Everhart–Thornley detector
એવરહાર્ટ-થોર્નલી ડિટેક્ટર (ઇ-ટી ડિટેક્ટર અથવા ઇટી ડિટેક્ટર) એ ગૌણ ઇલેક્ટ્રોન અને બેક-સ્કેટર્ડ ઇલેક્ટ્રોન ડિટેક્ટર છે જેનો ઉપયોગ સ્કેનિંગ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ (એસઇએમ) માં થાય છે. તેનું નામ તેના ડિઝાઇનરો, થોમસ ઇ. એવરહાર્ટ અને રિચાર્ડ એફ. એમ. થોર્નલીના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે, જેમણે 1960માં વર્તમાન ગૌણ ઇલેક્ટ્રોન ડિટેક્ટર્સની કાર્યક્ષમતા વધારવા માટે તેમની ડિઝાઇન પ્રકાશિત કરી હતી, જેમાં SEMના ખાલી કરાયેલા નમૂના ખંડની અંદર સિન્ટિલેટરમાંથી ફોટોન સંકેતને ચેમ્બરની બહાર ફોટોમલ્ટીપ્લાયર સુધી લઈ જવા માટે પ્રકાશ પાઇપ ઉમેરવામાં આવી હતી. આ પહેલા એવરહાર્ટે ઇલેક્ટ્રોન ગુણકને ફોટોમલ્ટીપ્લાયરમાં બદલીને વ્લાદિમીર ઝ્વોરીકિન અને જાન એ. રાજચમેન દ્વારા ગૌણ ઇલેક્ટ્રોન શોધ માટેની ડિઝાઇનમાં સુધારો કર્યો હતો. એવરહાર્ટ-થોર્નલી ડિટેક્ટર તેની લાઇટગાઇડ અને અત્યંત કાર્યક્ષમ ફોટોમલ્ટીપ્લાયર સાથે SEMમાં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાતું ડિટેક્ટર છે. ડિટેક્ટરમાં મુખ્યત્વે માઇક્રોસ્કોપના નમૂના ખંડની અંદર ફેરાડે પાંજરાની અંદર એક સિન્ટિલેટર હોય છે. તુલનાત્મક રીતે ઓછી ઊર્જા (વ્યાખ્યા દ્વારા 50 eV કરતા ઓછી) ગૌણ ઇલેક્ટ્રોનને આકર્ષવા માટે ફેરાડે પાંજરામાં નીચા હકારાત્મક વોલ્ટેજ લાગુ કરવામાં આવે છે. નમૂના ચેમ્બરની અંદરના અન્ય ઇલેક્ટ્રોન આ નીચા વોલ્ટેજથી આકર્ષિત થતા નથી અને જો તેમની મુસાફરીની દિશા તેમને ત્યાં લઈ જાય તો જ તે ડિટેક્ટર સુધી પહોંચશે. સિન્ટિલેટરમાં આવતા ઇલેક્ટ્રોનને વેગ આપવા માટે ઉચ્ચ હકારાત્મક વોલ્ટેજ (10,000 વીની પ્રકૃતિમાં) હોય છે જ્યાં તેમને પ્રકાશ ફોટોનમાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે. તેમની મુસાફરીની દિશા અરીસા તરીકે કામ કરતા સિન્ટિલેટર પર મેટલ કોટિંગ દ્વારા લાઇટગાઇડ પર કેન્દ્રિત છે. પ્રકાશ પાઇપમાં ફોટોન માઇક્રોસ્કોપના વેક્યૂમ ચેમ્બરની બહાર વિસ્તરણ માટે ફોટોમલ્ટીપ્લાયર ટ્યુબમાં મુસાફરી કરે છે. E-T ગૌણ ઇલેક્ટ્રોન ડિટેક્ટરનો ઉપયોગ SEMના બેક-સ્કેટર્ડ ઇલેક્ટ્રોન મોડમાં ક્યાં તો ફેરાડે કેજને બંધ કરીને અથવા ફેરાડે કેજને નકારાત્મક વોલ્ટેજ લાગુ કરીને કરી શકાય છે. જો કે, બીએસઈ ડિટેક્ટર તરીકે ઇ-ટી ડિટેક્ટરનો ઉપયોગ કરવાને બદલે સમર્પિત બીએસઈ ડિટેક્ટર્સમાંથી વધુ સારી બેક-સ્કેટર્ડ ઇલેક્ટ્રોન છબીઓ આવે છે. સંદર્ભો માઇક્રોસ્કોપ