Dental curing light
ડેન્ટલ ક્યુરિંગ લાઇટ એ ડેન્ટલ સાધનોનો એક ભાગ છે જેનો ઉપયોગ લાઇટ-ક્યોર રેઝિન-આધારિત સંયોજનોના પોલિમરાઇઝેશન માટે થાય છે. તેનો ઉપયોગ વિવિધ દંત સામગ્રી પર થઈ શકે છે જેનો પ્રકાશ દ્વારા ઉપચાર થઈ શકે છે. વપરાયેલ પ્રકાશ દૃશ્યમાન વાદળી પ્રકાશ વર્ણપટ હેઠળ આવે છે. આ પ્રકાશ તરંગલંબાઇની શ્રેણીમાં પહોંચાડવામાં આવે છે અને દરેક પ્રકારના ઉપકરણ માટે બદલાય છે. દંત ચિકિત્સા પ્રકાશ સ્રોતોના ચાર મૂળભૂત પ્રકારો છેઃ ટંગસ્ટન હેલોજન, પ્રકાશ ઉત્સર્જક ડાયોડ (એલઇડી), પ્લાઝ્મા આર્ક્સ અને લેસર. બે સૌથી સામાન્ય હેલોજન અને એલઇડી છે. ઇતિહાસ 1960 ના દાયકાની શરૂઆતમાં, પ્રથમ પ્રકાશ ઉપચાર રેઝિન સંયોજનો વિકસાવવામાં આવ્યા હતા. આનાથી 1970 ના દાયકામાં ડેન્ટસ્લી/કોલ્ક દ્વારા નુવા લાઇટ તરીકે ઓળખાતા પ્રથમ ક્યુરિંગ લાઇટનો વિકાસ થયો. નુવા લાઇટ રેઝિન સંયોજનોને મટાડવા માટે અલ્ટ્રાવાયોલેટ પ્રકાશનો ઉપયોગ કરે છે. તે આ જરૂરિયાતને કારણે બંધ કરવામાં આવ્યું હતું, તેમજ એ હકીકતને કારણે કે યુવી પ્રકાશની ટૂંકી તરંગલંબાઇ તેને પૂરતા પ્રમાણમાં મટાડવા માટે રાળમાં ઊંડાણપૂર્વક પ્રવેશતી ન હતી. 1980 ના દાયકાની શરૂઆતમાં, દૃશ્યમાન-પ્રકાશ ઉપચારના ક્ષેત્રમાં પ્રગતિથી વાદળી પ્રકાશનો ઉપયોગ કરીને ઉપચાર ઉપકરણની રચના થઈ. આગામી પ્રકારનો ક્યુરિંગ પ્રકાશ ક્વાર્ટઝ-હેલોજન બલ્બ વિકસાવવામાં આવ્યો હતો; આ ઉપકરણમાં દૃશ્યમાન પ્રકાશ વર્ણપટની લાંબી તરંગલંબાઇ હતી અને રેઝિન સંયોજનો માટે ક્યુરિંગ પ્રકાશ અને પ્રકાશ ઊર્જાના વધુ પ્રવેશ માટે મંજૂરી આપી હતી. હેલોજન ક્યુરિંગ લાઇટ યુવી ક્યુરિંગ લાઇટને બદલે છે. 1990 ના દાયકામાં પ્રકાશ ઉપચાર ઉપકરણોમાં મહાન સુધારાઓ રજૂ થયા. જેમ જેમ દંત પુનઃસ્થાપન સામગ્રીઓ અદ્યતન થઈ, તેમ તેમ આ સામગ્રીઓને મટાડવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી તકનીક પણ; ઝડપથી અને વધુ ઊંડાણપૂર્વક મટાડવામાં સક્ષમ થવા માટે તીવ્રતામાં સુધારો કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવ્યું હતું. 1998માં પ્લાઝ્મા આર્ક ક્યુરિંગ લાઇટ રજૂ કરવામાં આવી હતી. તે રેઝિન-આધારિત સંયોજનને મટાડવા માટે ઉચ્ચ તીવ્રતાના પ્રકાશ સ્રોત, પ્લાઝ્મા ધરાવતા ફ્લોરોસન્ટ બલ્બનો ઉપયોગ કરે છે, અને 3 સેકન્ડમાં રેઝિન સંયુક્ત સામગ્રીને મટાડવાનો દાવો કરે છે. વ્યવહારમાં, જોકે, જ્યારે પ્લાઝ્મા આર્ક ક્યુરિંગ લાઇટ લોકપ્રિય સાબિત