Noise dosimeter
ઘોંઘાટ ડોસિમીટર (અમેરિકન અંગ્રેજી) અથવા ઘોંઘાટ ડોસિમીટર (બ્રિટિશ અંગ્રેજી) એ એક વિશિષ્ટ ધ્વનિ સ્તર મીટર છે જેનો હેતુ ખાસ કરીને સમયાંતરે સંકલિત વ્યક્તિના ઘોંઘાટના સંપર્કને માપવા માટે છે; સામાન્ય રીતે વ્યવસાયિક સલામતી અને આરોગ્ય (OSHA) 29 CFR 1910.95 વ્યવસાયિક ઘોંઘાટ એક્સપોઝર સ્ટાન્ડર્ડ અથવા EU નિર્દેશક 2003/10 ઇસી જેવા આરોગ્ય અને સલામતી નિયમોનું પાલન કરવા માટે. ઘોંઘાટ માપન ઘોંઘાટ ડોસિમીટર ધ્વનિ દબાણ સ્તર (એસ. પી. એલ.) ને માપે છે અને સંગ્રહિત કરે છે અને, સમય જતાં આ માપને એકીકૃત કરીને, આપેલ સમયગાળા માટે સંચિત ઘોંઘાટ-એક્સપોઝર વાંચન પ્રદાન કરે છે, જેમ કે 8-કલાકનો કાર્યદિવસ. ડોસિમીટર વ્યક્તિગત અથવા વિસ્તારના અવાજ મોનિટર તરીકે કામ કરી શકે છે. વ્યવસાયિક સેટિંગ્સમાં, વ્યક્તિગત ઘોંઘાટ ડોસિમીટર ઘણીવાર કાર્યકરના શરીર પર પહેરવામાં આવે છે, જેમાં માઇક્રોફોન વ્યક્તિના સૌથી ખુલ્લા ખભાની મધ્ય-ટોચ પર માઉન્ટ થયેલ હોય છે. જ્યારે ઘોંઘાટનું સ્તર પ્રમાણમાં સ્થિર હોય અને કર્મચારીઓ ગતિશીલ ન હોય ત્યારે અવાજના સંપર્કનો અંદાજ કાઢવા માટે વિસ્તારની દેખરેખનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. કાર્યસ્થળો જ્યાં કર્મચારીઓ વિવિધ વિસ્તારોમાં ફરતા હોય અથવા જ્યાં સમય જતાં ઘોંઘાટની તીવ્રતામાં વધઘટ થાય છે, ત્યાં ઘોંઘાટના સંપર્કનો અંદાજ સામાન્ય રીતે વ્યક્તિગત દેખરેખ અભિગમ દ્વારા વધુ સચોટ રીતે કરવામાં આવે છે. ડોસિમીટરનો ઉપયોગ કાનૂની કાર્યવાહી, ઇજનેરી ઘોંઘાટ નિયંત્રણના વિકાસ અને અન્ય ઔદ્યોગિક સ્વચ્છતા હેતુઓમાં ઉપયોગ માટે માહિતી એકત્રિત કરવા માટે પણ થાય છે. ઘોંઘાટના સંપર્કનું માપન કરવાની યોજના બનાવતી વખતે, ઉત્પાદકોની વિશિષ્ટતાઓ અનુસાર ડોસિમીટર માપાંકિત અને સંચાલિત થાય છે તેની ખાતરી કરવા માટે પગલાં લેવા આવશ્યક છે. ધ્વનિક વાતાવરણના ગુણધર્મો, મુખ્ય માપન હેતુઓ સમજવા પણ જરૂરી છે કારણ કે તે સાંભળવાની ક્ષતિના જોખમને નિર્ધારિત કરવા સાથે સંબંધિત છે, અને ડોસિમીટરના ઉપયોગ સાથે સંકળાયેલી મર્યાદાઓ. ડોસિમીટર ઉત્પાદકો ભલામણ કરે છે કે ઉપકરણને વિશ્વસનીય કામગીરીની ચકાસણી કરવા માટે દરેક માપ પહેલાં અને પછી પિસ્ટનફોન જેવા ધ્વનિ કેલિબ્રેટર સાથે માપાંકિત કરવામાં આવે. ફિલ્ડ કેલિબ્રેશન