Gouy balance
ફ્રેન્ચ ભૌતિકશાસ્ત્રી લુઇસ જ્યોર્જ ગોય દ્વારા શોધાયેલ ગોય સંતુલન, નમૂનાની ચુંબકીય સંવેદનશીલતાને માપવા માટેનું એક ઉપકરણ છે. ગોય સંતુલન ચુંબકીય ટોર્ક પર કામ કરે છે, પાતળા ફાઇબર દ્વારા લટકાવવામાં આવેલા આડા હાથ અથવા બીમ પર નમૂનાને મૂકીને, અને હાથના બીજા છેડે કાયમી ચુંબક અથવા ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટ મૂકીને, સિસ્ટમ પર ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાગુ કરવામાં આવે છે, જેના કારણે કોઇલ ટોર્કનો અનુભવ કરે છે જેના કારણે હાથ વળાંક લે છે અથવા ફરે છે. પછી પરિભ્રમણ કોણની ગણતરી કરી શકાય છે. પૃષ્ઠભૂમિ ઓપ્ટિક્સ, બ્રાઉનિયન ગતિ અને પ્રાયોગિક ભૌતિકશાસ્ત્રમાં વ્યાપક રસ ધરાવતા ગૌયને ચુંબકત્વની ઘટના માટે પણ મજબૂત ષડયંત્ર હતું. ગૌયે એક ગાણિતિક અભિવ્યક્તિ મેળવી હતી જે દર્શાવે છે કે 1889 માં સમાન ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં સામગ્રીની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા માટે બળ વોલ્યુમ સંવેદનશીલતા માટે પ્રમાણસર છે. આ વ્યુત્પત્તિમાંથી, ગૌયે દરખાસ્ત કરી હતી કે ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં સ્થગિત સામગ્રીની નળીઓ માટે લેવામાં આવેલા સંતુલન માપન વોલ્યુમ સંવેદનશીલતા માટે તેની અભિવ્યક્તિનું મૂલ્યાંકન કરી શકે છે. જો કે ગૌયે પોતે ક્યારેય વૈજ્ઞાનિક સૂચનનું પરીક્ષણ કર્યું ન હતું, પરંતુ આ સરળ અને સસ્તી પદ્ધતિ ચુંબકીય સંવેદનશીલતા અને ગૌય સંતુલન માટે નકશાને માપવા માટેનો પાયો બની હતી. પ્રક્રિયા ગૌય સંતુલન નમૂનાના જથ્થામાં સ્પષ્ટ ફેરફારને માપે છે કારણ કે તે ધ્રુવો વચ્ચેના ઉચ્ચ ચુંબકીય ક્ષેત્રના પ્રદેશ દ્વારા દૂર કરવામાં આવે છે અથવા આકર્ષાય છે. કેટલાક વ્યાપારી રીતે ઉપલબ્ધ બેલેન્સમાં આ એપ્લિકેશન માટે તેમના આધાર પર પોર્ટ હોય છે. ઉપયોગમાં, પરીક્ષણ કરવા માટેના લાંબા, નળાકાર નમૂનાને સંતુલનમાંથી સસ્પેન્ડ કરવામાં આવે છે, જે આંશિક રીતે ચુંબકના ધ્રુવો વચ્ચે પ્રવેશ કરે છે. નમૂના નક્કર અથવા પ્રવાહી સ્વરૂપમાં હોઈ શકે છે, અને ઘણીવાર ટેસ્ટ ટ્યુબ જેવા નળાકાર પાત્રમાં મૂકવામાં આવે છે. નમૂનાની અંદર એકરૂપતા લાવવા માટે નક્કર સંયોજનોને સામાન્ય રીતે બારીક પાવડરમાં પીગળવામાં આવે છે. નમૂના ચુંબકીય ધ્રુવો વચ્ચે જોડાયેલ દોરી અથવા દોરી દ્વારા લટકાવવામાં આવે છે. પ્રાયોગિક પ્રક્રિયામાં બે અલગ વાંચન કરવાની જરૂર પડે છે. ચુંબકીય ક્ષેત્ર (એમ. એ.) વિના રસના નમૂના પર પ્રારંભિક