Condenser (laboratory)
રસાયણશાસ્ત્રમાં, કન્ડેન્સર એ પ્રયોગશાળાનું ઉપકરણ છે જેનો ઉપયોગ વરાળને ઘટ્ટ કરવા માટે થાય છે, એટલે કે તેને ઠંડુ કરીને પ્રવાહીમાં ફેરવો. નિસ્યંદન, રિફ્લક્સ અને નિષ્કર્ષણ જેવી પ્રયોગશાળાની કામગીરીમાં કન્ડેન્સરનો નિયમિત ઉપયોગ થાય છે. નિસ્યંદનમાં, મિશ્રણને ત્યાં સુધી ગરમ કરવામાં આવે છે જ્યાં સુધી વધુ અસ્થિર ઘટકો ઉકળે નહીં, વરાળને ઘનીકરણ કરવામાં આવે અને એક અલગ કન્ટેનરમાં એકત્રિત કરવામાં આવે. રિફ્લક્સમાં, અસ્થિર પ્રવાહીને સમાવતી પ્રતિક્રિયા તેમના ઉત્કલન બિંદુ પર હાથ ધરવામાં આવે છે, જેથી તેને ઝડપી બનાવી શકાય; અને અનિવાર્યપણે બહાર આવતી વરાળને ઘનીકરણ કરવામાં આવે છે અને પ્રતિક્રિયા પાત્રમાં પરત કરવામાં આવે છે. સોક્સશલેટ નિષ્કર્ષણમાં, કેટલાક નબળા દ્રાવ્ય ઘટકને બહાર કાઢવા માટે કેટલાક પાવડર સામગ્રી, જેમ કે ગ્રાઉન્ડ બીજ પર ગરમ દ્રાવક ઉમેરવામાં આવે છે; પછી દ્રાવક આપમેળે પરિણામી દ્રાવણમાંથી નિસ્યંદિત થાય છે, ઘનીકરણ થાય છે અને ફરીથી ઉમેરવામાં આવે છે. વિવિધ કાર્યક્રમો અને પ્રક્રિયા વોલ્યુમો માટે ઘણા વિવિધ પ્રકારના કન્ડેન્સર વિકસાવવામાં આવ્યા છે. સૌથી સરળ અને સૌથી જૂનું કન્ડેન્સર માત્ર એક લાંબી નળી છે જેના દ્વારા વરાળને નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે, જેમાં બહારની હવા ઠંડક પૂરી પાડે છે. વધુ સામાન્ય રીતે, કન્ડેન્સરમાં એક અલગ ટ્યુબ અથવા બાહ્ય ચેમ્બર હોય છે, જેના દ્વારા વધુ અસરકારક ઠંડક પ્રદાન કરવા માટે પાણી (અથવા અન્ય કોઈ પ્રવાહી) ફેલાય છે. લેબોરેટરી કન્ડેન્સર સામાન્ય રીતે રાસાયણિક પ્રતિકાર માટે, સફાઈની સરળતા માટે અને કામગીરીની દ્રશ્ય દેખરેખની મંજૂરી આપવા માટે કાચના બનેલા હોય છે; ખાસ કરીને, થર્મલ આંચકો અને કન્ડેન્સિંગ વરાળ દ્વારા અસમાન ગરમીનો પ્રતિકાર કરવા માટે બોરોસિલિકેટ કાચ. સમર્પિત કામગીરી માટે કેટલાક કન્ડેન્સર (જેમ કે પાણીનું નિસ્યંદન) ધાતુના બની શકે છે. વ્યાવસાયિક પ્રયોગશાળાઓમાં, કન્ડેન્સરમાં સામાન્ય રીતે વરાળ સ્ત્રોત અને પ્રવાહી પાત્ર સાથે હવાચુસ્ત જોડાણ માટે ગ્રાઉન્ડ ગ્લાસ સાંધા હોય છે; જો કે, તેના બદલે ઘણીવાર યોગ્ય સામગ્રીના લવચીક ટ્યુબિંગનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. કન્ડેન્સરને એક જ કાચની વસ્તુ તરીકે ઉકળતા બાટલીમાં પણ જોડી શકાય છે, જેમ કે જૂના રીટૉર્ટમાં અને માઇક્રોસ્કેલ નિસ્યંદન માટેના ઉપકરણોમાં. જસ્ટસ વોન લીબિગ દ્વારા લોકપ્રિય કરવામાં આવેલા વોટર-કૂલ્ડ કન્ડેન્સરની શોધ વેઇગલ, પોઈઝનિયર અને ગેડોલિન દ્વારા કરવામાં આવી હતી અને ગોટલિંગ દ્વારા 18મી સદીના અંતમાં તેને પૂર્ણ કરવામાં આવ્યું હતું. કેટલીક રચનાઓ કે જે હજુ પણ સામાન્ય ઉપયોગમાં છે તે 19મી