Fourier-transform infrared spectroscopy
ફોરિયર-ટ્રાન્સફોર્મ ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી (એફ. ટી. આઈ. આર.) એ એક એવી તકનીક છે જેનો ઉપયોગ ઘન, પ્રવાહી અથવા ગેસના શોષણ અથવા ઉત્સર્જનના ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રમને મેળવવા માટે થાય છે. એફ. ટી. આઈ. આર. સ્પેક્ટ્રોમીટર એક સાથે વિશાળ વર્ણપટ શ્રેણી પર ઉચ્ચ-રીઝોલ્યુશન વર્ણપટ માહિતી એકત્રિત કરે છે. આ ડિસ્પર્સિવ સ્પેક્ટ્રોમીટર પર નોંધપાત્ર ફાયદો આપે છે, જે એક સમયે તરંગલંબાઇની સાંકડી શ્રેણી પર તીવ્રતાને માપે છે. ફોરિયર-ટ્રાન્સફોર્મ ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી શબ્દ એ હકીકત પરથી ઉદ્દભવે છે કે કાચા ડેટાને વાસ્તવિક વર્ણપટમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ (એક ગાણિતિક પ્રક્રિયા) જરૂરી છે. વિભાવનાત્મક પરિચય શોષણ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી તકનીકો (એફ. ટી. આઈ. આર., અલ્ટ્રાવાયોલેટ-વિઝિબલ (યુવી-વિઝ) સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી, વગેરે) નો ધ્યેય. દરેક તરંગલંબાઇ પર નમૂના કેટલો પ્રકાશ શોષી લે છે તે માપવા માટે છે. આવું કરવાની સૌથી સીધી રીત, "ડિસ્પર્સિવ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી" તકનીક, નમૂના પર મોનોક્રોમેટિક લાઇટ બીમને ચમકાવવી, કેટલો પ્રકાશ શોષાય છે તે માપવું અને દરેક જુદી જુદી તરંગલંબાઇ માટે પુનરાવર્તન કરવું. (આ રીતે કેટલાક યુવી-વિઝ સ્પેક્ટ્રોમીટર કામ કરે છે, ઉદાહરણ તરીકે.) ફોરિયર-ટ્રાન્સફોર્મ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી એ સમાન માહિતી મેળવવાની ઓછી સાહજિક રીત છે. નમૂના પર પ્રકાશના મોનોક્રોમેટિક બીમ (માત્ર એક જ તરંગલંબાઇથી બનેલા બીમ) ને ચમકાવવાને બદલે, આ તકનીક એક જ સમયે પ્રકાશની ઘણી ફ્રીક્વન્સીઝ ધરાવતી બીમને ચમકાવે છે અને નમૂના દ્વારા તે બીમનું કેટલું શોષણ થાય છે તે માપે છે. આગળ, બીમને આવર્તનના અલગ સંયોજનને સમાવવા માટે સુધારવામાં આવે છે, જે બીજો ડેટા પોઇન્ટ આપે છે. આ પ્રક્રિયા ટૂંકા ગાળામાં ઘણી વખત ઝડપથી પુનરાવર્તિત થાય છે. પછીથી, કમ્પ્યુટર આ બધી માહિતી લે છે અને દરેક તરંગલંબાઇ પર શોષણ શું છે તે અનુમાન કરવા માટે પાછળની તરફ કામ કરે છે. ઉપર વર્ણવેલ બીમ બ્રોડબેન્ડ પ્રકાશ સ્રોતથી શરૂ કરીને ઉત્પન્ન થાય છે-જેમાં માપવા માટેના તરંગલંબાઇનો સંપૂર્ણ વર્ણપટ હોય છે. પ્રકાશ માઇકલસન ઇન્ટરફેરોમીટરમાં ઝળકે છે-અરીસાઓનું ચોક્કસ રૂપરેખાંકન, જેમાંથી એક મોટર દ્વારા ખસેડવામાં આવે છે. જેમ જેમ આ અરીસો આગળ વધે છે તેમ, બીમમાં પ્રકાશની દરેક તરંગલંબાઇ સમયાંતરે અવરોધિત થાય છે, પ્રસારિત થાય છે, અવરોધિત થાય છે, પ્રસારિત થાય છે, ઇન્ટરફેરોમીટર દ્વારા, તરંગ દખલને કારણે. જુદી જુદી તરંગલંબાઇને જુદા જુદા દરે મોડ્યુલેટ કરવામાં આવે છે, જેથી દરેક ક્ષણે અથવા અરીસાની સ્થિતિમાં ઇન્ટરફેરોમીટરમાંથી બહાર આવતા બીમનું સ્પેક્ટ્રમ અલગ હોય. ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમ, કાચા ડેટાને (દરેક અરીસાની સ્થિતિ માટે પ્રકાશ શોષણ) ઇચ્છિત પરિણામ (દરેક તરંગલંબાઇ માટે પ્રકાશ શોષણ) માં ફેરવવા માટે કમ્પ્યુટર પ્રક્રિયા જરૂરી છે. જરૂરી પ્રક્રિયા એક સામાન્ય અલ્ગોરિધમ હોવાનું બહાર આવ્યું છે જેને ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ કહેવાય છે. ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ એક ડોમેન (આ કિસ્સામાં સે. મી. માં અરીસાનું વિસ્થાપન) ને તેના વ્યસ્ત ડોમેન (સે. મી.-1 માં તરંગો) માં રૂપાંતરિત કરે છે. કાચા ડેટાને "ઇન્ટરફેરોગ્રામ" કહેવામાં આવે છે. ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રમ રેકોર્ડ કરવા માટે સક્ષમ પ્રથમ ઓછા ખર્ચે સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર 1957 માં ઉત્પાદિત પર્કિન-એલ્મર ઇન્ફ્રાકોર્ડ હતું. આ સાધન 2.5 માઈક્રોનથી 15 માઈક્રોન સુધીની તરંગલંબાઇની શ્રેણીને આવરી લે છે (તરંગસંખ્યાની શ્રેણી 4,000 સે. મી. −1 થી 660 સે. મી. −1). મૂળભૂત પરમાણુ કંપનને કારણે સૌથી વધુ જાણીતી કંપન આવર્તનને આવરી લેવા માટે નીચલી તરંગલંબાઇની મર્યાદા પસંદ કરવામાં આવી હતી. ઉપલી મર્યાદા એ હકીકત દ્વારા લાદવામાં આવી હતી કે વિખેરાઈ રહેલું તત્વ રોક-સોલ્ટ (સોડિયમ ક્લોરાઇડ) ના એક જ સ્ફટિકમાંથી બનેલું પ્રિઝમ હતું, જે લગભગ 15 માઇક્રોનથી વધુ તરંગલંબાઇ પર અપારદર્શક બની જાય છે; આ વર્ણપટ પ્રદેશ રોક-સોલ્ટ પ્રદેશ તરીકે જાણીતો બન્યો. પછીના સાધનોએ પોટેશિયમ બ્રોમાઇડ પ્રિઝમનો ઉપયોગ 25 માઇક્રોન (400 સે. મી.-1) અને સીઝિયમ આયોડાઇડ 50 માઇક્રોન (200 સે. મી.-1) સુધી વિસ્તારવા માટે કર્યો હતો. 50 માઇક્રોન (200 સે. મી.-1) થી આગળનો પ્રદેશ દૂરના ઇન્ફ્રારેડ પ્રદેશ તરીકે જાણીતો બન્યો; ખૂબ જ લાંબી તરંગલંબાઇ પર તે માઇક્રોવેવ પ્રદેશમાં ભળી જાય છે. દૂરના ઇન્ફ્રારેડમાં માપન માટે પ્રિઝમ્સને વિખેરતા તત્વો તરીકે બદલવા માટે સચોટ રીતે સંચાલિત વિવર્તન ગ્રેટિંગ્સના વિકાસની જરૂર હતી, કારણ કે આ પ્રદેશમાં મીઠાના સ્ફટિકો અપારદર્શક હોય છે. કિરણોત્સર્ગની ઓછી ઊર્જાને કારણે બોલોમીટર કરતાં વધુ સંવેદનશીલ ડિટેક્ટર્સની જરૂર હતી. તેમાંથી એક ગોલે ડિટેક્ટર હતું. એક વધારાનો મુદ્દો એ છે કે વાતાવરણની પાણીની વરાળને બાકાત રાખવાની જરૂર છે કારણ કે આ પ્રદેશમાં પાણીની વરાળ તીવ્ર શુદ્ધ પરિભ્રમણ વર્ણપટ ધરાવે છે. ફાર-ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટર બોજારૂપ, ધીમા અને ખર્ચાળ હતા. માઇકલસન ઇન્ટરફેરોમીટરના ફાયદાઓ જાણીતા હતા, પરંતુ વ્યાપારી સાધનનું નિર્માણ કરી શકાય તે પહેલાં નોંધપાત્ર તકનીકી મુશ્કેલીઓને દૂર કરવી પડી હતી. જરૂરી ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ કરવા માટે ઇલેક્ટ્રોનિક કમ્પ્યુટરની પણ જરૂર હતી, અને આ પી. ડી. પી.-8 જેવા લઘુ કમ્પ્યુટરના આગમન સાથે જ વ્યવહારુ બન્યું, જે 1965માં ઉપલબ્ધ થયું હતું. ડિજિલેબે 1969માં વિશ્વનું પ્રથમ વ્યાવસાયિક એફ. ટી. આઈ. આર. સ્પેક્ટ્રોમીટર (મોડલ એફ. ટી. એસ.-14) ની પહેલ કરી હતી (ડિજિલેબ એફ. ટી. આઈ. આર. હવે વેરિયન પાસેથી સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી વ્યવસાય હસ્તગત કર્યા પછી એજિલેન્ટ ટેકનોલોજીની મોલેક્યુલર પ્રોડક્ટ લાઇનનો એક ભાગ છે). મિશેલસન ઇન્ટરફેરોમીટર એફ. ટી. આઈ. આર. માટે અનુકૂળ માઇકલસન ઇન્ટરફેરોમીટરમાં, પોલિક્રોમેટિક ઇન્ફ્રારેડ સ્રોતમાંથી પ્રકાશ, જે લગભગ બ્લેક-બોડી રેડિયેટર હોય છે, તેને સાંકળવામાં આવે છે અને બીમ સ્પ્લિટર તરફ નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે. આદર્શ રીતે 50 ટકા પ્રકાશ નિશ્ચિત અરીસા તરફ રીફ્રેક્ટ થાય છે અને 50 ટકા ગતિશીલ અરીસા તરફ પ્રસારિત થાય છે. પ્રકાશ બે અરીસાઓમાંથી બીમ સ્પ્લિટર પર પ્રતિબિંબિત થાય છે અને મૂળ પ્રકાશનો અમુક ભાગ નમૂનાના ડબ્બામાં પસાર થાય છે. ત્યાં, પ્રકાશ નમૂના પર કેન્દ્રિત છે. નમૂનાના ડબ્બામાંથી બહાર નીકળ્યા પછી પ્રકાશ ડિટેક્ટર પર ફરીથી કેન્દ્રિત થાય છે. બે હાથ અને ઇન્ટરફેરોમીટર વચ્ચેની ઓપ્ટિકલ પાથ લંબાઈમાં તફાવતને રિટાર્ડેશન અથવા ઓપ્ટિકલ પાથ તફાવત (ઓ. પી. ડી.) તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ઇન્ટરફેરોગ્રામ મંદતાને બદલીને અને મંદતાના વિવિધ મૂલ્યો માટે ડિટેક્ટરમાંથી સંકેતને રેકોર્ડ કરીને મેળવવામાં આવે છે. જ્યારે કોઈ નમૂનો હાજર ન હોય ત્યારે ઇન્ટરફેરોગ્રામનું સ્વરૂપ સ્રોતની તીવ્રતાની વિવિધતા અને તરંગલંબાઇ સાથે સ્પ્લિટર કાર્યક્ષમતા જેવા પરિબળો પર આધાર રાખે છે. આ શૂન્ય મંદતા પર મહત્તમ પરિણમે છે, જ્યારે તમામ તરંગલંબાઇ પર રચનાત્મક દખલ હોય છે, ત્યારબાદ "વિગલ્સ" ની શ્રેણી આવે છે. શૂન્ય મંદતાની સ્થિતિ ઇન્ટરફેરોગ્રામમાં મહત્તમ તીવ્રતાના બિંદુને શોધીને ચોક્કસપણે નક્કી કરવામાં આવે છે. જ્યારે નમૂના હાજર હોય ત્યારે બેકગ્રાઉન્ડ ઇન્ટરફેરોગ્રામ નમૂનામાં શોષણ બેન્ડની હાજરી દ્વારા મોડ્યુલેટ થાય છે. વાણિજ્યિક