થયું, ત્યારે આ લાઇટના નકારાત્મક પાસાઓ (જેમાં ખર્ચાળ પ્રારંભિક કિંમત, દાવો કરેલા 3 સેકન્ડ કરતા વધુ સમય સુધી ક્યુરિંગ અને ખર્ચાળ જાળવણી) અન્ય ક્યુરિંગ લાઇટ તકનીકોના વિકાસમાં પરિણમ્યા. ટેકનોલોજીમાં નવીનતમ પ્રગતિ એ એલઇડી ક્યુરિંગ લાઇટ છે. જ્યારે એલઇડી ક્યુરિંગ લાઇટ્સ 1990ના દાયકાથી ઉપલબ્ધ છે, ત્યારે પ્લાઝ્મા આર્ક લાઇટ્સની માલિકી દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલી હતાશા અસહ્ય બની ત્યાં સુધી તેનો વ્યાપક ઉપયોગ થતો ન હતો. જ્યારે એલઇડી ક્યુરિંગ લાઇટ એ પ્રારંભિક ક્યુરિંગ લાઇટ ઓફરિંગ્સથી એક મોટું પગલું છે, ત્યારે રેઝિન કમ્પોઝિટ્સના ઝડપી અને વધુ સંપૂર્ણ ક્યુરિંગના ધ્યેય સાથે રિફાઇનમેન્ટ્સ અને નવી તકનીકો સતત વિકસાવવામાં આવી રહી છે. ટંગસ્ટન હેલોજન ટંગસ્ટન હેલોજન ક્યુરિંગ લાઇટ, જેને ફક્ત "હેલોજન ક્યુરિંગ લાઇટ" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તે દંત કચેરીઓમાં ઉપયોગમાં લેવાતો સૌથી વધુ પોલિમરાઇઝેશન સ્રોત છે. પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરવા માટે, વિદ્યુત પ્રવાહ પાતળા ટંગસ્ટન ફિલામેન્ટમાંથી વહે છે, જે પ્રતિરોધક તરીકે કાર્ય કરે છે. આ પ્રતિરોધક પછી "આશરે 3,000 કેલ્વિનના તાપમાન સુધી ગરમ કરવામાં આવે છે, તે અગ્નિથી પ્રકાશિત થાય છે અને દૃશ્યમાન પ્રકાશના સ્વરૂપમાં ઇન્ફ્રારેડ અને ઇલેક્ટ્રોમેગ્નેટિક કિરણોત્સર્ગ બહાર કાઢે છે". તે 400 અને 500 એનએમ વચ્ચે વાદળી પ્રકાશ પૂરો પાડે છે, જેની તીવ્રતા 400-600 mW cm−2 છે. જોકે, આ પ્રકારના ક્યોરિંગ લાઇટમાં કેટલીક ખામીઓ છે, જેમાંથી પ્રથમ ફિલામેન્ટ દ્વારા પેદા થતી મોટી માત્રામાં ગરમી છે. આ માટે જરૂરી છે કે ક્યુરિંગ લાઇટમાં વેન્ટિલેટિંગ ફેન સ્થાપિત હોય જે મોટા ક્યુરિંગ લાઇટમાં પરિણમે છે. પંખો અવાજ પેદા કરે છે જે કેટલાક દર્દીઓને ખલેલ પહોંચાડી શકે છે, અને બલ્બનું વોટ્ટેજ એવું છે (દા. ત. 80 ડબલ્યુ) આ ક્યુરિંગ લાઇટ્સને પાવર સ્રોતમાં પ્લગ કરવી આવશ્યક છે; એટલે કે, તેઓ કોર્ડલેસ નથી. વધુમાં, આ પ્રકાશને વારંવાર દેખરેખ અને વાસ્તવિક ક્યુરિંગ લાઇટ બલ્બને બદલવાની જરૂર છે કારણ કે તે ઊંચા તાપમાન સુધી પહોંચે છે. (ઉદાહરણ તરીકે, એક મોડેલ 50 કલાકના અંદાજિત જીવન સાથે બલ્બનો ઉપયોગ કરે છે જેને વાર્ષિક બદલીની જરૂર પડશે, દરરોજ 12 મિનિટનો ઉપયોગ, દર વર્ષે 250 દિવસ એમ ધારીને.) ઉપરાંત, સામગ્રીને સંપૂર્ણપણે