સદીમાં વિકસાવવામાં આવી હતી અને લોકપ્રિય બની હતી, જ્યારે રસાયણશાસ્ત્ર વ્યાપકપણે પ્રચલિત વૈજ્ઞાનિક શાખા બની હતી. સામાન્ય સિદ્ધાંતો કન્ડેન્સરનો ઉપયોગ કરીને પ્રણાલીઓ અને પ્રક્રિયાઓની રચના અને જાળવણી માટે જરૂરી છે કે પ્રવેશ કરતી વરાળની ગરમી ક્યારેય પસંદ કરેલા કન્ડેન્સર અને ઠંડક પદ્ધતિની ક્ષમતાને ડૂબી ન જાય; તેમજ, થર્મલ ઢાળ અને સ્થાપિત સામગ્રીના પ્રવાહો નિર્ણાયક પાસાં છે, અને જેમ જેમ પ્રક્રિયાઓ પ્રયોગશાળાથી પાયલોટ પ્લાન્ટ અને તેનાથી આગળ વધે છે, કન્ડેન્સર પ્રણાલીઓની રચના ચોક્કસ ઇજનેરી વિજ્ઞાન બની જાય છે. તાપમાન શુદ્ધ વરાળમાંથી પદાર્થને ઘનીકરણ કરવા માટે, પછીનું દબાણ નજીકના પ્રવાહીના વરાળ દબાણ કરતા વધારે હોવું જોઈએ; એટલે કે, તે દબાણ પર પ્રવાહી તેના ઉત્કલન બિંદુથી નીચે હોવું જોઈએ. મોટાભાગની રચનાઓમાં, પ્રવાહી કન્ડેન્સરની આંતરિક સપાટી પર માત્ર એક પાતળી આવરણ હોય છે, તેથી તેનું તાપમાન અનિવાર્યપણે તે સપાટી જેટલું જ હોય છે. તેથી, કન્ડેન્સરની રચના અથવા પસંદગીમાં પ્રાથમિક વિચારણા એ સુનિશ્ચિત કરવાની છે કે તેની આંતરિક સપાટી પ્રવાહીના ઉત્કલન બિંદુથી નીચે છે. ગરમીનો પ્રવાહ જેમ જેમ વરાળ ઘનીકરણ થાય છે, તે અનુરૂપ બાષ્પીભવનની ગરમી મુક્ત કરે છે, જે કન્ડેન્સરની આંતરિક સપાટીનું તાપમાન વધારવાનું વલણ ધરાવે છે. તેથી, કન્ડેન્સર તે ઉષ્મા ઊર્જાને ઝડપથી દૂર કરવા માટે સક્ષમ હોવું જોઈએ જેથી તાપમાનને પૂરતું ઓછું રાખી શકાય, ઘનીકરણના મહત્તમ દરે જે થવાની ધારણા છે. આ ચિંતાને ઘનીકરણ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ વધારીને, દિવાલને પાતળી કરીને અને/અથવા તેની બીજી બાજુ પૂરતા પ્રમાણમાં અસરકારક હીટ સિંક (જેમ કે ફરતું પાણી) પ્રદાન કરીને દૂર કરી શકાય છે. ભૌતિક પ્રવાહ કન્ડેન્સરનું પરિમાણ પણ હોવું જોઈએ જેથી કન્ડેન્સ્ડ પ્રવાહી મહત્તમ દરે (સમય જતાં દળ) બહાર વહી શકે કે જેમાં વરાળ તેમાં પ્રવેશે તેવી અપેક્ષા છે. ઉકળતા પ્રવાહીને કંડેન્સરમાં પ્રવેશતા અટકાવવા માટે પણ કાળજી લેવી આવશ્યક છે કારણ કે વિસ્ફોટક ઉકળવાથી છાંટા પડે છે, અથવા પરપોટા પૉપ તરીકે બનાવવામાં આવેલા ટીપાં. વાહક વાયુઓ જો કન્ડેન્સરની અંદરનો વાયુ ઇચ્છિત પ્રવાહીની શુદ્ધ વરાળ ન હોય, પરંતુ ખૂબ ઓછું ઉત્કલન બિંદુ ધરાવતા વાયુઓ સાથેનું મિશ્રણ હોય (ઉદાહરણ તરીકે, શુષ્ક નિસ્યંદનમાં થઈ શકે છે) તો વધારાની વિચારણાઓ લાગુ પડે છે. પછી તેનું ઘનીકરણ તાપમાન મેળવતી વખતે તેની વરાળના આંશિક દબાણને ધ્યાનમાં લેવું આવશ્યક છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કન્ડેન્સરમાં પ્રવેશતો ગેસ 100 kPa (લાક્ષણિક વાતાવરણીય દબાણ) પર 25 ટકા ઇથેનોલ વરાળ અને 75 ટકા કાર્બન ડાયોક્સાઇડ (મોલ્સ દ્વારા) નું