Jackson cross cylinder
જેક્સન ક્રોસ સિલિન્ડર (જે. સી. સી.) એ એક એવું સાધન છે જેનો ઉપયોગ નેત્રશાસ્ત્રીઓ, ઓર્થોપ્ટિસ્ટ્સ અને ઓપ્ટોમેટ્રિસ્ટ્સ દ્વારા તેમની નિયમિત આંખની તપાસમાં કરવામાં આવે છે, ખાસ કરીને દૃષ્ટિવૈષમ્ય ધરાવતા દર્દીઓમાં સુધારાત્મક લેન્સની શક્તિના નિર્ધારણમાં. તેનો ઉપયોગ આંખના નજીકના બિંદુના પરીક્ષણ માટે પણ થાય છે. ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ જેક્સન ક્રોસ સિલિન્ડર એ એક લો પાવર લેન્સ છે, જે વત્તા સિલિન્ડર અને ઓછા સિલિન્ડરનું સંયોજન છે, જે એકબીજા સાથે લંબ અક્ષ સાથે સમાન શક્તિ ધરાવે છે, જેમાં બે અક્ષો વચ્ચે 45 ડિગ્રી પર હેન્ડલ મૂકવામાં આવે છે. તેથી જે. સી. સી. એક ગોળાકાર નળાકાર લેન્સ છે જેમાં નળાકારની શક્તિ ગોળાની શક્તિ કરતા બમણી હોય છે અને તેની વિરુદ્ધ નિશાની હોય છે. + 0.5DS/-1.0DC અથવા + 0.25DS/-0.5DC. જેસીસી +/- 1 સહિત વિવિધ શક્તિઓમાં ઉપલબ્ધ છે, જેનો સૌથી વધુ ઉપયોગ +/- 0.25 અને +/- 0.50 માં થાય છે. માઈનસ અને પ્લસ પાવરની અક્ષ સૂચવવા માટે બિંદુઓ અથવા રેખાઓ હોય છે. સંકેતો જેક્સન ક્રોસ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ દૃષ્ટિવૈષમ્ય ધરાવતા દર્દીઓમાં સુધારાત્મક લેન્સની શક્તિ અને તેની ધરી નક્કી કરવા માટે થાય છે. તેનો ઉપયોગ આંખના નજીકના બિંદુના પરીક્ષણ માટે પણ થાય છે. પ્રક્રિયા જેક્સન ક્રોસ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરતા પહેલા ગોળાકાર લેન્સ સાથે શ્રેષ્ઠ સુધારેલ દ્રષ્ટિ ઓળખવી જોઈએ. અસ્પષ્ટતાના કિસ્સામાં ગોળાકાર લેન્સ સાથે શ્રેષ્ઠ દ્રષ્ટિ ત્યારે પ્રાપ્ત થાય છે જ્યારે મૂંઝવણનું વર્તુળ રેટિના પર હોય. દૃષ્ટિવૈષમ્ય શોધવું ગોળાકાર લેન્સથી શ્રેષ્ઠ સુધારેલી દ્રષ્ટિને પહેલા ઓળખવી જોઈએ. ત્યારબાદ જે. સી. સી. લેન્સને ગોળાકાર લેન્સ પર પ્રથમ માઈનસ-સિલિન્ડર અક્ષ સાથે 180° પર અને પછી અક્ષ સાથે 90° પર મૂકવામાં આવે છે. જો દ્રષ્ટિમાં કોઈ તફાવત ન હોય તો, જે. સી. સી. લેન્સ અક્ષ 45° અને 135° સાથે પરીક્ષણનું પુનરાવર્તન કરો. જો દર્દી ફરીથી દ્રષ્ટિમાં કોઈ તફાવતની જાણ ન કરે, તો કોઈ દૃષ્ટિવૈષમ્ય નથી અને જો બંને સ્થિતિઓમાં નળાકાર લેન્સમાં સુધારો થાય તો દૃષ્ટિવૈષમ્યને સુધારવાનો પ્રયાસ કરવો જોઈએ. અક્ષનું