Penile implant
પેનાઇલ ઇમ્પ્લાન્ટ એ ફૂલેલા તકલીફ, પેરોની રોગ, ઇસ્કેમિક પ્રિયાપિઝમ, વિકૃતિ અને શિશ્નની કોઈપણ આઘાતજનક ઈજાની સારવાર માટે અને લિંગ-પુષ્ટિ શસ્ત્રક્રિયા સહિત ફેલોપ્લાસ્ટી અથવા મેટોઇડિયોપ્લાસ્ટી માટે રચાયેલ એક ઉપકરણ છે. પુરુષો સૌંદર્યલક્ષી હેતુઓ માટે શિશ્ન પ્રત્યારોપણની પણ પસંદગી કરે છે. પુરુષોનો સંતોષ અને જાતીય કાર્ય જનનાંગના કદ પર અગવડતાથી પ્રભાવિત થાય છે જે શિશ્નમાં ફેરફાર માટે સર્જિકલ અને બિન-સર્જિકલ ઉકેલો તરફ દોરી જાય છે. પ્રત્યારોપણના ઘણા અલગ પ્રકારો હોવા છતાં, મોટા ભાગના બે શ્રેણીઓમાંથી એકમાં આવે છેઃ નરમ અને સપાટ પ્રત્યારોપણ. શિશ્નનું પ્રથમ આધુનિક કૃત્રિમ પુનર્નિર્માણ જર્મન ચિકિત્સક એન. એ. બોર્ગસને આભારી છે, જેમણે 1936માં શિશ્નના આઘાતજનક અંગવિચ્છેદનવાળા સૈનિકો પર પ્રથમ સર્જિકલ પ્રયાસો કર્યા હતા. તેમણે પ્રોસ્થેટિક સામગ્રી તરીકે પાંસળીના કોમલાસ્થિનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને પેશાબ અને સંભોગ બંને હેતુઓ માટે જનનાંગોનું પુનઃનિર્માણ કર્યું હતું. વિલાર્ડ ઇ. ગુડવિન અને વિલિયમ વોલેસ સ્કોટે સૌપ્રથમ 1952માં એક્રેલિક પ્રોસ્થેસિસનો ઉપયોગ કરીને કૃત્રિમ શિશ્ન પ્રત્યારોપણની સ્થાપનાનું વર્ણન કર્યું હતું. સિલિકોન આધારિત પેનાઇલ પ્રત્યારોપણ હાર્વે લેશ દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યું હતું અને પ્રથમ કેસ શ્રેણી 1964માં પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી. હાલમાં શિશ્ન પ્રત્યારોપણમાં ઉપયોગમાં લેવાતા ઉચ્ચ કક્ષાના સિલિકોનના વિકાસનું શ્રેય નાસાને આપવામાં આવે છે. સમકાલીન ઈન્ફ્લેટેબલ અને નરમ શિશ્ન પ્રત્યારોપણની પ્રતિકૃતિઓ 1973માં અમેરિકન યુરોલોજિકલ એસોસિએશનની વાર્ષિક બેઠક દરમિયાન બેલર યુનિવર્સિટી (ગેરાલ્ડ ટિમ્મ, વિલિયમ ઇ. બ્રેડલી અને એફ. બ્રેન્ટલી સ્કોટ) અને યુનિવર્સિટી ઓફ મિયામી (માઈકલ પી. સ્મોલ અને હર્નાન એમ. કેરિયન) ના ચિકિત્સકોના બે જૂથો દ્વારા રજૂ કરવામાં આવી હતી. સ્મોલ એન્ડ કેરીયોને 1975માં સ્મોલ-કેરીયન પ્રોસ્થેસિસ (મેન્ટર, યુએસએ) ની રજૂઆત સાથે અર્ધ-કઠોર શિશ્ન પ્રત્યારોપણને લોકપ્રિય બનાવવાની પહેલ કરી હતી. બ્રેન્ટલી સ્કોટે પ્રારંભિક ઉપકરણને સિલિકોનથી બનેલા બે સપાટ નળાકાર