Automated radioxenon sampler analyzer
ઓટોમેટેડ રેડિયોક્સિનન સેમ્પલર-એનાલાઇઝર (એઆરએસએ) ની રચના પેસિફિક નોર્થવેસ્ટ નેશનલ લેબોરેટરી દ્વારા 1990 ના દાયકાના અંતમાં યુ. એસ. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ એનર્જીના ભંડોળ અને સમર્થન સાથે કરવામાં આવી હતી. એઆરએસએ સિસ્ટમ આપમેળે હવામાંથી રેડિયોક્સિનોન એકત્રિત કરે છે અને માપે છે. એઆરએસએ સિસ્ટમ સતત બેચ મોડમાં હવામાંથી ઝેનોન એકત્રિત કરે છે, 8-કલાકના સમયગાળામાં આશરે 48 એમ 3 પ્રક્રિયા કરે છે. આ સમયગાળામાં એકત્રિત કરવામાં આવેલા ઝેનોનની સરેરાશ માત્રા આશરે 2 સીસી છે. ઝેનોન ગેસને પછી બીટા-ગામા સંયોગ સ્પેક્ટ્રોમીટર ધરાવતી પરમાણુ શોધ પ્રણાલીમાં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવે છે. એ. આર. એસ. એ. ની રચના પી. એન. એન. એલ. ખાતે સીટીબીટીની આંતરરાષ્ટ્રીય દેખરેખ પ્રણાલીના સમર્થનમાં કરવામાં આવી હતી. 1995-એઆરએસએ ખ્યાલ સૌપ્રથમ પ્રયોગશાળામાં 1997 માં સાબિત થયો-એઆરએસએ ન્યુ યોર્ક સિટી 2000 માં પર્યાવરણીય માપન પ્રયોગશાળામાં ફિલ્ડ ટેસ્ટમાંથી પસાર થયો-એઆરએસએ સિસ્ટમને આંતરરાષ્ટ્રીય નોબલ ગેસ પ્રયોગ 2000 માં ભાગ લેવા માટે ફ્રેઈબર્ગ, જર્મની મોકલવામાં આવી હતી-એઆરએસએને ડી. એમ. ઈ. કોર્પોરેશન દ્વારા વ્યાપારીકરણ 2002 માટે અપનાવવામાં આવ્યું હતું-એઆરએસએનું વ્યાપારીકરણ જનરલ ડાયનેમિક્સ કોર્પોરેશન 2003 માં સ્થાનાંતરિત કરવામાં આવ્યું હતું-એઆરએસએને આંતરરાષ્ટ્રીય નોબલ ગેસ પ્રયોગ સંચાલન સિદ્ધાંતોમાં વધુ ભાગીદારી માટે ચીનના ગુઆંગઝોઉ મોકલવામાં આવ્યું હતું. દેખરેખ કેન્દ્રો ઝેનોનને હવાથી અલગ કરે છે અને રેડિયોક્સિનોનનું સમસ્થાનિક વિશ્લેષણ કરે છે. આવી જ એક રેડિયોક્સિનોન માપન યોજનામાં, રસ ધરાવતા આઇસોટોપ્સને β/γ કોન્સીડન્સ સ્પેક્ટ્રોમીટર (BGCS) માં ઇલેક્ટ્રોન અને ફોટોનની કોન્સીડન્ટ સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી દ્વારા ઓળખવામાં આવે છે. β સ્પેક્ટ્રોમીટર એ પ્લાસ્ટિક સિન્ટિલેટર છે, જે અલગ ઝેનોન નમૂના ધરાવતા નળાકાર કોષ તરીકે બનાવવામાં આવે છે. આ કોષ NaI (Tl) γ સ્પેક્ટ્રોમીટરથી ઘેરાયેલો છે. અમે અહીં દૂરસ્થ નમૂના પ્રણાલીઓમાં ઉપયોગ માટે યોગ્ય BGCS માટે કેલિબ્રેશન પ્રક્રિયાના વિકાસની જાણ કરીએ છીએ. આ પ્રક્રિયા γ-રે કોમ્પટન સ્કેટરિંગ પર આધારિત છે, જેના પરિણામે બંને ડિટેક્ટર્સમાં સાચો સંયોગ સંકેત મળે છે, વિશાળ ઊર્જા શ્રેણી પર ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્પાદન થાય છે જે રેડિયોક્સિનન ક્ષયમાંથી ઇલેક્ટ્રોનના ઊર્જા વિતરણ સાથે મેળ ખાય છે, અને સ્રોત સ્થાન માટે સંબંધિત અસંવેદનશીલતા. ગેઇન કેલિબ્રેશન ઉપરાંત, આ પ્રક્રિયા energy.Particle ડિટેક્ટર્સના કાર્ય તરીકે β ડિટેક્ટરનું રિઝોલ્યુશન નક્કી કરે છે.