મિશ્રણ હોય, તો ઘનીકરણ સપાટીને 48 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી નીચે રાખવી જોઈએ, જે ઇથેનોલનું ઉત્કલન બિંદુ 25 kPa છે. વધુમાં, જો ગેસ શુદ્ધ વરાળ ન હોય, તો ઘનીકરણ ઘનીકરણ સપાટીની બાજુમાં જ ઓછી વરાળ સામગ્રી સાથે ગેસનું એક સ્તર બનાવશે, જે ઉત્કલનબિંદુને વધુ ઘટાડશે. તેથી, કન્ડેન્સરની રચના એવી હોવી જોઈએ કે ગેસ સારી રીતે મિશ્રિત હોય અને/અથવા તે બધાને ઘનીકરણ સપાટીની ખૂબ નજીકથી પસાર થવાની ફરજ પડે. પ્રવાહી મિશ્રણ છેલ્લે, જો કન્ડેન્સરનું ઇનપુટ બે અથવા વધુ મિશ્ર પ્રવાહીનું મિશ્રણ હોય (અપૂર્ણાંક નિસ્યંદનની જેમ), તો વ્યક્તિએ દરેક ઘટક માટે વરાળના દબાણ અને ગેસની ટકાવારીને ધ્યાનમાં લેવી જોઈએ, જે પ્રવાહીની રચના તેમજ તેના તાપમાન પર આધાર રાખે છે; અને આ તમામ પરિમાણો સામાન્ય રીતે કન્ડેન્સર સાથે બદલાય છે. શીતક પ્રવાહની દિશા મોટાભાગના કન્ડેન્સરને બે વ્યાપક વર્ગોમાં વિભાજિત કરી શકાય છે. સહવર્તી કન્ડેન્સર એક બંદર દ્વારા વરાળ મેળવે છે અને સરળ નિસ્યંદનમાં જરૂરિયાત મુજબ બીજા બંદર દ્વારા પ્રવાહી પહોંચાડે છે. તેઓ સામાન્ય રીતે ઊભી અથવા નમેલી હોય છે, જેમાં ટોચ પર વરાળ ઇનપુટ અને તળિયે પ્રવાહી આઉટપુટ હોય છે. કાઉન્ટરકરન્ટ કન્ડેન્સરનો હેતુ રિફ્લક્સ અને અપૂર્ણાંક નિસ્યંદનમાં જરૂરી પ્રવાહીને વરાળના સ્ત્રોત તરફ પરત કરવાનો છે. તેઓ સામાન્ય રીતે વરાળના સ્ત્રોતની ઉપર ઊભી રીતે ગોઠવાયેલા હોય છે, જે તેમને તળિયેથી પ્રવેશ કરે છે. બંને કિસ્સાઓમાં, કન્ડેન્સ્ડ પ્રવાહીને તેના પોતાના વજન દ્વારા સ્રોતમાં પાછા વહેવા દેવામાં આવે છે. વર્ગીકરણ વિશિષ્ટ નથી, કારણ કે બંને સ્થિતિઓમાં વિવિધ પ્રકારોનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ઐતિહાસિક કન્ડેન્સર સ્ટ્રેટ ટ્યુબ કન્ડેન્સરનો સૌથી સરળ પ્રકાર એક સીધી ટ્યુબ છે, જે માત્ર આસપાસની હવા દ્વારા ઠંડુ થાય છે. ટ્યુબને ઊભી અથવા ત્રાંસુ સ્થિતિમાં રાખવામાં આવે છે, અને વરાળને ઉપલા છેડેથી ખવડાવવામાં આવે છે. ઘનીકરણની ગરમી સંવહન દ્વારા દૂર કરવામાં આવે છે. રીટોર્ટની ગરદન એ સીધી ટ્યુબ કન્ડેન્સરનું શાસ્ત્રીય ઉદાહરણ છે. જો કે, આ પ્રકારનું કન્ડેન્સર એક અલગ સાધન પણ હોઈ શકે છે. સીધા ટ્યુબ કન્ડેન્સરનો હવે સંશોધન પ્રયોગશાળાઓમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગ થતો નથી, પરંતુ તેનો ઉપયોગ વિશેષ કાર્યક્રમો અને સરળ શાળા પ્રદર્શનોમાં થઈ શકે છે. સ્ટિલ હેડ એ અન્ય એક પ્રાચીન પ્રકારનું એર-કૂલ્ડ કન્ડેન્સર છે. તેમાં આશરે ગોળાકાર પાત્ર હોય છે, જેમાં તળિયે એક છિદ્ર હોય છે, જેના દ્વારા વરાળ દાખલ કરવામાં આવે છે. વરાળ વહાણની અંદરની દિવાલ પર ઘનીકરણ કરે છે, અને તેની સાથે ટીપાં પડે છે, માથાના તળિયે એકઠા