પદાર્થો, રેડિયોપેક પ્રવાહી ધરાવતું જળાશય અને બે પંપીંગ એકમોથી બનેલું હોવાનું વર્ણવ્યું હતું. પ્રથમ પેઢીના ઉત્પાદનોનું માર્કેટિંગ અમેરિકન મેડિકલ સિસ્ટમ્સ (એ. એમ. એસ.; હાલમાં બોસ્ટન સાયન્ટિફિક) દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું, જેની સાથે બ્રેન્ટલી સ્કોટ સંકળાયેલા હતા. પ્રથમ પેઢીના પ્રત્યારોપણ પછી એ. એમ. એસ. દ્વારા ઘણા ઉપકરણ સુધારાઓ બહાર પાડવામાં આવ્યા છે. 1983માં, માર્ગદર્શક (હાલમાં કોલોપ્લાસ્ટ) બજારમાં જોડાયો. 2017 માં, વિશ્વમાં પેનાઇલ પ્રત્યારોપણના દસથી વધુ ઉત્પાદકો હતા, જો કે હવે માત્ર થોડા જ બજારમાં રહે છે. બજારમાં તાજેતરનો ઉમેરો ઝેફિર સર્જિકલ ઇમ્પ્લાન્ટ અને રિગિકોન ઇનોવેટિવ યુરોલોજિકલ સોલ્યુશન્સ છે. ઝેફિર સર્જિકલ ઇમ્પ્લાન્ટ, જૈવિક પુરુષો માટે શિશ્ન પ્રત્યારોપણ સાથે, ટ્રાન્સ પુરુષો માટે લિંગ પુનઃ સોંપણી માટે રચાયેલ સપાટ અને નરમ શિશ્ન પ્રત્યારોપણની પ્રથમ પંક્તિ રજૂ કરી. તાજેતરના વર્ષોમાં, યુ. એસ. સ્થિત કંપની રિગીકોન ઇનોવેટિવ યુરોલોજિકલ સોલ્યુશન્સે શિશ્ન પ્રત્યારોપણના ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિ કરી છે. 2017 માં, તેઓએ 'રિગી 10' રજૂ કર્યું, જે એક નરમ પ્રત્યારોપણ હતું જેણે બજારના વિકલ્પોને વિસ્તૃત કર્યા. આ પછી, 2019 માં, તેઓએ 'ઈન્ફ્લા 10' શ્રેણી રજૂ કરી, જેમાં ઈન્ફ્લા 10 એએક્સ, ઈન્ફ્લા 10 એક્સ અને ઈન્ફ્લા 10 મોડેલ્સ અને 'રિગી 10 હાઇડ્રોફિલિક' નો સમાવેશ થાય છે. આ ફૂલાવી શકાય તેવા અને હાઇડ્રોફિલિક-કોટેડ નરમ મોડેલો અનુક્રમે ઉપલબ્ધ પેનાઇલ ઇમ્પ્લાન્ટ તકનીકોની શ્રેણીમાં મહત્વપૂર્ણ ઉમેરાઓ હતા. આ પ્રગતિઓએ શિશ્ન પ્રત્યારોપણના વિકાસમાં વિવિધતા અને પ્રગતિમાં ફાળો આપ્યો છે, જે દર્દીઓને વધુ વૈવિધ્યસભર અને અનુરૂપ સારવાર ઉકેલો પ્રદાન કરે છે. 2001 થી 2010 સુધી 5 ટકા મેડિકેર પબ્લિક યુઝ ફાઇલોના વિશ્લેષણ અનુસાર, ફૂલેલા તકલીફનું નિદાન કરનારા લગભગ 3 ટકા દર્દીઓ શિશ્ન પ્રત્યારોપણની પસંદગી કરે છે. દર વર્ષે યુ. એસ. એ. માં લગભગ 25,000 ઈન્ફ્લેટેબલ પેનાઇલ પ્રોસ્થેસિસ રોપવામાં આવે છે. આ સૂચિ 2020 માં બજારમાં ઉપલબ્ધ પેનાઇલ પ્રત્યારોપણ દર્શાવે છે. શિશ્ન પ્રત્યારોપણના પ્રકાર શિશ્ન પ્રત્યારોપણ એ શિશ્નના કોર્પોરામાં રોપવામાં આવેલી સળિયાઓની