સંતુલન વાંચન કરવામાં આવે છે. અનુગામી સંતુલન વાંચન લાગુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર (એમબી) સાથે લેવામાં આવે છે. આ બે વાંચન વચ્ચેનો તફાવત નમૂના પરના ચુંબકીય બળ (એમબી-એમએ) સાથે સંબંધિત છે. ખ્યાલ બે સંતુલન વાંચનમાંથી દળમાં સ્પષ્ટ ફેરફાર એ નમૂના પરના ચુંબકીય બળનું પરિણામ છે. ચુંબકીય બળ મજબૂત અને નબળા ચુંબકીય ક્ષેત્રના ઢાળ પર લાગુ કરવામાં આવે છે. પેરામેગ્નેટિક સંયોજન સાથેનો નમૂનો ચુંબકીય તરફ નીચે ખેંચવામાં આવશે, અને સ્પષ્ટ દળ mb-Ma માં હકારાત્મક તફાવત પ્રદાન કરશે. ડાયમેગ્નેટિક સંયોજનો કાં તો વજનમાં કોઈ સ્પષ્ટ ફેરફાર અથવા નકારાત્મક ફેરફાર પ્રદર્શિત કરી શકતા નથી કારણ કે નમૂના લાગુ કરેલા ચુંબકીય ક્ષેત્ર દ્વારા સહેજ દૂર કરવામાં આવે છે. પેરામેગ્નેટિક નમૂના સાથે, ચુંબકીય ઇન્ડક્શન લાગુ ક્ષેત્ર કરતાં વધુ મજબૂત હોય છે અને ચુંબકીય સંવેદનશીલતા હકારાત્મક હોય છે. ડાયમેગ્નેટિક નમૂનામાં ચુંબકીય ઇન્ડક્શન લાગુ કરેલા ક્ષેત્ર કરતાં ઘણું નબળું હોય છે, અને સંબંધિત નકારાત્મક ચુંબકીય સંવેદનશીલતા હોય છે. નીચેનું ગાણિતિક સમીકરણ દ્રવ્યમાનમાં સ્પષ્ટ ફેરફારને નમૂનાની ઘનતા સંવેદનશીલતા સાથે સંબંધિત કરે છેઃ mb-મા = દ્રવ્યમાનમાં સ્પષ્ટ તફાવત g = ગુરુત્વાકર્ષણીય પ્રવેગક K1 = માધ્યમની ઘનતા સંવેદનશીલતા, સામાન્ય રીતે હવા અને નગણ્ય મૂલ્ય K2 = નમૂનાની ઘનતા સંવેદનશીલતા H = લાગુ થયેલ ચુંબકીય ક્ષેત્ર A = નમૂનાની નળીનું ક્ષેત્ર સાધન વ્યવહારુ ઉપકરણમાં, સંતુલન અને ચુંબકની સમગ્ર એસેમ્બલી કાચના બૉક્સમાં બંધ કરવામાં આવે છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે વજનનું માપન હવાના પ્રવાહથી પ્રભાવિત ન થાય. જુદા જુદા તાપમાને માપન કરવા માટે નમૂનાને થર્મોસ્ટેટમાં પણ બંધ કરી શકાય છે. તેને મોટા અને શક્તિશાળી ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટની જરૂર હોવાથી, ગૌય બેલેન્સ એક સ્થિર સાધન છે જે કાયમી ધોરણે બેન્ચ પર ગોઠવવામાં આવે છે. આ ઉપકરણને ઘણીવાર વાતાવરણમાંથી કંપન અને વિક્ષેપને ઘટાડવા માટે બિન-વેન્ટિલેટેડ રૂમમાં આરસપહાણના સંતુલન ટેબલ પર મૂકવામાં આવે છે. ગૌય સંતુલનનું સ્થિર ચુંબકીય ઘણીવાર વીજ સ્ત્રોત સાથે જોડાયેલ વિદ્યુત ચુંબક હોય છે, કારણ કે પ્રક્રિયા માટે લાગુ ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે અને તેના વિના સંતુલન રેકોર્ડિંગ જરૂરી છે. ઇવાન્સ બેલેન્સ ફેરાડે બેલેન્સ કિબલ બેલેન્સ સંદર્ભો ચુંબકીય ઉપકરણો માપન સાધનો પણ જુઓ.