સ્પેક્ટ્રોમીટર માર્ગ તફાવત પેદા કરવા માટે વિવિધ સ્કેનીંગ પદ્ધતિઓ સાથે માઇકલસન ઇન્ટરફેરોમીટરનો ઉપયોગ કરે છે. આ તમામ વ્યવસ્થાઓમાં સામાન્ય બાબત એ છે કે સિસ્ટમ સ્કેન કરે છે તે જ રીતે બે બીમ ફરીથી જોડાય છે તેની ખાતરી કરવાની જરૂર છે. સૌથી સરળ પ્રણાલીઓમાં સમતલ અરીસો હોય છે જે એક બીમના માર્ગને બદલવા માટે રેખીય રીતે આગળ વધે છે. આ વ્યવસ્થામાં ફરતા અરીસાને નમવું કે હલાવવું ન જોઈએ કારણ કે આ અસર કરશે કે બીમ કેવી રીતે ઓવરલેપ થાય છે કારણ કે તેઓ ફરીથી જોડાય છે. કેટલીક પ્રણાલીઓમાં વળતર આપવાની પદ્ધતિનો સમાવેશ થાય છે જે સંરેખણ જાળવવા માટે આપમેળે એક અરીસાની દિશાને વ્યવસ્થિત કરે છે. જે વ્યવસ્થાઓ આ સમસ્યાને ટાળે છે તેમાં પ્લેન મિરર્સને બદલે ક્યુબ કોર્નર રિફ્લેક્ટરનો ઉપયોગ કરવાનો સમાવેશ થાય છે કારણ કે તેમાં કોઈ પણ ઇન્સિડેન્ટ બીમને સમાંતર દિશામાં પરત કરવાનો ગુણધર્મ હોય છે. રોટરી હિલચાલ દ્વારા પાથ તફાવત પેદા થાય છે તે સિસ્ટમો ખૂબ જ સફળ સાબિત થઈ છે. એક સામાન્ય પ્રણાલીમાં એક બીમમાં સમાંતર અરીસાઓની જોડીનો સમાવેશ થાય છે જેને પરત ફરતા બીમને વિસ્થાપિત કર્યા વિના પાથને બદલવા માટે ફેરવી શકાય છે. બીજું બેવડું લોલક ડિઝાઇન છે જ્યાં ઇન્ટરફેરોમીટરના એક હાથમાંનો માર્ગ વધે છે કારણ કે બીજામાંનો માર્ગ ઘટે છે. એક તદ્દન અલગ અભિગમમાં કે. બી. આર. જેવી આઈ. આર.-પારદર્શક સામગ્રીના ફાચરને એક બીમમાં ખસેડવાનો સમાવેશ થાય છે. બીમમાં KBr ની જાડાઈ વધારવાથી ઓપ્ટિકલ પાથ વધે છે કારણ કે રીફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સ હવા કરતા વધારે હોય છે. આ અભિગમની એક મર્યાદા એ છે કે તરંગલંબાઇની શ્રેણી પર રીફ્રેક્ટિવ ઇન્ડેક્સની વિવિધતા તરંગલંબાઇ કેલિબ્રેશનની ચોકસાઈને મર્યાદિત કરે છે. ઇન્ટરફેરોગ્રામને માપવું અને પ્રક્રિયા કરવી ઇન્ટરફેરોગ્રામને શૂન્ય માર્ગના તફાવતથી મહત્તમ લંબાઈ સુધી માપવું પડે છે જે જરૂરી રિઝોલ્યુશન પર આધાર રાખે છે. વ્યવહારમાં સ્કેન શૂન્યની બંને બાજુએ હોઈ શકે છે જેના પરિણામે બે બાજુનો ઇન્ટરફેરોગ્રામ બને છે. યાંત્રિક ડિઝાઇનની મર્યાદાઓનો અર્થ એ હોઈ શકે કે ઉચ્ચતમ રીઝોલ્યુશન માટે સ્કેન માત્ર શૂન્યની એક બાજુએ મહત્તમ ઓ. પી. ડી. સુધી ચાલે છે. ઇન્ટરફેરોગ્રામને ફોરિયર પરિવર્તન દ્વારા વર્ણપટમાં રૂપાંતરિત કરવામાં આવે છે. આ માટે તેને બે બીમ વચ્ચેના પાથ તફાવતની સમાન અંતરાલે મૂલ્યોની શ્રેણી તરીકે ડિજિટલ સ્વરૂપમાં સંગ્રહિત કરવાની જરૂર છે. માર્ગના તફાવતને માપવા માટે લેસર બીમ ઇન્ટરફેરોમીટર દ્વારા મોકલવામાં આવે છે, જે સાઇનસોઇડલ સંકેત ઉત્પન્ન કરે છે જ્યાં ક્રમિક મહત્તમ વચ્ચેનું વિભાજન લેસરની તરંગલંબાઇ જેટલું હોય છે (સામાન્ય રીતે 633 એનએમ હેની લેસરનો ઉપયોગ થાય છે). જ્યારે પણ લેસર સિગ્નલ શૂન્યમાંથી પસાર થાય છે ત્યારે આઈઆર સિગ્નલને માપવા માટે આ એનાલોગ-ટુ-ડિજિટલ કન્વર્ટરને ટ્રિગર કરી શકે છે. વૈકલ્પિક રીતે, લેસર અને IR સંકેતોને ઇન્ટરપોલેશન દ્વારા નક્કી કરવામાં આવતા લેસર સિગ્નલ ઝીરો ક્રોસિંગને અનુરૂપ બિંદુઓ પર IR સિગ્નલ સાથે નાના અંતરાલો પર સુમેળમાં માપી શકાય છે. આ અભિગમ એનાલોગ-થી-ડિજિટલ કન્વર્ટર્સના ઉપયોગને મંજૂરી આપે છે જે ટ્રિગર કરી શકાય તેવા કન્વર્ટર્સ કરતાં વધુ સચોટ અને ચોક્કસ હોય છે, પરિણામે ઓછો અવાજ થાય છે. ફોરિયર પરિવર્તનનું પરિણામ એ અલગ તરંગલંબાઇની શ્રેણી પર સિગ્નલનું સ્પેક્ટ્રમ છે. ગણતરીમાં ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવી તરંગલંબાઇની શ્રેણી ઇન્ટરફેરોગ્રામમાં ડેટા બિંદુઓને અલગ કરીને મર્યાદિત છે. સૌથી ટૂંકી તરંગલંબાઇ કે જેને ઓળખી શકાય છે તે આ ડેટા બિંદુઓ વચ્ચેનું વિભાજન બમણું છે. ઉદાહરણ તરીકે, () પર હેની સંદર્ભ લેસરની તરંગલંબાઇ દીઠ એક બિંદુ સાથે સૌથી ટૂંકી તરંગલંબાઇ () હશે. અલિયાસિંગને કારણે, ટૂંકી તરંગલંબાઇ પરની કોઈપણ ઊર્જાને લાંબી તરંગલંબાઇમાંથી આવતી હોવાનું અર્થઘટન કરવામાં આવશે અને તેથી તેને ઓપ્ટિકલી અથવા ઇલેક્ટ્રોનિકલી ઘટાડવી પડશે. વર્ણપટ રીઝોલ્યુશન, એટલે કે. તરંગલંબાઇ વચ્ચેનું વિભાજન કે જેને અલગ કરી શકાય છે, તે મહત્તમ ઓ. પી. ડી. દ્વારા નક્કી થાય છે. ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મની ગણતરીમાં ઉપયોગમાં લેવાતી તરંગલંબાઇ એવી છે કે તરંગલંબાઇની ચોક્કસ સંખ્યા ઇન્ટરફેરોગ્રામની લંબાઈમાં શૂન્યથી મહત્તમ ઓ. પી. ડી. સુધી બંધબેસે છે કારણ કે આ તેમના યોગદાનને ઓર્થોગોનલ બનાવે છે. આ સમાન આવર્તન અંતરાલો દ્વારા અલગ કરાયેલા બિંદુઓ સાથે સ્પેક્ટ્રમમાં પરિણમે છે. મહત્તમ પાથ તફાવત માટે સંલગ્ન તરંગલંબાઇ અને ઇન્ટરફેરોગ્રામમાં અનુક્રમે અને ચક્ર હશે. અનુરૂપ આવૃત્તિઓ ν1 અને ν2: {| d = nλ1 | | અને d = (n + 1) λ2 |-| λ1 = d/n | અને λ2 = d/(n + 1) |-| ν1 = 1/λ1 | અને ν2 = 1/λ2 |-| ν1 = n/d | અને ν2 = (n + 1)/d |-|colspan = 2 | ν2 − ν1 = 1/d | છે. ઉદાહરણ તરીકે, 2 સે. મી. ની મહત્તમ ઓ. પી. ડી. અલગ થવામાં પરિણમે છે. આ એ અર્થમાં વર્ણપટ રીઝોલ્યુશન છે કે એક બિંદુ પરનું મૂલ્ય નજીકના બિંદુઓ પરના મૂલ્યોથી સ્વતંત્ર છે. મોટાભાગના સાધનો વિવિધ ઓ. પી. ડી. પસંદ કરીને વિવિધ ઠરાવો પર સંચાલિત કરી શકાય છે. નિયમિત વિશ્લેષણ માટેના સાધનોમાં સામાન્ય રીતે આસપાસનું શ્રેષ્ઠ રિઝોલ્યુશન હોય છે, જ્યારે સ્પેક્ટ્રોમીટર 10 મીટરની મહત્તમ ઓ. પી. ડી. ને અનુરૂપ જેટલા ઊંચા રિઝોલ્યુશન સાથે બનાવવામાં આવ્યા છે. ઇન્ટરફેરોગ્રામમાં શૂન્ય પાથ તફાવતને અનુરૂપ બિંદુને ઓળખવું પડે છે, સામાન્ય રીતે એમ ધારીને કે જ્યાં મહત્તમ સંકેત આવે છે. આ કહેવાતા સેન્ટરબર્સ્ટ વાસ્તવિક દુનિયાના સ્પેક્ટ્રોમીટરમાં હંમેશા સમપ્રમાણતાવાળા હોતા નથી તેથી તબક્કા સુધારણાની ગણતરી કરવી પડી શકે છે. જેમ જેમ માર્ગનો તફાવત વધે છે તેમ તેમ ઇન્ટરફેરોગ્રામ સંકેત ક્ષીણ થાય છે, ક્ષયનો દર વર્ણપટમાં લાક્ષણિકતાઓની પહોળાઈ સાથે વિપરિત રીતે સંબંધિત છે. જો ઓ. પી. ડી. એટલી મોટી ન હોય કે ઇન્ટરફેરોગ્રામ સિગ્નલને નજીવા સ્તરે ક્ષીણ થવા દે, તો પરિણામી સ્પેક્ટ્રમમાં સુવિધાઓ સાથે સંકળાયેલા અનિચ્છનીય ઓસિલેશન અથવા સાઇડલોબ્સ હશે. આ સાઇડલોબ્સને ઘટાડવા માટે ઇન્ટરફેરોગ્રામને સામાન્ય રીતે મહત્તમ ઓ. પી. ડી. પર શૂન્ય સુધી પહોંચતા કાર્ય દ્વારા ગુણાકાર કરવામાં આવે છે. આ કહેવાતા એપોડાઇઝેશન કોઈપણ સાઇડલોબ્સના કંપનવિસ્તારને ઘટાડે છે અને રિઝોલ્યુશનમાં થોડો ઘટાડો કરીને અવાજનું સ્તર પણ ઘટાડે છે. ઝડપી ગણતરી માટે ઇન્ટરફેરોગ્રામમાં બિંદુઓની સંખ્યા બે ની ઘાત બરાબર હોવી જોઈએ. આ હાંસલ કરવા માટે માપેલા ઇન્ટરફેરોગ્રામમાં શૂન્યની સ્ટ્રિંગ ઉમેરી શકાય છે. અંતિમ વર્ણપટના દેખાવમાં સુધારો કરવા માટે શૂન્ય ભરણ નામની પ્રક્રિયામાં વધુ શૂન્ય ઉમેરી શકાય છે, જો કે રિઝોલ્યુશનમાં કોઈ સુધારો થયો નથી. વૈકલ્પિક રીતે, ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ પછી ઇન્ટરપોલેશન સમાન પરિણામ આપે છે. ફાયદા સ્કેનીંગ (ડિસ્પર્સિવ) સ્પેક્ટ્રોમીટરની સરખામણીમાં એફ. ટી. સ્પેક્ટ્રોમીટર માટે ત્રણ મુખ્ય ફાયદા છે. મલ્ટિપ્લેક્સ અથવા ફેલગેટનો ફાયદો. આ એ હકીકત પરથી ઉદ્ભવે છે કે તમામ તરંગલંબાઇમાંથી માહિતી એક સાથે એકત્રિત કરવામાં આવે છે. તે નિશ્ચિત ડિટેક્ટર અવાજ યોગદાન દ્વારા મર્યાદિત અવલોકનો માટે આપેલ સ્કેન-સમય માટે ઉચ્ચ સંકેત-થી-અવાજ ગુણોત્તરમાં પરિણમે છે (સામાન્ય રીતે થર્મલ ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રલ પ્રદેશમાં જ્યાં ફોટોડિટેક્ટર પેઢી-સંયોજન અવાજ દ્વારા મર્યાદિત હોય છે). m રીઝોલ્યુશન તત્વો સાથે સ્પેક્ટ્રમ માટે, આ વધારો m ના વર્ગમૂળની બરાબર છે. વૈકલ્પિક રીતે, તે આપેલ રિઝોલ્યુશન માટે ટૂંકા સ્કેન-સમયની મંજૂરી આપે છે. વ્યવહારમાં બહુવિધ સ્કેન ઘણીવાર સરેરાશ હોય છે, જે સ્કેનની સંખ્યાના વર્ગમૂળ દ્વારા સંકેત-થી-અવાજ ગુણોત્તરમાં વધારો કરે છે. થ્રુપુટ અથવા જેક્વિનોટનો ફાયદો. આનું પરિણામ એ હકીકત પરથી આવે છે કે વિખેરાયેલા સાધનમાં, મોનોક્રોમેટરમાં પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના સ્લિટ્સ હોય છે જે તેમાંથી પસાર થતા પ્રકાશની માત્રાને પ્રતિબંધિત કરે છે. ઇન્ટરફેરોમીટર થ્રુપુટ માત્ર સ્રોતમાંથી આવતા કોલિમેટેડ બીમના વ્યાસ દ્વારા નક્કી થાય છે. જો કે કોઈ સ્લિટ્સની જરૂર નથી, એફ. ટી. આઈ. આર. સ્પેક્ટ્રોમીટરને ઇન્ટરફેરોમીટરમાં કોલિમેટેડ બીમના કન્વર્જન્સને પ્રતિબંધિત કરવા માટે છિદ્રની જરૂર પડે છે. આનું કારણ એ છે કે અભિસારી કિરણો વિવિધ આવર્તન પર મોડ્યુલેટ થાય છે કારણ કે પાથ તફાવત વૈવિધ્યસભર છે. આવા છિદ્રને જેક્વિનોટ સ્ટોપ કહેવામાં આવે છે. આપેલ રીઝોલ્યુશન અને તરંગલંબાઇ માટે આ ગોળાકાર છિદ્ર સ્લિટ કરતાં વધુ પ્રકાશને મંજૂરી આપે છે, પરિણામે ઉચ્ચ સંકેત-થી-અવાજ ગુણોત્તર થાય છે. તરંગલંબાઇની ચોકસાઈ અથવા કોનેસનો ફાયદો. તરંગલંબાઇ સ્કેલ જાણીતા તરંગલંબાઇના લેસર બીમ દ્વારા માપાંકિત કરવામાં આવે છે જે ઇન્ટરફેરોમીટરમાંથી પસાર થાય છે. આ વિખેરાયેલા સાધનોની તુલનામાં વધુ સ્થિર અને સચોટ છે જ્યાં સ્કેલ વિવર્તન ગ્રેટિંગ્સની યાંત્રિક હિલચાલ પર આધાર રાખે છે. વ્યવહારમાં, ચોકસાઈ ઇન્ટરફેરોમીટરમાં બીમના વિચલન દ્વારા મર્યાદિત હોય છે જે રિઝોલ્યુશન પર આધાર રાખે છે. બીજો નાનો ફાયદો છૂટાછવાયા પ્રકાશ પ્રત્યે ઓછી સંવેદનશીલતા છે, જે સ્પેક્ટ્રમમાં બીજી તરંગલંબાઇ પર દેખાતી એક તરંગલંબાઇનું કિરણોત્સર્ગ છે. વિખેરાયેલા સાધનોમાં, આ વિવર્તન ગ્રેટિંગ્સ અને આકસ્મિક પ્રતિબિંબોમાં અપૂર્ણતાનું પરિણામ છે. એફટી સાધનોમાં કોઈ સીધી સમકક્ષ નથી કારણ કે સ્પષ્ટ તરંગલંબાઇ ઇન્ટરફેરોમીટરમાં મોડ્યુલેશન આવર્તન દ્વારા નક્કી થાય છે. રિઝોલ્યુશન ઇન્ટરફેરોગ્રામ લંબાઈના પરિમાણમાં આવે છે. ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ (FT) પરિમાણને ઊંધું કરે છે, તેથી ઇન્ટરફેરોગ્રામનું FT પારસ્પરિક લંબાઈ પરિમાણ ([L−1]) માં આવે છે, જે તરંગસંખ્યાનું પરિમાણ છે. સે. મી.-1 માં સ્પેક્ટ્રલ રિઝોલ્યુશન એ સે. મી. માં મહત્તમ મંદતાના પારસ્પરિક સમાન છે. આમ 4 સે. મી.-1 રિઝોલ્યુશન પ્રાપ્ત થશે જો મહત્તમ મંદતા 0.25 સે. મી. હોય; આ સસ્તા એફ. ટી. આઈ. આર. સાધનોની લાક્ષણિકતા છે. મહત્તમ મંદતા વધારીને ઘણું ઊંચું રિઝોલ્યુશન મેળવી શકાય છે. આ સરળ નથી, કારણ કે ફરતા અરીસાએ લગભગ સંપૂર્ણ સીધી રેખામાં મુસાફરી કરવી આવશ્યક છે. સપાટ અરીસાઓની જગ્યાએ ખૂણાના સમઘનના અરીસાઓનો ઉપયોગ મદદરૂપ છે, કારણ કે ખૂણાના સમઘનના અરીસામાંથી બહાર નીકળતું કિરણો આવતા કિરણોની સમાંતર હોય છે, પછી ભલેને અરીસાની દિશા પ્રકાશ કિરણોત્સર્ગની અક્ષને લંબરૂપ હોય. 1966માં જેનાઇન કોનેસે શુક્રના CO2ના કંપન-પરિભ્રમણ વર્ણપટને 0.1 સે. મી. −1 રિઝોલ્યુશન પર રેકોર્ડ કરીને શુક્રના વાતાવરણનું તાપમાન માપ્યું હતું. માઇકલસને પોતે પોતાના ઇન્ટરફેરોમીટરનો ઉપયોગ કરીને હાઇડ્રોજન પરમાણુના વર્ણપટમાં હાઇડ્રોજન Hα ઉત્સર્જન પટ્ટીને તેના બે ઘટકોમાં ઉકેલવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. p25 0.001 cm−1 રીઝોલ્યુશન સાથેનું સ્પેક્ટ્રોમીટર હવે વ્યાપારી રીતે ઉપલબ્ધ છે. ઉચ્ચ-રીઝોલ્યુશન એફ. ટી. આઈ. આર. માટે થ્રુપુટ લાભ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે સમાન રીઝોલ્યુશનવાળા વિખેરાયેલા સાધનમાં મોનોક્રોમેટરમાં ખૂબ જ સાંકડી પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાના સ્લિટ્સ હશે. પ્રેરણા એફ. ટી. આઈ. આર. એ ઇન્ફ્રારેડ શોષણ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટ માપવાની એક પદ્ધતિ છે. લોકો ઇન્ફ્રારેડ શોષણ અને ઉત્સર્જન વર્ણપટને શા માટે માપે છે તેની ચર્ચા માટે, એટલે કે. શા માટે અને કેવી રીતે પદાર્થો ઇન્ફ્રારેડ પ્રકાશને શોષી લે છે અને બહાર કાઢે છે, તે લેખ જુઓઃ ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી. ઘટકો IR સ્ત્રોતો FTIR સ્પેક્ટ્રોમીટરનો ઉપયોગ મોટે ભાગે મધ્ય અને નજીકના IR પ્રદેશોમાં માપન માટે થાય છે. મધ્ય-IR પ્રદેશ માટે, 2−25 માઇક્રોન (5,000-400 cm−1), સૌથી સામાન્ય સ્રોત સિલિકોન કાર્બાઇડ (SiC) તત્વ છે જે લગભગ (ગ્લોબર) સુધી ગરમ થાય છે. આઉટપુટ બ્લેકબોડી જેવું જ છે. નજીકના IR ની ટૂંકી તરંગલંબાઇ, 1 − 2.5 માઇક્રોન (10,000-4,000 સે. મી. −1), માટે ઊંચા તાપમાન સ્ત્રોતની જરૂર પડે છે, ખાસ કરીને ટંગસ્ટન-હેલોજન લેમ્પ. ક્વાર્ટઝ પરબિડીયુંના શોષણ દ્વારા આની લાંબી તરંગલંબાઇનું ઉત્પાદન લગભગ 5 માઇક્રોન (2,000 સે. મી.