ઠીક કરવા માટે જરૂરી સમય એલઇડી ક્યુરિંગ લાઇટ કરતાં ઘણો વધારે છે. પ્રકાશ ઉત્સર્જક ડાયોડ આ ક્યુરિંગ લાઇટ એક અથવા વધુ પ્રકાશ ઉત્સર્જક ડાયોડ [એલઇડી] નો ઉપયોગ કરે છે અને વાદળી પ્રકાશ ઉત્પન્ન કરે છે જે દંત સામગ્રીને મટાડે છે. પ્રકાશ-ઉપચાર સ્રોત તરીકે એલઇડી સૌપ્રથમ 1995 માં સાહિત્યમાં સૂચવવામાં આવ્યા હતા. દંત ચિકિત્સામાં એલઇડી ક્યુરિંગનો ટૂંકો ઇતિહાસ 2013 માં પ્રકાશિત થયો હતો. આ પ્રકાશ વાદળી પ્રકાશના ઉત્સર્જન માટે ગેલિયમ નાઇટ્રાઇડ આધારિત સેમિકન્ડક્ટરનો ઉપયોગ કરે છે. અમેરિકન ડેન્ટલ એસોસિએશનના જર્નલમાં 2004ના એક લેખમાં સમજાવવામાં આવ્યું હતું કે, "એલઇડીમાં, બે ડોપ્ડ અર્ધ-વાહક (એન-ડોપ્ડ અને પી-ડોપ્ડ) ના જોડાણો પર વોલ્ટેજ લાગુ કરવામાં આવે છે, જેના પરિણામે ચોક્કસ તરંગલંબાઇની શ્રેણીમાં પ્રકાશનું ઉત્પાદન અને ઉત્સર્જન થાય છે. સેમિકન્ડક્ટર સંયોજનની રાસાયણિક રચનાને નિયંત્રિત કરીને, તરંગલંબાઇની શ્રેણીને નિયંત્રિત કરી શકાય છે. ડેન્ટલ એલઇડી ક્યુરિંગ લાઇટ્સ એલઇડીનો ઉપયોગ કરે છે જે 400-500 એનએમ શ્રેણી (લગભગ 460 એનએમની ટોચની તરંગલંબાઇ સાથે) માં વાદળી પ્રકાશનો સાંકડો વર્ણપટ ઉત્પન્ન કરે છે, જે સીપીક્યુ પરમાણુને સક્રિય કરવા માટે ઉપયોગી ઊર્જા શ્રેણી છે જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ડેન્ટલ મોનોમર્સનું ફોટો-પોલિમરાઇઝેશન શરૂ કરવા માટે થાય છે. આ ક્યુરિંગ લાઇટ્સ હેલોજન ક્યુરિંગ લાઇટ્સથી ખૂબ જ અલગ છે. તેઓ વધુ હળવા, પોર્ટેબલ અને અસરકારક છે. એલઇડી ક્યુરિંગ લાઇટમાંથી પેદા થતી ગરમી ઘણી ઓછી હોય છે, જેનો અર્થ છે કે તેને ઠંડુ કરવા માટે પંખાની જરૂર નથી પડતી. પંખાની હવે જરૂર ન હોવાથી, વધુ હળવા અને નાના પ્રકાશની રચના કરી શકાય છે. તેની પોર્ટેબિલિટી પાવરના ઓછા વપરાશને કારણે આવે છે. એલઇડી હવે રિચાર્જ કરી શકાય તેવી બેટરીનો ઉપયોગ કરી શકે છે, જે તેને વધુ આરામદાયક અને ઉપયોગમાં સરળ બનાવે છે. નવીનતમ એલઇડી ક્યુરિંગ લાઇટ સામગ્રીને હેલોજન લેમ્પ્સ અને અગાઉના એલઇડી ક્યુરિંગ લાઇટ્સ કરતાં વધુ ઝડપથી મટાડે છે. તે મોટા સેમિકન્ડક્ટર સ્ફટિક સાથે એક ઉચ્ચ-તીવ્રતા વાદળી એલઇડીનો ઉપયોગ કરે છે. પ્રકાશની તીવ્રતા અને પ્રકાશ વિસ્તાર 1,000 એમડબલ્યુ/સે. મી. 