દિનચર્યાઓ ઉપરાંત, ઉત્પાદકો શોધી શકાય તેવા સંદર્ભ સ્રોતોનો ઉપયોગ કરીને માન્યતા પ્રાપ્ત પ્રયોગશાળા દ્વારા સાધનના સમયાંતરે વ્યાપક કેલિબ્રેશન અને પ્રમાણપત્રની ભલામણ કરે છે. સમકાલીન ડોસિમીટરનું ફિલ્ડ કેલિબ્રેશન મોટે ભાગે પીસી-આધારિત કાર્યક્રમો દ્વારા સ્વચાલિત કરવામાં આવ્યું છે જે કેલિબ્રેશન રૂટિન ચલાવે છે, સમય અને તારીખનું દસ્તાવેજીકરણ કરે છે અને સ્તરોમાં કોઈપણ ઓફસેટ માટે એડજસ્ટ કરે છે. વ્યવસાયિક સેટિંગ્સ વર્તમાન ડોસિમીટર વપરાશકર્તાને ઘોંઘાટની માત્રા, સમય-ભારિત સરેરાશ, ધ્વનિ સંપર્ક સ્તર, તેમજ ટોચ, મહત્તમ અને લઘુત્તમ ધ્વનિ દબાણ સ્તર જેવા પરિમાણો પ્રદાન કરવા માટે રચાયેલ છે. મોટાભાગના ડોસિમીટર એકત્રિત ડેટાની આંકડાકીય અને ગ્રાફિકલ રજૂઆતો પણ ઉત્પન્ન કરે છે. એ. એન. એસ. આઈ. <આઇ. ડી. 1> સ્પષ્ટ કરે છે કે ડોસિમીટરે ઓછામાં ઓછા નીચેના પરિમાણો પૂરા પાડવા જોઈએઃ આવર્તન વજનઃ એ-વજન અથવા સી-વજન ઘાતાંકીય સરેરાશઃ એફ (ઝડપી); એસ (ધીમું) માપદંડ સ્તરઃ 90,85,84,80, અથવા વી (ચલ) માપદંડ સમયગાળોઃ કલાકની મર્યાદા સ્તરઃ 90,80, અથવા વી (ચલ) વિનિમય દરઃ 5,4, અથવા 3 અવાજ અથવા ધ્વનિ માત્રા એ એક દિવસમાં વ્યક્તિના સંપર્કમાં આવતા અવાજની માત્રા છે. માત્રા ટકાવારી દ્વારા રજૂ થાય છે. 100% ની ઘોંઘાટની માત્રાનો અર્થ એ છે કે વ્યક્તિએ અવાજની માન્ય માત્રા વટાવી દીધી છે. 100% અવાજની માત્રા પછી કોઈપણ અવાજનો સંપર્ક સાંભળવાની ક્ષમતાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. વિનિમય દર એ દર છે જેના પર એક્સપોઝર એકઠા થાય છે. વિનિમય દરમાં વધારો થવાથી એક્સપોઝરનો સમય અડધો થઈ જાય છે. નીચેનું કોષ્ટક નવેમ્બર 2018 સુધીમાં વ્યવસાયિક સંસ્થાઓ માટે એક્સપોઝર સ્તરનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છેઃ માનકીકરણ આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થા કે જે ધ્વનિ સ્તરના મીટર અને ડોસિમીટર જેવા સાધનોની તકનીકી જરૂરિયાતોને સ્પષ્ટ કરે છે તે જિનિવામાં સ્થિત આંતરરાષ્ટ્રીય ઇલેક્ટ્રોટેક્નિકલ કમિશન (IEC) છે; જ્યારે તેમના ઉપયોગની પદ્ધતિ સામાન્ય રીતે આંતરરાષ્ટ્રીય માનકીકરણ સંગઠન (ISO) પ્રકાશનમાં આપવામાં આવે છે. યુ. એસ. માં, અમેરિકન નેશનલ સ્ટાન્ડર્ડ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ (એએનએસઆઈ) એએનએસઆઈ <આઇડી1> (આર2007) વ્યક્તિગત ઘોંઘાટ ડોસિમીટરની કામગીરીની લાક્ષણિકતાઓને સ્પષ્ટ કરે છે. ડોસિમીટરનો ઉપયોગ મૂળ ડોસિમીટરને ડોસિમીટરના શરીર સાથે જોડાયેલા માઇક્રોફોન સાથે પહેરવામાં આવતા પટ્ટા તરીકે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા હતા અને શક્ય હોય તેટલા કાનની નજીક ખભા પર માઉન્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. આ ઉપકરણો સંપૂર્ણ કાર્ય પાળી માટે પહેરવામાં આવતા હતા અને અંતે શરૂઆતમાં ટકાવારી ડોઝમાં અથવા અન્ય કોઈ એક્સપોઝર મેટ્રિકમાં રીડઆઉટ આપતા હતા. યુએસએમાં કાયદાને પહોંચી વળવા માટે માપન કરવાની આ સૌથી સામાન્ય રીત હતી, પરંતુ યુરોપમાં, પરંપરાગત ધ્વનિ સ્તર મીટરની તરફેણ કરવામાં આવી હતી. આના માટે ઘણા કારણો હતા, પરંતુ સામાન્ય રીતે યુરોપમાં ડોસિમીટર પર ઘણા કારણોસર અવિશ્વાસ કરવામાં આવ્યો હતો, જેમાંથી કેટલાક એવા પણ હતા. કેબલને ખતરનાક માનવામાં આવતી હતી કારણ કે તે ફરતી મશીનરીને પકડી શકે છે ડોસિમીટર તમને કહી શકે છે કે સ્તર ઓળંગી ગયું છે, પરંતુ તે કહેતું નથી કે આ ક્યારે થયું કામદારો ડેટાને ખૂબ જ સરળતાથી ખોટી સાબિત કરી શકે છે ઉપકરણ કાર્ય પેટર્નને અસર કરવા માટે પૂરતું મોટું હતું યુ. એસ. એ. માં-જ્યાં મોટાભાગના પ્રારંભિક ઉપકરણોનું ઉત્પાદન કરવામાં આવતું હતું, આ કારણો એટલા મહત્વના લાગતા ન હતા. આ યુરોપીયન વાંધાઓને દૂર કરવા માટે, ડોસિમીટર નાના થઈ ગયા અને ડેટા સ્ટોરનો સમાવેશ કરવાનું શરૂ કર્યું જ્યાં અવાજનો સમય ઇતિહાસ, સામાન્ય રીતે ટૂંકા સમકક્ષ ધ્વનિ સ્તર (LEQ) ના સ્વરૂપમાં સંગ્રહિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ ડેટાને પર્સનલ કમ્પ્યુટર પર ટ્રાન્સફર કરી શકાય છે અને મિનિટો દ્વારા અવાજના સંપર્કની ચોક્કસ પેટર્ન રચવામાં આવી છે. ઉપયોગમાં લેવાતી સામાન્ય પદ્ધતિ શોર્ટ લેકના સ્વરૂપમાં માહિતી સંગ્રહિત કરવાની હતી, જે એક ફ્રેન્ચ ખ્યાલ હતો જેણે કમ્પ્યુટર્સને ધ્વનિશાસ્ત્રમાં લાવવામાં મદદ કરી હતી. તેમજ, ડોસિમીટરે એ-વેઇટિંગ ઉપરાંત બીજી સી-ફ્રિક્વન્સી-વેઇટેડ ચેનલનો સમાવેશ કરવાનું શરૂ કર્યું જેણે સાચા શિખરને સૂચવવાની મંજૂરી આપી. PSEM ધોરણ પ્રકાશિત થયું ત્યાં સુધીમાં, યુરોપ અને યુએસએ બંનેમાં ઘણી મોટી ધ્વનિ સ્તરની મીટર કંપનીઓ પાસે