Passive dual coil resonator
નિષ્ક્રિય ડ્યુઅલ કોઇલ રેઝોનેટર (પી. ડી. સી. આર.) એ પ્રિક્લિનિકલ મેગ્નેટિક પાર્ટિકલ ઇમેજિંગ (એમ. પી. આઈ.) સિસ્ટમ માટે શુદ્ધ નિષ્ક્રિય રિસીવ કોઇલ ઇન્સર્ટ છે જે આવર્તન-પસંદગીયુક્ત સંકેત વૃદ્ધિ પ્રદાન કરે છે. પી. ડી. સી. આર. નો ઉદ્દેશ ઉચ્ચ મિશ્રણ ઓર્ડર સાથે સંકળાયેલા આવર્તન ઘટકોને વધારવાનો છે, જે ઉચ્ચ અવકાશી રીઝોલ્યુશન પ્રાપ્ત કરવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. પ્રેરણા એમ. પી. આઈ. માં સૌથી મોટા પડકારોમાંનો એક સારો સંકેત-થી-અવાજ ગુણોત્તર હાંસલ કરવાનો છે, ખાસ કરીને ઉચ્ચ સંવાદિતા માટે. આની પાછળનો હેતુ એ છે કે પ્રેરિત કણ સંકેતના શક્ય તેટલા હાર્મોનિક્સ, જે ઉચ્ચ આવર્તન પર તીવ્રતામાં ઘટાડો કરે છે અને પછી ઘોંઘાટના માળખામાં અદૃશ્ય થઈ જાય છે, તે વધુ સારા અવકાશી રીઝોલ્યુશન સુધી પહોંચવા માટે છબી પુનર્નિર્માણ માટે ઉપયોગી હોવા જોઈએ. ઉચ્ચ આવર્તન પર હાર્મોનિક્સને વધારવા માટે, ઉચ્ચ હાર્મોનિક્સ પર કણો અને પ્રાપ્ત કોઇલ વચ્ચેના પ્રેરક જોડાણને વધારવાનો હેતુ છે. ડિઝાઇન નામ સૂચવે છે તેમ, પી. ડી. સી. આર., જેમાં બે કોએક્સિયલ કોઇલનો સમાવેશ થાય છે, તે નિષ્ક્રિય છે કારણ કે તેમાં વોલ્ટેજ સ્રોત નથી અને બાકીની એમપીઆઈ સ્કેનર સિસ્ટમ સાથે કોઈ વિદ્યુત જોડાણ પણ નથી. પી. ડી. સી. આર. પ્રતિધ્વનિત પરિપથનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે અને તેથી તેમાં કેપેસિટરનો પણ સમાવેશ થાય છે. પી. ડી. સી. આર. મુખ્યત્વે તેની આંતરિક કોઇલ સાથે કણોના ચુંબકીયકરણના પ્રતિભાવને ઉઠાવે છે. તે પછી તેની બાહ્ય કોઇલ સાથે પ્રાપ્ત સંકેત મોકલે છે, પરંતુ તેની પ્રતિધ્વનિત આવર્તનની શ્રેણીમાં વધારો કરે છે. આ આઉટપુટ પછી સ્કેનરની પ્રાપ્ત કોઇલ દ્વારા લેવામાં આવે છે. સ્કેનર અને પી. ડી. સી. આર. ની તમામ જુદી જુદી કોઇલ વચ્ચે જોડાણ હશે, જો કે, વર્ણવેલ પ્રક્રિયા પ્રભુત્વ ધરાવશે. પીડીસીઆર, એટલે કે. પ્રતિધ્વનિત સર્કિટ, આવર્તનની નજીકની આવર્તન સાથે ટ્યુન કરવામાં આવે છે જેના પર સિગ્નલનું હાર્મોનિક્સ અવાજની સપાટીમાં અદૃશ્ય થઈ જાય છે અને આમ ઉપર જણાવ્યા મુજબ તેનું કાર્ય કરે છે. સંદર્ભો મેડિકલ ઇમેજિંગ મેડિકલ ટેકનોલોજી મેડિકલ ફિઝિક્સ રિસોનેટર