2 ના ઉત્પાદન સાથે વધારવામાં આવ્યો છે. આવા ઉચ્ચ તીવ્રતાના પ્રકાશને બહાર કાઢવા માટે, તે "બહુસ્તરીય પોલિમર ફિલ્મ ટેકનોલોજી" ધરાવતી અત્યંત પ્રતિબિંબીત મિરર ફિલ્મનો ઉપયોગ કરે છે. ઓપરેશન હેલોજન અને એલઇડી ક્યુરિંગ લાઇટ એ જ રીતે કામ કરે છે. આ બંને લાઇટને વાદળી લાઇટ ચાલુ કરવા માટે ઓપરેટરને બટન અથવા ટ્રિગર દબાવવાની જરૂર પડે છે. હેલોજન ક્યુરિંગ લાઇટને સક્રિય કરવા માટે ટ્રિગર દબાવવામાં આવે છે. જૂના મોડેલોમાં પ્રકાશને બહાર કાઢવા માટે ઓપરેટરને ટ્રિગરને પકડી રાખવાની જરૂર પડે છે, જ્યારે નવા મોડેલોમાં ટ્રિગરને માત્ર એક જ વાર દબાવવાની જરૂર પડે છે. ટ્રિગર અથવા બટન દબાવ્યા પછી ટાઈમરની સમયસીમા સમાપ્ત થાય ત્યાં સુધી હેલોજન અને એલઇડી લાઇટના બંને નવા મોડેલોમાં પ્રકાશ ચાલુ રહેશે. જ્યારે પ્રકાશ ચાલુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે તે સાજો ન થાય ત્યાં સુધી તેને સામગ્રી સાથે સીધા દાંત પર મૂકવામાં આવે છે. મહત્વ ક્યુરિંગ લાઇટના વિકાસથી દંતચિકિત્સામાં ઘણો ફેરફાર થયો. ડેન્ટલ ક્યુરિંગ લાઇટના વિકાસ પહેલા, દાંતમાં રાળ આધારિત સંયુક્ત સામગ્રી મૂકવા માટે વિવિધ સામગ્રીનો ઉપયોગ કરવો પડતો હતો. આ વિકાસ પહેલાં ઉપયોગમાં લેવાતી સામગ્રી સ્વ-ઉપચારિત રેઝિન સામગ્રી હતી. આ સામગ્રી, એ સામગ્રી અને બી સામગ્રી, અરજી કરતા પહેલા અલગથી મિશ્રિત કરવામાં આવી હતી. એ સામગ્રી આધાર હતી અને બી સામગ્રી ઉત્પ્રેરક હતી. આ રેઝિન સામગ્રીને પહેલા મિશ્રિત કરવામાં આવી હતી અને પછી દાંતમાં મૂકવામાં આવી હતી. પછી તેને 30-60 સેકન્ડ પછી સંપૂર્ણપણે સખત કરવામાં આવે છે. આનાથી દંત ચિકિત્સક સમક્ષ ઘણી સમસ્યાઓ રજૂ થઈ. એક મુદ્દો એ હતો કે દંત ચિકિત્સક પાસે સામગ્રી કેટલી ઝડપથી મટાડે છે તેના પર નિયંત્રણ નહોતું-એકવાર મિશ્રિત ઉપચાર પ્રક્રિયા શરૂ થઈ. આના પરિણામે દંત ચિકિત્સકે સામગ્રીને ઝડપથી અને યોગ્ય રીતે દાંતમાં મૂકવી પડતી હતી. જો સામગ્રી યોગ્ય રીતે મૂકવામાં ન આવી હોય, તો સામગ્રીને ખોદવી પડશે અને પ્રક્રિયા ફરીથી શરૂ કરવી પડશે. આ નવી તકનીકના વિકાસથી નવી પ્રકાશ સક્રિય રેઝિન સામગ્રીને માર્ગ મળ્યો. આ નવી સામગ્રી અગાઉની સામગ્રીથી ઘણી અલગ છે. આ સામગ્રીને મિશ્રિત કરવાની જરૂર નથી અને સીધા જ સ્થળ પર વહેંચી શકાય છે. આ નવી નરમ રેઝિન સામગ્રી માત્ર દાંતના ઉપચાર પ્રકાશથી જ સંપૂર્ણ રીતે મટાડી શકાય છે. આ દંતચિકિત્સકો માટે નવા ફાયદાઓ રજૂ કરે છેઃ સમયની મર્યાદા હવે દૂર કરવામાં આવી છે અને દંત ચિકિત્સક હવે ખાતરી આપી શકે છે કે સામગ્રી યોગ્ય રીતે મૂકવામાં આવી છે. સંદર્ભો દંત સાધનો