-1) સુધી મર્યાદિત છે. ફાર-આઇઆર માટે, ખાસ કરીને 50 માઇક્રોન (200 સે. મી. −1) થી વધુ તરંગલંબાઇ પર પારાનો સ્રાવ લેમ્પ થર્મલ સ્રોત કરતાં વધુ ઉત્પાદન આપે છે. ડિટેક્ટર્સ ફાર-આઇઆર સ્પેક્ટ્રોમીટર સામાન્ય રીતે પાયરોઇલેક્ટ્રિક ડિટેક્ટર્સનો ઉપયોગ કરે છે જે તાપમાનમાં થતા ફેરફારોને પ્રતિસાદ આપે છે કારણ કે તેમના પર પડતા આઇઆર રેડિયેશનની તીવ્રતા બદલાય છે. આ ડિટેક્ટર્સમાં સંવેદનશીલ ઘટકો ક્યાં તો ડ્યુટેરેટેડ ટ્રાઇગ્લાયસીન સલ્ફેટ (DTGS) અથવા લિથિયમ ટેન્ટલેટ (LiTaO3) છે. આ ડિટેક્ટર્સ આજુબાજુના તાપમાને કામ કરે છે અને મોટાભાગના નિયમિત કાર્યક્રમો માટે પૂરતી સંવેદનશીલતા પ્રદાન કરે છે. શ્રેષ્ઠ સંવેદનશીલતા હાંસલ કરવા માટે સ્કેન માટેનો સમય સામાન્ય રીતે થોડી સેકંડનો હોય છે. ઉચ્ચ સંવેદનશીલતા અથવા ઝડપી પ્રતિક્રિયાની જરૂર હોય તેવી પરિસ્થિતિઓ માટે કૂલ્ડ ફોટોઇલેક્ટ્રિક ડિટેક્ટર્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. લિક્વિડ નાઇટ્રોજન કૂલ્ડ મર્ક્યુરી કેડમિયમ ટેલુરાઇડ (એમ. સી. ટી.) ડિટેક્ટર્સ મધ્ય આઇ. આર. માં સૌથી વધુ ઉપયોગમાં લેવાય છે. આ ડિટેક્ટર્સ સાથે ઇન્ટરફેરોગ્રામને 10 મિલિસેકન્ડ્સ જેટલા ઓછા સમયમાં માપી શકાય છે. અનકૂલ્ડ ઇન્ડિયમ ગેલિયમ આર્સેનાઇડ ફોટોડાયોડ્સ અથવા ડી. ટી. જી. એસ. એ નજીકના આઇ. આર. પ્રણાલીઓમાં સામાન્ય પસંદગીઓ છે. ખૂબ જ સંવેદનશીલ પ્રવાહી-હિલીયમ-કૂલ્ડ સિલિકોન અથવા જર્મેનિયમ બોલોમીટરનો ઉપયોગ ફાર-આઇઆરમાં થાય છે જ્યાં સ્રોત અને બીમસ્પ્લિટર્સ બંને બિનકાર્યક્ષમ હોય છે. બીમ સ્પ્લિટર એક આદર્શ બીમ-સ્પ્લિટર ઘટના કિરણોત્સર્ગના 50 ટકા પ્રસારિત કરે છે અને પ્રતિબિંબિત કરે છે. જો કે, કોઈપણ સામગ્રીમાં ઓપ્ટિકલ ટ્રાન્સમિટન્સની મર્યાદિત શ્રેણી હોવાથી, વિશાળ વર્ણપટ શ્રેણીને આવરી લેવા માટે કેટલાક બીમ-સ્પ્લિટર્સનો એકબીજાના બદલે ઉપયોગ કરી શકાય છે. મધ્ય-IR પ્રદેશ માટે બીમસ્પ્લિટર સામાન્ય રીતે જર્મેનિયમ-આધારિત કોટિંગ સાથે KBr થી બનેલું હોય છે જે તેને અર્ધ-પ્રતિબિંબીત બનાવે છે. કે. બી. આર. 25 માઇક્રોન (400 સે. મી.-1) થી વધુ તરંગલંબાઇ પર મજબૂત રીતે શોષી લે છે તેથી સી. એસ. આઈ. અથવા કે. આર. એસ.-5 નો ઉપયોગ કેટલીકવાર શ્રેણીને લગભગ 50 માઇક્રોન (200 સે. મી.-1) સુધી વધારવા માટે થાય છે. ZnSe એ એક વિકલ્પ છે જ્યાં ભેજની વરાળ એક સમસ્યા હોઈ શકે છે પરંતુ તે લગભગ 20 માઇક્રોન (500 સે. મી. −1) સુધી મર્યાદિત છે. સી. એ. એફ. 2 એ નજીકના આઇ. આર. માટે સામાન્ય સામગ્રી છે, જે કે. બી. આર. કરતા ભેજ પ્રત્યે સખત અને ઓછી સંવેદનશીલ હોય છે, પરંતુ તેનો ઉપયોગ લગભગ 8 માઇક્રોન (1,200 સે. મી.-1) થી વધુ કરી શકાતો નથી. એક સરળ મિશેલસન ઇન્ટરફેરોમીટરમાં એક બીમ બીમસ્પ્લિટરમાંથી બે વાર પસાર થાય છે પરંતુ બીજો માત્ર એક જ વાર પસાર થાય છે. આને સુધારવા માટે સમાન જાડાઈની વધારાની કોમ્પેન્સેટર પ્લેટ સામેલ કરવામાં આવે છે. ફાર-આઇઆર બીમસ્પ્લિટર્સ મોટે ભાગે પોલિમર ફિલ્મો પર આધારિત હોય છે અને મર્યાદિત તરંગલંબાઇની શ્રેણીને આવરી લે છે. એટેન્યુએટેડ ટોટલ રિફ્લેક્ટન્સ (એ. ટી. આર.) એ એફ. ટી. આઈ. આર. સ્પેક્ટ્રોફોટોમીટરની એક સહાયક સામગ્રી છે જે ઘન અથવા પાતળા ફિલ્મ નમૂનાઓના સપાટીના ગુણધર્મોને તેમના જથ્થાબંધ ગુણધર્મોને બદલે માપે છે. સામાન્ય રીતે, એટીઆરમાં નમૂનાની સ્થિતિના આધારે લગભગ 1 અથવા 2 માઇક્રોમીટરની પ્રવેશ ઊંડાઈ હોય છે. ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ વ્યવહારમાં ઇન્ટરફેરોગ્રામમાં મંદતાના સ્વતંત્ર મૂલ્યો માટે માપવામાં આવતી તીવ્રતાના સમૂહનો સમાવેશ થાય છે. ક્રમિક મંદતા મૂલ્યો વચ્ચેનો તફાવત સ્થિર છે. આમ, એક અલગ ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મની જરૂર છે. ફાસ્ટ ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ (એફ. એફ. ટી.) અલ્ગોરિધમનો ઉપયોગ થાય છે. સ્પેક્ટ્રલ રેન્જ ફાર-ઇન્ફ્રારેડ પ્રથમ એફ. ટી. આઈ. આર. સ્પેક્ટ્રોમીટર ફાર-ઇન્ફ્રારેડ રેન્જ માટે વિકસાવવામાં આવ્યા હતા. આનું કારણ સારા ઓપ્ટિકલ પ્રદર્શન માટે જરૂરી યાંત્રિક સહિષ્ણુતા સાથે સંબંધિત છે, જે ઉપયોગમાં લેવાતા પ્રકાશની તરંગલંબાઇ સાથે સંબંધિત છે. દૂરના ઇન્ફ્રારેડની પ્રમાણમાં લાંબી તરંગલંબાઇ માટે, ~ 10 માઇક્રોનની સહનશીલતા પૂરતી હોય છે, જ્યારે ખડક-મીઠાના પ્રદેશ માટે સહનશીલતા 1 માઇક્રોનથી વધુ સારી હોવી જોઈએ. એક લાક્ષણિક સાધન ક્યુબ ઇન્ટરફેરોમીટર હતું જે એન. પી. એલ. ખાતે વિકસાવવામાં આવ્યું હતું અને ગ્રબ પાર્સન્સ દ્વારા તેનું માર્કેટિંગ કરવામાં આવ્યું હતું. તે ફરતા અરીસાને ચલાવવા માટે સ્ટેપર મોટરનો ઉપયોગ કરે છે, દરેક પગલું પૂર્ણ થયા પછી ડિટેક્ટર પ્રતિસાદ રેકોર્ડ કરે છે. મિડ-ઇન્ફ્રારેડ સસ્તા માઇક્રોકમ્પ્યુટર્સના આગમન સાથે સ્પેક્ટ્રોમીટરને નિયંત્રિત કરવા, ડેટા એકત્રિત કરવા, ફોરિયર ટ્રાન્સફોર્મ કરવા અને સ્પેક્ટ્રમ રજૂ કરવા માટે સમર્પિત કમ્પ્યુટર હોવું શક્ય બન્યું. આનાથી રોક-સોલ્ટ પ્રદેશ માટે એફ. ટી. આઈ. આર. સ્પેક્ટ્રોમીટરના વિકાસ માટે પ્રોત્સાહન મળ્યું. અલ્ટ્રા-હાઈ પ્રિસિઝન ઓપ્ટિકલ અને મિકેનિકલ ઘટકોના ઉત્પાદનની સમસ્યાઓનું સમાધાન કરવું પડ્યું હતું. સાધનોની વિશાળ શ્રેણી હવે વ્યાપારી રીતે ઉપલબ્ધ છે. જો કે સાધનની રચના વધુ વ્યવહારદક્ષ બની ગઈ છે, તેમ છતાં મૂળભૂત સિદ્ધાંતો સમાન છે. આજકાલ, ઇન્ટરફેરોમીટરનો ફરતો અરીસો સતત વેગથી આગળ વધે છે, અને હીલિયમ-નિયોન લેસર દ્વારા પ્રકાશિત ગૌણ ઇન્ટરફેરોમીટરની કિનારીઓમાં શૂન્ય-ક્રોસિંગ શોધવાથી ઇન્ટરફેરોગ્રામનું નમૂના લેવાનું શરૂ થાય છે. આધુનિક એફ. ટી. આઈ. આર. પ્રણાલીઓમાં સ્થિર અરીસાનો વેગ સખત રીતે જરૂરી નથી, જ્યાં સુધી લેસરની કિનારીઓ અને મૂળ ઇન્ટરફેરોગ્રામ ઊંચા નમૂના દર સાથે એક સાથે રેકોર્ડ કરવામાં આવે અને પછી સ્થિર ગ્રીડ પર ફરીથી આંતર-ધ્રુવીકરણ કરવામાં આવે, જેમ કે જેમ્સ ડબલ્યુ. બ્રાઉલ્ટ દ્વારા પહેલ કરવામાં આવી હતી. આ પરિણામી ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રમ પર ખૂબ ઊંચી તરંગ સંખ્યાની ચોકસાઈ પ્રદાન કરે છે અને તરંગ સંખ્યાના માપાંકન ભૂલોને ટાળે છે. નજીક-ઇન્ફ્રારેડ નજીક-ઇન્ફ્રારેડ પ્રદેશ ખડક-મીઠાના પ્રદેશ અને દૃશ્યમાન પ્રદેશની શરૂઆત વચ્ચે લગભગ 750 એનએમ પર તરંગલંબાઇની શ્રેણીમાં ફેલાયેલો છે. આ પ્રદેશમાં મૂળભૂત સ્પંદનો જોઇ શકાય છે. તેનો ઉપયોગ મુખ્યત્વે પ્રક્રિયા નિયંત્રણ અને રાસાયણિક ઇમેજિંગ જેવા ઔદ્યોગિક ઉપયોગોમાં થાય છે. એપ્લિકેશન્સ એફ. ટી. આઈ. આર. નો ઉપયોગ તમામ એપ્લિકેશનોમાં થઈ શકે છે જ્યાં ભૂતકાળમાં ડિસ્પર્સિવ સ્પેક્ટ્રોમીટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો (બાહ્ય કડીઓ જુઓ). વધુમાં, સુધારેલી સંવેદનશીલતા અને ગતિએ ઉપયોગના નવા ક્ષેત્રો ખોલ્યા છે. સ્પેક્ટ્રાને એવી પરિસ્થિતિઓમાં માપી શકાય છે જ્યાં ખૂબ જ ઓછી ઊર્જા ડિટેક્ટર સુધી પહોંચે છે અને ભૂસ્તરશાસ્ત્ર, રસાયણશાસ્ત્ર, સામગ્રી, વનસ્પતિશાસ્ત્ર અને જીવવિજ્ઞાન સંશોધન ક્ષેત્રોમાં ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપીનો ઉપયોગ થાય છે. નેનો અને જૈવિક સામગ્રી એફ. ટી. આઈ. આર. નો ઉપયોગ હાઇડ્રોફોબિક પટલ વાતાવરણમાં વિવિધ નેનો સામગ્રીઓ અને પ્રોટીનની તપાસ કરવા માટે પણ થાય છે. અભ્યાસો દર્શાવે છે કે એફ. ટી. આઈ. આર. ની ટ્રાન્સમેમ્બ્રેન પ્રોટીનની કરોડરજ્જુની સાથે આપેલ સ્થળ પર ધ્રુવીયતા સીધી નક્કી કરવાની ક્ષમતા દર્શાવે છે. વિવિધ કાર્બનિક અને અકાર્બનિક નેનો સામગ્રીઓ સાથે સંકળાયેલા બોન્ડ લક્ષણો અને તેમનું માત્રાત્મક વિશ્લેષણ એફ. ટી. આઈ. આર. ની મદદથી કરી શકાય છે. માઇક્રોસ્કોપી અને ઇમેજિંગ ઇન્ફ્રારેડ માઇક્રોસ્કોપ નમૂનાઓનું