ સૌથી વધુ સફળતાપૂર્વક સંતુલિત પલ્સ સિક્વન્સ જેમ કે ટ્રુએફઆઈએસપી અથવા બીટીએફઈ સાથે કરવામાં આવે છે. પેશીઓના અસ્તિત્વની સદ્ધરતાનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સ્ટ્રોક ઇમેજિંગમાં પણ બોલ્ડનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. કલાકૃતિઓ એમ. આર. એ. તકનીકો સામાન્ય રીતે તોફાની પ્રવાહ પ્રત્યે સંવેદનશીલ હોય છે, જે વિવિધ ચુંબકીય પ્રોટોન સ્પિનને તબક્કાની સુસંગતતા (ઇન્ટ્રા-વોક્સેલ ડિફાસિંગ ઘટના) ગુમાવવાનું કારણ બને છે, જેના પરિણામે સંકેતની ખોટ થાય છે. આ ઘટના ધમની સ્ટેનોસિસના વધુ પડતા અંદાજમાં પરિણમી શકે છે. એમ. આર. એ. માં જોવા મળતી અન્ય કલાકૃતિઓમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છેઃ તબક્કો-વિરોધાભાસ એમ. આર. એ.: છબીમાં મહત્તમ રક્ત વેગના ઓછા મૂલ્યાંકનને કારણે તબક્કાને વીંટાળવું. ફેઝ-કોન્ટ્રાસ્ટ એમ. આર. એ. માટે મહત્તમ નિર્ધારિત વેગ વિશે ઝડપી ગતિમાન લોહીનું ઉપનામ બદલી નાખવામાં આવે છે અને તેના બદલે સિગ્નલ પી. આઈ. થી-પી. આઈ. સુધી લપેટી લે છે, જે પ્રવાહની માહિતીને અવિશ્વસનીય બનાવે છે. મહત્તમ માપેલા વેગથી ઉપરના વેગ એન્કોડિંગ (VENC) મૂલ્યોનો ઉપયોગ કરીને આને ટાળી શકાય છે. તેને કહેવાતા ફેઝ-અનવ્રેપિંગ દ્વારા પણ સુધારી શકાય છે. મેક્સવેલની શરતોઃ મુખ્ય ક્ષેત્ર B0 માં ઢાળ ક્ષેત્રના પરિવર્તનને કારણે થાય છે. આનાથી ઉપરનું ચુંબકીય ક્ષેત્ર વિકૃત થાય છે અને પ્રવાહ માટે અચોક્કસ તબક્કાની માહિતી આપે છે. પ્રવેગઃ રક્ત પ્રવાહને વેગ આપવો એ ફેઝ-કોન્ટ્રાસ્ટ તકનીક દ્વારા યોગ્ય રીતે એન્કોડ કરવામાં આવતો નથી, જે રક્ત પ્રવાહના જથ્થામાં ભૂલો તરફ દોરી શકે છે. ટાઇમ-ઓફ-ફ્લાઇટ એમ. આર. એ.: લેમિનાર પ્રવાહને કારણે સંતૃપ્તિ આર્ટિફેક્ટઃ ઘણી વાહિનીઓમાં, રક્ત પ્રવાહ વાહિનીના કેન્દ્રની સરખામણીમાં વાહિનીની દિવાલોની નજીક ધીમો હોય છે. આનાથી વાહિનીની દિવાલોની નજીકનું લોહી સંતૃપ્ત થાય છે અને વાહિનીની દેખીતી ક્ષમતાને ઘટાડી શકે છે. વેનેશિયન અંધ કલાકૃતિઃ કારણ કે આ તકનીક સ્લેબમાં છબીઓ મેળવે છે (બહુવિધ ઓવરલેપિંગ પાતળા-સ્લેબ સંપાદન, એમ. ઓ. ટી. એસ. એ. ની જેમ), સ્લેબમાં બિન-સમાન વળાંક કોણ રચાયેલ છબીઓમાં આડી પટ્ટી તરીકે દેખાઈ શકે છે. વિઝ્યુલાઇઝેશન પ્રસંગોપાત, એમ. આર. એ. સીધા (જાડા) સ્લાઇસનું ઉત્પાદન કરે છે જેમાં રસના સમગ્ર પાત્રનો સમાવેશ થાય છે. વધુ સામાન્ય રીતે, જોકે, સંપાદન શરીરમાં 3D વોલ્યુમનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી સ્લાઇસેસના ઢગલામાં પરિણમે છે. આ 3D ડેટાસેટને કમ્પ્યુટર મોનિટર જેવા 2D ઉપકરણ પર પ્રદર્શિત કરવા માટે, કેટલીક રેન્ડરિંગ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. સૌથી સામાન્ય પદ્ધતિ મહત્તમ તીવ્રતા પ્રક્ષેપણ (એમ. આઈ. પી.) છે, જ્યાં કમ્પ્યુટર વોલ્યુમ દ્વારા