તેમની શ્રેણીમાં ડોસિમીટર હતું. સમયાંતરે તેમના અવાજના સંપર્કને ટ્રેક કરવા માટે કામદારો દ્વારા ઘોંઘાટ ડોસિમીટર પહેરવામાં આવે છે. પ્રકાર 2 ધ્વનિ સ્તર મીટરની ચોકસાઈ સાથે, મોટાભાગના અવાજ ડોસિમીટર ± 2 ડી. બી. એ. ની અંદર માપવામાં આવે છે. અવાજનું માપમાપક યોગ્ય રીતે માપાંકિત કરવામાં આવ્યું છે અને ભારે તાપમાન અને ભેજથી દૂર રાખવામાં આવ્યું છે તેની ખાતરી કરવી આવશ્યક છે. ઘોંઘાટ ડોસિમીટર સામાન્ય રીતે શ્રવણ સંરક્ષણવાદી, ધ્વનિ ઇજનેર અથવા શ્રાવ્યવિજ્ઞાની દ્વારા પ્રોગ્રામ કરવામાં આવે છે. જ્યારે વ્યાવસાયિક અવાજ ડોસિમીટર સેટ કરી રહ્યા હોય, ત્યારે ધ્વનિ નમૂનાની આવર્તન અને લોગ માહિતી જેવી સેટિંગ્સ ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ. કોઈપણ ડોસિમીટર મૂકતી વખતે, માઇક્રોફોનને ખભા પર ક્લિપ કરવો જોઈએ અને માઇક્રોફોન ઉપરની તરફ હોવો જોઈએ. માઇક્રોફોનને આસપાસના કોઈપણ કાપડથી ખુલ્લા અને સ્પષ્ટ રીતે મૂકવો જોઈએ. જ્યારે તે બહાર હોય ત્યારે તેને કોઈપણ પવનના સ્ત્રોતથી સુરક્ષિત રાખવું જોઈએ અને જો જરૂરી હોય તો રક્ષણ માટે તેની ઉપર વિન્ડ સ્ક્રીન હોવી જોઈએ. દિવસ દરમિયાન, ડોસિમીટર વપરાશકર્તાએ અનુભવેલા ધ્વનિ સ્તરની સમય-ભારિત સરેરાશને માપશે. બેટરીઓ સંપૂર્ણ રીતે ચાર્જ છે તેની ખાતરી કરવી મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે કાર્ય પાળી દરમિયાન ડોસિમીટરને ઘણીવાર 8 થી 10 કલાક સુધી ચલાવવું પડે છે. ઘોંઘાટ ડોસિમીટર વપરાશકર્તાનો અવાજ રેકોર્ડ કરતા નથી, તેથી વપરાશકર્તાને ઉપકરણ કેવી રીતે ચલાવવું અને સફળતાપૂર્વક તેનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો તે શીખવવું મહત્વપૂર્ણ છે જેથી અંતિમ પરિણામ વપરાશકર્તાની છેડછાડથી પ્રભાવિત ન થાય. કંપનીઓ નીચેના મુખ્ય ઉત્પાદકો એવા લોકોમાં સામેલ છે જેઓ ઘોંઘાટ ડોસિમીટર ઓફર કરે છેઃ ડેનમાર્ક બ્રુલ એન્ડ કેજેર યુનાઇટેડ કિંગડમ કેસલ ગ્રુપ લિમિટેડ યુનાઇટેડ કિંગડમ કેસેલા સીઇએલ લિમિટેડ. યુનાઇટેડ કિંગડમ સિરસ રિસર્ચ પીએલસી યુનાઇટેડ કિંગડમ પલ્સર ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ પીએલસી યુએસએ 3 એમ યુએસએ લાર્સન-ડેવિસ ફ્રાન્સ 01ડીબી-મેત્રાવિબ પોલેન્ડ સ્વાનટેક જાપાન રાયન કંપની, લિમિટેડ સંદર્ભો ડોસિમીટર ધ્વનિ માપન અવાજ પ્રદૂષણ