નિરીક્ષણ કરવાની અને 5 માઇક્રોન જેટલા નાના પ્રદેશોમાંથી સ્પેક્ટ્રાને માપવાની મંજૂરી આપે છે. રેખીય અથવા 2-ડી એરે ડિટેક્ટર્સ સાથે માઇક્રોસ્કોપને જોડીને છબીઓ બનાવી શકાય છે. અવકાશી રીઝોલ્યુશન હજારો પિક્સેલ્સ સાથે 5 માઇક્રોન સુધી પહોંચી શકે છે. છબીઓમાં દરેક પિક્સેલ માટે સ્પેક્ટ્રમ હોય છે અને તેને કોઈપણ તરંગલંબાઇ અથવા તરંગલંબાઇના સંયોજન પર તીવ્રતા દર્શાવતા નકશા તરીકે જોઈ શકાય છે. આ નમૂનાની અંદર વિવિધ રાસાયણિક પ્રજાતિઓનું વિતરણ જોવાની મંજૂરી આપે છે. લાક્ષણિક અભ્યાસોમાં પરંપરાગત હિસ્ટોપેથોલોજીના વિકલ્પ તરીકે પેશી વિભાગોનું વિશ્લેષણ અને ફાર્માસ્યુટિકલ ગોળીઓની એકરૂપતાની તપાસનો સમાવેશ થાય છે. વિવર્તન મર્યાદાની નીચે નેનોસ્કેલ અને સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી એફ. ટી. આઈ. આર. ના અવકાશી રીઝોલ્યુશનને નજીકના ક્ષેત્રના ઓપ્ટિકલ માઇક્રોસ્કોપી પ્લેટફોર્મને સ્કેન કરીને માઇક્રોમીટર સ્કેલની નીચે વધુ સુધારી શકાય છે. અનુરૂપ તકનીકને નેનો-એફ. ટી. આઈ. આર. કહેવામાં આવે છે અને તે અતિ-નાની માત્રામાં (એક વાયરસ અને પ્રોટીન સંકુલ) અને 10 થી 20 એનએમ અવકાશી રીઝોલ્યુશન સાથે સામગ્રી પર બ્રોડબેન્ડ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી કરવા માટે પરવાનગી આપે છે. ક્રોમેટોગ્રાફીમાં ડિટેક્ટર તરીકે એફ. ટી. આઈ. આર. એફ. ટી. આઈ. આર. ની ઝડપ સંયોજનોમાંથી સ્પેક્ટ્રા મેળવવાની મંજૂરી આપે છે કારણ કે તેઓ ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફ દ્વારા અલગ પડે છે. જો કે આ તકનીકનો ઉપયોગ GC-MS (ગેસ ક્રોમેટોગ્રાફી-માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી) ની સરખામણીમાં ઓછો થાય છે જે વધુ સંવેદનશીલ છે. GC-IR પદ્ધતિ ખાસ કરીને આઇસોમર્સને ઓળખવા માટે ઉપયોગી છે, જે તેમના સ્વભાવથી સમાન દળ ધરાવે છે. દ્રાવક હાજર હોવાને કારણે પ્રવાહી ક્રોમેટોગ્રાફી અપૂર્ણાંકો વધુ મુશ્કેલ છે. એક નોંધપાત્ર અપવાદ એ છે કે જેલ પારગમન ક્રોમેટોગ્રાફીનો ઉપયોગ કરીને પોલિઇથિલિનમાં પરમાણુ કદના કાર્ય તરીકે સાંકળ શાખાને માપવાનું છે, જે ક્લોરિનેટેડ દ્રાવકનો ઉપયોગ કરીને શક્ય છે જે પ્રશ્નના વિસ્તારમાં કોઈ શોષણ ધરાવતા નથી. ટી. જી.-આઈ. આર. (થર્મોગ્રેવિમેટ્રિક એનાલિસિસ-ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રી) સામગ્રીને ગરમ કરવામાં આવે તે રીતે વિકસિત ગેસને માપવાથી વજન ઘટાડાને માપવા દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલી શુદ્ધ માત્રાત્મક માહિતીને પૂરક બનાવવા માટે પ્રજાતિઓની ગુણાત્મક ઓળખની મંજૂરી મળે છે. પ્લાસ્ટિક અને સંયોજનોમાં પાણીની માત્રા નક્કી કરવા માટે એફ. ટી. આઈ. આર. વિશ્લેષણનો ઉપયોગ એકદમ પાતળા પ્લાસ્ટિક અને સંયુક્ત ભાગોમાં પાણીની માત્રા નક્કી કરવા માટે થાય છે, વધુ સામાન્ય રીતે પ્રયોગશાળાના સેટિંગમાં. આવી એફ. ટી. આઈ. આર. પદ્ધતિઓ લાંબા સમયથી પ્લાસ્ટિક માટે ઉપયોગમાં લેવાઈ રહી છે, અને 2018 માં સંયુક્ત સામગ્રી માટે વિસ્તૃત થઈ ગઈ, જ્યારે આ પદ્ધતિ ક્રાઉક્લિસ, ગાગાની અને એક્ટરમેયર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી. એફ. ટી. આઈ. આર. પદ્ધતિ આશરે 5,200 સે. મી.-1 પર શોષણ બેન્ડની મહત્તમતાનો ઉપયોગ કરે છે જે સામગ્રીમાં પાણીની સાચી માત્રા સાથે સંબંધિત છે. આ પણ જુઓ-સમાન અંતરે આવેલા ડેટામાં સમયાંતરે ગણતરી કરવા માટે-અસમાન અંતરે આવેલા ડેટામાં સમયાંતરે ગણતરી કરવા માટે સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ ઇન્ફ્રાકોર્ડ સ્પેક્ટ્રોમીટર ફોટોગ્રાફ ગ્રબ-પાર્સન્સ-એન. પી. એલ. ક્યુબ ઇન્ટરફેરોમીટર સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી, ડડલી વિલિયમ્સ દ્વારા ભાગ 2, પાનું 81 ઇન્ફ્રારેડ સામગ્રી ઘણા મીઠાના સ્ફટિકોના ગુણધર્મો અને ઉપયોગી કડીઓ. બ્રિસ્ટોલ યુનિવર્સિટી ફોરિયર વિશ્લેષણ ઇન્ફ્રારેડ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપીમાંથી યુનિવર્સિટી એફ. ટી. આઈ. આર. પ્રયોગશાળાનું ઉદાહરણ