કિરણોને અનુકરણ કરે છે અને સ્ક્રીન પર પ્રદર્શન માટે ઉચ્ચતમ મૂલ્ય પસંદ કરે છે. પરિણામી છબીઓ પરંપરાગત કેથેટર એન્જીયોગ્રાફી છબીઓ જેવી લાગે છે. જો આવા ઘણા અનુમાનોને સિને લૂપ અથવા ક્વિક ટાઈમ વી. આર. ઓબ્જેક્ટમાં જોડવામાં આવે, તો ઊંડાણની છાપમાં સુધારો થાય છે, અને નિરીક્ષક 3D માળખાની સારી ધારણા મેળવી શકે છે. એમ. આઈ. પી. નો વિકલ્પ ડાયરેક્ટ વોલ્યુમ રેન્ડરિંગ છે જ્યાં એમ. આર. સિગ્નલને તેજ, અસ્પષ્ટતા અને રંગ જેવા ગુણધર્મોમાં અનુવાદિત કરવામાં આવે છે અને પછી ઓપ્ટિકલ મોડેલમાં ઉપયોગમાં લેવાય છે. તબીબી ઉપયોગ એમ. આર. એ. શરીરમાં ઘણી ધમનીઓનો અભ્યાસ કરવામાં સફળ રહ્યો છે, જેમાં મગજ અને માથા અને ગરદનમાં અન્ય વાહિનીઓ, એઓર્ટા અને છાતી અને પેટમાં તેની મુખ્ય શાખાઓ, મૂત્રપિંડની ધમનીઓ અને નીચલા અંગોમાં ધમનીઓનો સમાવેશ થાય છે. કોરોનરી ધમનીઓ માટે, જોકે, એમ. આર. એ. સીટી એન્જીયોગ્રાફી અથવા આક્રમક કેથેટર એન્જીયોગ્રાફી કરતાં ઓછી સફળ રહી છે. મોટેભાગે, અંતર્ગત રોગ એથરોસ્ક્લેરોસિસ છે, પરંતુ એન્યુરિઝમ અથવા અસામાન્ય વેસ્ક્યુલર એનાટોમી જેવી તબીબી પરિસ્થિતિઓનું પણ નિદાન કરી શકાય છે. આક્રમક કેથેટર એન્જીયોગ્રાફીની સરખામણીમાં એમ. આર. એ. નો એક ફાયદો એ છે કે પરીક્ષાનું બિન-આક્રમક સ્વરૂપ (શરીરમાં કોઈ કેથેટર દાખલ કરવાની જરૂર નથી). સીટી એન્જીયોગ્રાફી અને કેથેટર એન્જીયોગ્રાફીની સરખામણીમાં બીજો ફાયદો એ છે કે દર્દી કોઈપણ આયનીકરણ કિરણોત્સર્ગના સંપર્કમાં આવતો નથી. ઉપરાંત, એમઆરઆઈ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા વિપરીત માધ્યમો સીટી એન્જીયોગ્રાફી અને કેથેટર એન્જીયોગ્રાફી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા માધ્યમો કરતાં ઓછા ઝેરી હોય છે, જેમાં ઓછા લોકોને એલર્જીનું જોખમ હોય છે. દર્દીને ઇન્જેક્શન આપવાની પણ ઘણી ઓછી જરૂર પડે છે. આ પદ્ધતિની સૌથી મોટી ખામીઓ તેની તુલનાત્મક રીતે ઊંચી કિંમત અને કંઈક અંશે મર્યાદિત અવકાશી રીઝોલ્યુશન છે. સ્કેનમાં કેટલો સમય લાગે છે તે પણ એક સમસ્યા હોઈ શકે છે, જેમાં સીટી વધુ ઝડપી હોય છે. તે એવા દર્દીઓમાં પણ નકારી કાઢવામાં આવે છે કે જેમના માટે એમઆરઆઈ પરીક્ષાઓ અસુરક્ષિત હોઈ શકે છે (જેમ કે આંખોમાં પેસમેકર અથવા ધાતુ અથવા અમુક સર્જિકલ ક્લિપ્સ). કરોડરજ્જુના પરિભ્રમણની કલ્પના કરવા માટેની એમ. આર. એ. પ્રક્રિયાઓ સામાન્ય એમ. આર. આઈ. મગજની સ્થિતિથી અલગ નથી. હેડ કોઇલની અંદર સ્થિરતાની જરૂર પડશે. એમ. આર. એ. સામાન્ય રીતે કુલ એમ. આર. આઈ. મગજની તપાસનો એક ભાગ છે અને સામાન્ય એમ. આર. આઈ. પ્રોટોકોલમાં આશરે 10 મિનિટનો ઉમેરો કરે છે. કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી એન્જીયોગ્રાફી ટ્રાન્સક્રાનિયલ ડોપ્લર સોનોગ્રાફી સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ વેસ્ક્યુલર પ્રક્રિયાઓ પણ જુઓ.