થાય છે અને પછી ટ્યુબ દ્વારા નીચે એકઠા કરેલા વાસણમાં વહે છે. ઇનપુટ ઓપનિંગની આસપાસ ઊભા થયેલા હોઠ પ્રવાહીને તેમાંથી ફેલાતા અટકાવે છે. ટ્યુબ કન્ડેન્સરની જેમ, ઘનીકરણની ગરમી કુદરતી સંવહન દ્વારા દૂર કરવામાં આવે છે. કોઈપણ વરાળ જે માથામાં ઘનીકરણ કરતી નથી તે હજુ પણ ગરદનમાં ઘનીકરણ કરી શકે છે. સ્ટિલ હેડ પ્રકારના કન્ડેન્સરનો હવે પ્રયોગશાળાઓમાં ભાગ્યે જ ઉપયોગ થાય છે, અને સામાન્ય રીતે કેટલાક અન્ય પ્રકારના રિફ્લક્સ કન્ડેન્સર દ્વારા ટોચ પર હોય છે જ્યાં મોટાભાગનું ઘનીકરણ થાય છે. આધુનિક કન્ડેન્સર લાઇબિગ લાઇબિગ કન્ડેન્સર એ ફરતા શીતક સાથે સૌથી સરળ ડિઝાઇન છે, જે બનાવવામાં સરળ અને સસ્તી છે. તેનું નામ જસ્ટસ વોન લીબિગના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે, જેમણે વેઇગલ અને ગોટલિંગ દ્વારા અગાઉની ડિઝાઇનને પૂર્ણ કરી અને તેને લોકપ્રિય બનાવી. તેમાં બે કેન્દ્રિત સીધી કાચની નળીઓનો સમાવેશ થાય છે, અંદરની નળી લાંબી હોય છે અને બંને હાથપગ પર બહાર નીકળે છે. બાહ્ય નળીના છેડાઓને સીલ કરવામાં આવે છે (સામાન્ય રીતે ફૂલેલી કાચની વીંટીની સીલ દ્વારા), જે વોટર જેકેટ બનાવે છે, અને પ્રવાહીના પ્રવાહ અને પ્રવાહને ઠંડક આપવા માટે છેડા નજીક બાજુના બંદરોથી સજ્જ હોય છે. આંતરિક નળીના છેડા, જે વરાળ અને કન્ડેન્સ્ડ પ્રવાહી વહન કરે છે, ખુલ્લા હોય છે. સરળ એર-કૂલ્ડ ટ્યુબની તુલનામાં, લાઇબિગ કન્ડેન્સર ઘનીકરણની ગરમીને દૂર કરવા અને આંતરિક સપાટીને સ્થિર નીચા તાપમાનમાં જાળવવા માટે વધુ કાર્યક્ષમ છે. વેસ્ટ કન્ડેન્સર એ લીબિગ પ્રકારનો એક પ્રકાર છે, જે શંકુ અને સોકેટ સાથે વધુ પાતળી ડિઝાઇન ધરાવે છે. ફ્યુઝ્ડ-ઓન સાંકડી શીતક જેકેટ શીતક વપરાશના સંદર્ભમાં વધુ કાર્યક્ષમ શીતક પ્રદાન કરી શકે છે. એલિહ્ન કન્ડેન્સર અથવા બલ્બ કન્ડેન્સરનું નામ ફેલિક્સ રિચાર્ડ એલિહ્ન (1854-1915) ના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે. એલિહ્ન કન્ડેન્સરમાં વોટર જેકેટ સાથે લાંબી કાચની નળી હોય છે. ટ્યુબ પરના બલ્બની શ્રેણી સપાટીના વિસ્તારમાં વધારો કરે છે જેના પર વરાળના ઘટકો ઘનીકરણ કરી શકે છે. પ્રયોગશાળા-સ્કેલ રિફ્લક્સિંગ માટે આદર્શ રીતે યોગ્ય; ખરેખર, રિફ્લક્સ કન્ડેન્સર શબ્દનો અર્થ ઘણીવાર આ પ્રકારનો થાય છે. ડેવિસ એ ડેવિસ કન્ડેન્સર, જેને ડબલ સરફેસ કન્ડેન્સર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે લીબિગ કન્ડેન્સર જેવું જ છે, પરંતુ બેની જગ્યાએ ત્રણ કેન્દ્રિત કાચની નળીઓ સાથે. શીતક બાહ્ય જાકીટ અને કેન્દ્રીય ટ્યુબ બંનેમાં ફેલાય છે. આનાથી ઠંડકની સપાટી વધે છે, જેથી કન્ડેન્સર સમકક્ષ લાઇબિગ કન્ડેન્સર કરતા ટૂંકા હોઈ શકે છે. ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ સાયન્સ એન્ડ ટેકનોલોજી, શેફિલ્ડ, ઈંગ્લેન્ડના આર્કાઇવિસ્ટ એલન ગેલના જણાવ્યા અનુસાર, લંડનની એડોલ્ફ ગાલેનકેમ્પ એન્ડ કંપની (વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણોના ઉત્પાદકો) ની 1981 ની સૂચિ જણાવે છે કે ડેવિસ કન્ડેન્સરની શોધ ગાલેનકેમ્પ કંપનીના ડિરેક્ટર જેમ્સ ડેવિસ દ્વારા કરવામાં આવી હતી. 1904માં, ગેલેંકેમ્પ વેચાણ માટે "ડેવિસ 'કન્ડેન્સર્સ" ઓફર કરી રહ્યું હતુંઃ 1920માં, ગેલેંકેમ્પે "જે. ડેવિસ" ને કંપનીના નિર્દેશક તરીકે સૂચિબદ્ધ કર્યા હતા. ગ્રેહામ એ. ગ્રેહામ અથવા ગ્રેહામ કન્ડેન્સરમાં શીતક-જેકેટવાળી સર્પાકાર કોઇલ હોય છે જે કન્ડેન્સરની લંબાઈ સુધી ચાલે છે જે વરાળ-કન્ડેન્સેટ પાથ તરીકે કામ કરે છે. આને કોઇલ કન્ડેન્સર સાથે ભેળસેળ ન કરવી જોઈએ. અંદરની કોઇલવાળી કન્ડેન્સર નળીઓ ઠંડક માટે વધુ સપાટી વિસ્તાર પૂરો પાડશે અને આ કારણોસર તેનો ઉપયોગ કરવો સૌથી વધુ અનુકૂળ છે પરંતુ આ કન્ડેન્સરની ખામી એ છે કે જેમ જેમ વરાળ કન્ડેન્સ્ડ થાય છે, તેમ તેમ તે ટ્યુબમાં ઉપર ખસેડીને બાષ્પીભવન કરે છે જે દ્રાવણ મિશ્રણના પૂર તરફ પણ દોરી જશે. જે એપ્લિકેશન માટે તે વિકસાવવામાં આવી હતી તેના કારણે તેને ઇનલેન્ડ રેવન્યુ કન્ડેન્સર પણ કહી શકાય. કોઇલ એ કન્ડેન્સર અનિવાર્યપણે ઊંધી શીતક-વરાળ રૂપરેખાંકન સાથેનું ગ્રેહામ કન્ડેન્સર છે. તેમાં કન્ડેન્સરની લંબાઈ સુધી ચાલતી સર્પાકાર કોઇલ હોય છે, જેમાંથી શીતક વહે છે, અને આ શીતક કોઇલને વરાળ-કન્ડેન્સેટ પાથ દ્વારા જાકીટ કરવામાં આવે છે. ડિમરોથ એ ડિમરોથ કન્ડેન્સર, જેને સર્પાકાર કન્ડેન્સર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જેનું નામ ઓટ્ટો ડિમરોથના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે, તે કંઈક અંશે કોઇલ કન્ડેન્સર જેવું જ છે; તેમાં આંતરિક બેવડું સર્પાકાર હોય છે, જેમાંથી શીતક એવી રીતે વહે છે કે શીતક પ્રવેશ અને નિકાસ બંને ટોચ પર હોય છે. વરાળ જેકેટમાંથી નીચેથી ઉપર સુધી પસાર થાય છે. પરંપરાગત કોઇલ કન્ડેન્સર કરતાં ડિમ્રોથ કન્ડેન્સર વધુ અસરકારક છે. તેઓ ઘણીવાર રોટરી બાષ્પીભવકોમાં જોવા મળે છે જે ઘણા સર્પાકાર સાથે વધુ વિસ્તૃત ગોઠવણીનો ઉપયોગ કરી શકે છે. કૂલિંગ સપાટીને વધુ વધારવા માટે, ડેવિસ કન્ડેન્સરની જેમ, બાહ્ય જાકીટ સાથે ડિમરોથ કન્ડેન્સરનું એક સંસ્કરણ પણ અસ્તિત્વમાં છે. શીત આંગળી એ ઊભી નળીના સ્વરૂપમાં ઠંડક ઉપકરણ છે જે અંદરથી ઠંડુ કરવામાં આવે છે, જેને વરાળમાં ડૂબાડવામાં આવે છે જ્યારે તેને માત્ર ઉપલા છેડે ટેકો આપવામાં આવે છે. આ કાં તો ફ્લો-કૂલ્ડ હોઈ શકે છે, જેમાં બંને શીતક બંદરો ટોચ પર હોય છે, અથવા ઓપન-ટોપ જ્યાં પ્રવાહી અથવા નક્કર શીતક સરળતાથી અંદર મૂકવામાં આવે છે. વરાળ લાકડી પર ઘટ્ટ થાય છે અને મુક્ત છેડેથી નીચે ટપકવા માટે હોય છે, અને છેવટે સંગ્રહિત પાત્ર સુધી પહોંચે છે. ઠંડી આંગળી સાધનોનો એક અલગ ટુકડો હોઈ શકે છે, અથવા અન્ય પ્રકારના કન્ડેન્સરનો માત્ર એક ભાગ હોઈ શકે છે. શીત આંગળીઓનો ઉપયોગ ઉષ્ણતામાન દ્વારા ઉત્પન્ન થતી વરાળને ઘનીકરણ કરવા માટે પણ થાય છે, જે કિસ્સામાં પરિણામ ઘન હોય છે જે આંગળીને વળગી રહે છે અને તેને સ્ક્રેપ કરવું આવશ્યક છે, અથવા કોલ્ડ-ટ્રેપ તરીકે, જ્યાં પ્રવાહી અથવા ઘન ઘનીકરણનો હેતુ વરાળના સ્ત્રોત પર પાછા ફરવાનો નથી (ઘણીવાર વેક્યૂમ પંપને સુરક્ષિત કરવા અને/અથવા હાનિકારક વાયુઓના ઉત્સર્જનને રોકવા માટે વપરાય છે). ફ્રેડરિકના કન્ડેન્સર (કેટલીકવાર ખોટી રીતે ફ્રેડરિકની જોડણી) ની શોધ ફ્રિટ્ઝ વોલ્ટર પોલ ફ્રેડરિક દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેમણે 1912માં આ પ્રકારના કન્ડેન્સર માટે ડિઝાઇન પ્રકાશિત કરી હતી. તેમાં વિશાળ નળાકાર આવાસની અંદર ચુસ્ત રીતે ફીટ કરેલી મોટી પાણીથી ઠંડુ કરેલી આંગળી હોય છે. આંગળીની લંબાઈ સાથે હેલિકલ રિજ હોય છે, જેથી વરાળ માટે એક સાંકડો હેલિકલ પાથ છોડી શકાય. આ વ્યવસ્થા વરાળને આંગળીના સંપર્કમાં લાંબો સમય પસાર કરવા માટે દબાણ કરે છે. રિફ્લક્સિંગ અને આંશિક નિસ્યંદન સ્તંભો Vigreux Vigreux સ્તંભ, જેનું નામ ફ્રેન્ચ ગ્લાસ બ્લોઅર (1869-1951) ના નામ પરથી રાખવામાં આવ્યું છે, જેમણે 1904માં તેની શોધ કરી હતી, તેમાં એક વિશાળ કાચની નળી હોય છે જેમાં બહુવિધ આંતરિક કાચ "આંગળીઓ" હોય છે જે નીચે તરફ નિર્દેશ કરે છે. દરેક "આંગળી" દિવાલના નાના ભાગને ઓગાળીને અને નરમ કાચને અંદરની તરફ ધકેલીને બનાવવામાં આવે છે. નીચલા દ્વારમાંથી પ્રવેશતી વરાળ આંગળીઓ પર ઘનીકરણ કરે છે અને તેમાંથી ટીપાં પડે છે. તે સામાન્ય રીતે એર-કૂલ્ડ હોય છે, પરંતુ તેમાં બળજબરીથી પ્રવાહી ઠંડક માટે બાહ્ય કાચનું જાકીટ હોઈ શકે છે. સ્નાઇડર સ્તંભ એક વિશાળ કાચની નળી છે જે આડી કાચની પાર્ટીશનો અથવા સંકોચન દ્વારા વિભાગોમાં (સામાન્ય રીતે 3 થી 6) વહેંચાયેલી હોય છે. દરેક પાર્ટીશનમાં એક છિદ્ર હોય છે, જેમાં ઊંધી "ટિયરડ્રોપ" આકાર સાથે ખોખલા કાચના મણકાની બેઠક હોય છે. વિગ્રેક્સ જેવા કાચ "આંગળીઓ" દરેક મણકાની ઊભી ગતિને મર્યાદિત કરે છે. આ ફ્લોટિંગ ગ્લાસ સ્ટોપર ચેક વાલ્વ તરીકે કામ કરે છે, વરાળના પ્રવાહ સાથે બંધ થાય છે અને ખુલે છે, અને વરાળ-કન્ડેન્સેટ મિશ્રણને વધારે છે. સ્નાઇડર સ્તંભનો ઉપયોગ કુડેર્ના-ડેનિશ કોન્સન્ટ્રેટર સાથે અસ્થિર પરંતુ ઉચ્ચ ઉકળતા અર્ક ઘટકો (દા. ત., જમીનમાં કાર્બનિક અશુદ્ધિઓના નિષ્કર્ષણ પછી) માંથી મિથાઈલીન ક્લોરાઇડ જેવા ઓછા ઉકળતા નિષ્કર્ષણ દ્રાવકને અસરકારક રીતે અલગ કરવા માટે કરી શકાય છે. વિડમર કોલમ 1920 ના