શુદ્ધિકરણ દૃષ્ટિવૈષમ્ય સુધારણામાં નળાકાર લેન્સની અક્ષનું શુદ્ધિકરણ ટ્રાયલ ફ્રેમમાં સુધારાત્મક લેન્સની અક્ષની સમાંતર હેન્ડલ સાથે સુધારાત્મક લેન્સ સાથે JCC મૂકીને કરવામાં આવે છે. હેન્ડલને ફેરવવામાં આવે છે જેથી ક્રોસ સિલિન્ડરમાં માઇનસ અને પ્લસ લેન્સ એકબીજા સાથે બદલાય. જો બંને સ્થિતિમાં દ્રષ્ટિમાં કોઈ તફાવત ન હોય, તો સુધારાત્મક લેન્સની ધરી સાચી હોય છે અને જો દ્રષ્ટિમાં તફાવત હોય, તો સ્પષ્ટ દ્રષ્ટિ મેળવવા માટે ધરીને ફેરવવી જોઈએ. અક્ષને વધુ સારી બાજુએ 5 ડિગ્રી ફેરવવી જોઈએ. એસ્ટિગ્મેટિઝમ કરેક્શનમાં નળાકાર લેન્સની પાવરનું રિફાઇનમેન્ટ ટ્રાયલ ફ્રેમમાં સુધારાત્મક લેન્સની એક્સિસની સમાંતર જેસીસી પાવરની એક્સિસ સાથે સુધારાત્મક લેન્સ સાથે જેસીસી મૂકીને કરવામાં આવે છે. હેન્ડલને ફેરવવામાં આવે છે જેથી ક્રોસ સિલિન્ડરમાં માઇનસ અને પ્લસ લેન્સ એકબીજા સાથે બદલાય અને જો બંને સ્થિતિમાં દ્રષ્ટિમાં કોઈ તફાવત ન હોય, તો સુધારાત્મક લેન્સની શક્તિ યોગ્ય હોય છે અને જો દ્રષ્ટિમાં તફાવત હોય, તો શક્તિને સમાયોજિત કરવી જોઈએ. રહેઠાણના નજીકના બિંદુ 40 સે. મી. પર એકકોશીય અને બાયનોક્યુલર ક્રોસ સિલિન્ડરના તારણો રહેઠાણના નજીકના બિંદુ અને પ્રેસ્બિયોપિયાને સુધારવા માટે જરૂરી નજીકના ઉમેરા વિશે માહિતી આપે છે. 1837 માં, અંગ્રેજી ગણિતશાસ્ત્રી અને ખગોળશાસ્ત્રી જ્યોર્જ બિડેલ એરીએ નળાકાર લેન્સની શોધ કરી અને દૃષ્ટિવૈષમ્યને સુધારવા માટે તેનો ઉપયોગ કર્યો. 1849માં આયર્લેન્ડના અંગ્રેજ ભૌતિકશાસ્ત્રી અને ગણિતશાસ્ત્રી જ્યોર્જ સ્ટોક્સે દૃષ્ટિવૈષમ્યનું નિદાન કરવા માટે સ્ટોક્સ લેન્સની શોધ કરી હતી. આ લેન્સમાં બે નળાકાર લેન્સ હતા, એક પ્લેનો-કન્વેક્સ અને એક પ્લેનો-કોન્કેવ, જે વિરુદ્ધ દિશામાં ફેરવવામાં આવે છે. 1887માં એડવર્ડ જેક્સને દૃષ્ટિવૈષમ્યને શોધવામાં સ્ટોક્સના સુધારેલા લેન્સના ઉપયોગનું વર્ણન કર્યું હતું અને 1907માં તેમણે ક્રોસ સિલિન્ડરનો ઉપયોગ કરીને દૃષ્ટિવૈષમ્યમાં સુધારેલા સિલિન્ડરની ધરીના નિર્ધારણનું વર્ણન કર્યું હતું. હેન્ડલ સાથે સુધારેલ ક્રોસ સિલિન્ડર લેન્સ, જેનો તેમણે ઉપયોગ કર્યો હતો તે પાછળથી જેક્સન ક્રોસ સિલિન્ડર તરીકે જાણીતો બન્યો હતો. સંદર્ભો આંખના સાધનો ડાયગ્નોસ્ટિક ઓપ્થેલ્મોલોજી ઓપ્ટોમેટ્રી