દાયકાની શરૂઆતમાં ETH ઝુરિચ ખાતે વિદ્યાર્થી ગુસ્તાવ વિડમર દ્વારા ડોક્ટરલ સંશોધન પ્રોજેક્ટ તરીકે વિકસાવવામાં આવી હતી, જેમાં કેન્દ્રિત ટ્યુબ્સની ગોલોડેટ્ઝ-પ્રકારની ગોઠવણી અને ડફ્ટોન-પ્રકારની લાકડી-સાથે-સર્પાકાર કોરનું સંયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. તેમાં ચાર કેન્દ્રિત કાચની નળીઓ અને એક કેન્દ્રિય કાચની લાકડી હોય છે, જેની આસપાસ સપાટી વિસ્તાર વધારવા માટે પાતળા કાચની લાકડી વીંટળાયેલી હોય છે. બે બાહ્ય નળીઓ (#3 અને #4) એક અવાહક મૃત હવા ચેમ્બર (છાંયડો) બનાવે છે. વરાળ ઉકળતા બાટલીમાંથી અવકાશમાં વધે છે (1), ટ્યુબ #2 અને #3 વચ્ચેની જગ્યામાંથી આગળ વધે છે, પછી ટ્યુબ #1 અને #2 વચ્ચેની જગ્યાને નીચે કરે છે, અને અંતે ટ્યુબ #1 અને કેન્દ્રીય લાકડી વચ્ચે ઉપર જાય છે. અવકાશ (3) પર પહોંચતા, વરાળને પછી નિસ્યંદન વડા (કાચ શાખા એડેપ્ટર) દ્વારા ઠંડક અને સંગ્રહ માટે નિર્દેશિત કરવામાં આવે છે. 1940માં એલ. પી. કિરાઇડ્સ દ્વારા કહેવાતી સુધારેલી વિડમર સ્તંભ રચના વ્યાપક ઉપયોગમાં હોવાનું, પરંતુ બિનદસ્તાવેજીકૃત હોવાનું નોંધવામાં આવ્યું હતું. પેક્ડ કોલમ એ આંશિક નિસ્યંદનમાં વપરાતું કન્ડેન્સર છે. તેનો મુખ્ય ઘટક સપાટીના વિસ્તાર અને સૈદ્ધાંતિક પ્લેટની સંખ્યા વધારવા માટે નાની વસ્તુઓથી ભરેલી નળી છે. ટ્યુબ કોઈ અન્ય પ્રકારની આંતરિક નળી હોઈ શકે છે, જેમ કે લીબિગ અથવા એલહિન. આ સ્તંભો પેક્ડ લંબાઈના 5 સે. મી. દીઠ 1-2 ની સૈદ્ધાંતિક પ્લેટ ગણતરીઓ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. કાચ, પોર્સેલેઇન, એલ્યુમિનિયમ, તાંબુ, નિકલ અથવા સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલના મણકા, રિંગ્સ અથવા હેલિસીસ (જેમ કે ફેન્સ્કે રિંગ્સ રશિગ અથવા લેસિંગ રિંગ્સ); નિક્રોમ અને ઇનકૉનેલ વાયર (પોડબીલ્નિઆક સ્તંભોને સમાન), સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલ જાળી (ડિક્સન રિંગ્સ) વગેરે સહિત વિવિધ પ્રકારની પેકિંગ સામગ્રી અને ઓબ્જેક્ટ આકારોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. ચોક્કસ સંયોજનો હેમ્પેલ, ટોડ અને સ્ટેડમેન કૉલમ તરીકે ઓળખાય છે. અન્ય સ્પિનિંગ બેન્ડ નિસ્યંદન ઉપરની વરાળ અને નીચે આવતા રિફ્લક્સ પ્રવાહીના મિશ્રણને વધારવા માટે સીધી નળીની અંદર ફરતી હેલિકલ બેન્ડ (મોટર દ્વારા કાંતવામાં આવે છે) નો ઉપયોગ કરે છે. જૂના સ્તંભો ઔદ્યોગિક પ્લેટ સ્તંભોની જેમ જ કામગીરીનો સિદ્ધાંત ધરાવે છે. તેઓ અપૂર્ણાંક માટે અત્યંત કાર્યક્ષમ છે પરંતુ તેમની પાસે નોંધપાત્ર પકડ (ઉપયોગ દરમિયાન સ્તંભમાં પ્રવાહીની માત્રા) છે અને તેમની જટિલતા તેમને વધુ ખર્ચાળ પ્રકારના કાચ સ્તંભોમાંનું એક બનાવે છે. સ્ટ્રેટ ટ્યુબ અથવા એર કન્ડેન્સર, જે માત્ર એક સીધી ટ્યુબ છે, તેનો ઉપયોગ ક્રૂડ રિફ્લક્સ કોલમ તરીકે થઈ શકે છે. નાશપતીના સ્તંભોમાં ઊંધી નાસપતી જેવા આકારના બહુવિધ ગોળાકાર ભાગો હોય છે. ફોર્સ્ડ-સર્ક્યુલેશન કૂલિંગ સાથેના વૈકલ્પિક શીતક કન્ડેન્સર સામાન્ય રીતે ઠંડક પ્રવાહી તરીકે પાણીનો ઉપયોગ કરે છે. નળથી સિંક સુધી પ્રવાહ ખુલ્લો હોઈ શકે છે અને નળમાં પાણીના દબાણ દ્વારા જ ચાલે છે. વૈકલ્પિક રીતે, બંધ પ્રણાલીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે, જેમાં ટાંકીમાંથી પંપ દ્વારા પાણી ખેંચવામાં આવે છે, સંભવતઃ રેફ્રિજરેટર કરવામાં આવે છે અને તેમાં પાછું આપવામાં આવે છે. વોટર-કૂલ્ડ કન્ડેન્સર 0 ડિગ્રી સેલ્સિયસથી ઉપરના ઉત્કલન બિંદુઓ ધરાવતા પ્રવાહી માટે યોગ્ય છે, અને પાણીની તુલનામાં ઘણા વધારે ઉત્કલન બિંદુઓ ધરાવતી વરાળને સરળતાથી ઘનીકરણ કરી શકે છે. પાણીને બદલે અન્ય ઠંડક પ્રવાહીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. ઉચ્ચ ઉત્કલન બિંદુ અને નીચા ઘનીકરણ દર ધરાવતી પરિસ્થિતિઓ માટે બળજબરીથી પરિભ્રમણ ધરાવતી હવા પૂરતી અસરકારક હોઈ શકે છે. તેનાથી વિપરીત, નીચા તાપમાનના શીતક, જેમ કે શુષ્ક બરફ દ્વારા ઠંડુ કરાયેલ એસીટોન અથવા એન્ટિફ્રીઝ એડિટિવ્સ સાથે ઠંડુ પાણી, નીચા ઉત્કલન બિંદુ (જેમ કે ડાઇમિથાઇલ ઈથર, −23.6 °C) ધરાવતા પ્રવાહી માટે વાપરી શકાય છે. ખુલ્લી ટોચની ઠંડી આંગળીઓ વિવિધ પ્રકારના શીતકનો ઉપયોગ કરી શકે છે કારણ કે તે ઘન પદાર્થોને દાખલ કરવાની મંજૂરી આપે છે, અને તેનો ઉપયોગ પાણીના બરફ, સૂકા બરફ અને પ્રવાહી નાઇટ્રોજન સાથે કરી શકાય છે. વધુ વાંચન હેઇન્ઝ જી. ઓ. બેકર, વર્નર બર્જર, ગુંટર ડોમ્સ્કે, એટ અલ., 2009, ઓર્ગેનિકમઃ ઓર્ગેનિક-કેમિશેસ ગ્રુન્ડપ્રાક્ટિકમ (23મી જર્મન આવૃત્તિ, કોમ્પ્લ. રેવ. અપડેટ કરેલ), વેઇનહેમઃ વિલી-વી. સી. એચ., જુઓ, 25 ફેબ્રુઆરી 2015ના રોજ એક્સેસ કરેલ. હેઇન્ઝ જી. ઓ. બેકર, વર્નર બર્જર, ગુંટર ડોમ્શ્કે, એગોન ફેનઘનેલ, જુર્ગેન ફોસ્ટ, મેકથિલ્ડ ફિશર, ફ્રિથજોફ જેન્ટ્ઝ, કાર્લ ગેવાલ્ડ, રેનર ગ્લુચ, રોલેન્ડ મેયર, ક્લાઉસ મુલર, ડીટ્રીચ પાવેલ, હર્મન શ્મિટ, કાર્લ સ્કોલબર્ગ, ક્લાઉસ શ્વેટલિક, એરિકા સીલર અને ગુંટર ઝેપ્પેનફેલ્ડ, 1973, ઓર્ગેનિકમઃ પ્રેક્ટિકલ હેન્ડબુક ઓફ ઓર્ગેનિક કેમિસ્ટ્રી (પ્રથમ અંગ્રેજી આવૃત્તિ, પી. એ. ઓન્ગલી, એડ., બી. જે. હેઝાર્ડ, ટ્રાન્સ., સી. એફ. 5મી જર્મન આવૃત્તિ, 1965), વાંચન, માસ. : એડિસન-વેસ્લી, જુઓ, 25 ફેબ્રુઆરી 2015 સુધી પહોંચ્યું. pp 1-268 (Ch. 10), 679-686 (Ch. 10 રીફ્સ. ), 483-678 (Ch. 14), 687-690 (Ch. 14 રેફરી. ), 691-696 (ગ્રંથસૂચિ.). અથવા ચોથી આવૃત્તિ. કન્ડેન્સર (હીટ ટ્રાન્સફર) સંદર્ભ પ્રયોગશાળાના કાચનાં વાસણો પણ જુઓ.