જોડી છે. સળિયા સખત હોય છે, પરંતુ એ અર્થમાં 'નરમ' હોય છે કે તેમને જાતે ઊભી સ્થિતિમાં ગોઠવી શકાય છે. બે પ્રકારના નરમ પ્રત્યારોપણ હોય છેઃ એક જે સિલિકોનથી બનેલું હોય છે અને તેની અંદર લાકડી હોતી નથી, જેને સોફ્ટ પ્રત્યારોપણ પણ કહેવાય છે, અને બીજું સિલિકોનથી કોટેડ ચાંદી અથવા સ્ટીલના સર્પાકાર વાયર કોર સાથે. કેટલાક મોડેલોમાં લંબાઈના સમાયોજન માટે બનાવાયેલ કાપવા યોગ્ય પૂંછડીઓ હોય છે. હાલમાં, વિશ્વભરમાં વિવિધ પ્રકારના નરમ શિશ્ન પ્રત્યારોપણ ઉપલબ્ધ છે. ઈન્ફ્લેટેબલ પેનાઇલ ઇમ્પ્લાન્ટ ઈન્ફ્લેટેબલ પેનાઇલ ઇમ્પ્લાન્ટ (આઇ. પી. પી.), તાજેતરમાં વિકસાવવામાં આવ્યું છે, તે ઈન્ફ્લેટેબલ સિલિન્ડર અને પંપ સિસ્ટમનો સમૂહ છે. માળખામાં તફાવતના આધારે, બે પ્રકારના ઈન્ફ્લેટેબલ પેનાઇલ પ્રત્યારોપણ છેઃ ટુ-પીસ અને થ્રી-પીસ આઇ. પી. પી. બંને પ્રકારના ઈન્ફ્લેટેબલ ઉપકરણો જંતુરહિત ખારા દ્રાવણથી ભરેલા હોય છે જે પ્રક્રિયામાં હોય ત્યારે સિલિન્ડરમાં પમ્પ કરવામાં આવે છે. સિલિન્ડરોને શિશ્નના કેવર્નસ બોડીમાં રોપવામાં આવે છે. પંપ સિસ્ટમ સિલિન્ડર સાથે જોડાયેલી હોય છે અને અંડકોશમાં મૂકવામાં આવે છે. થ્રી-પીસ પ્રત્યારોપણમાં પંપ સાથે જોડાયેલ એક અલગ વિશાળ જળાશય હોય છે. જળાશય સામાન્ય રીતે રેટ્રોપ્યુબિક જગ્યા (રેટઝિયસની જગ્યા) માં મૂકવામાં આવે છે, જો કે અન્ય સ્થાનો પણ વર્ણવવામાં આવ્યા છે, જેમ કે ત્રાંસા સ્નાયુ અને રેક્ટસ સ્નાયુ વચ્ચે. થ્રી-પીસ પ્રત્યારોપણ વધુ ઇચ્છનીય કઠોરતા અને કુદરતી ઉત્થાન જેવા શિશ્નનો ઘેરાવો પ્રદાન કરે છે. વધુમાં, મોટા જળાશયની હાજરીને કારણે, થ્રી-પીસ પ્રત્યારોપણ જ્યારે ડિફ્લેટેડ થાય છે ત્યારે શિશ્નની સંપૂર્ણ શિથિલતા પૂરી પાડે છે, આમ બે-પીસ ઈન્ફ્લેટેબલ અને નરમ પ્રત્યારોપણ કરતાં વધુ આરામ લાવે છે. ખારા દ્રાવણને જળાશયમાંથી શિશ્નના શાફ્ટમાં રોપવામાં આવેલા સિલિન્ડરના દ્વિપક્ષી ચેમ્બરમાં જાતે પમ્પ કરવામાં આવે છે, જે બિન-અથવા લઘુત્તમ-કાર્યરત ફૂલેલા પેશીઓને બદલે છે. આ એક ઉત્થાન પેદા કરે છે. જોકે, શિશ્નના ગ્લાન્સ પર અસર થતી નથી. નેવુંથી પંચાણું ટકા ઈન્ફ્લેટેબલ પ્રોસ્થેસિસ જાતીય સંભોગ માટે યોગ્ય ઇરેક્શન ઉત્પન્ન કરે છે. યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં, ઈન્ફ્લેટેબલ પ્રોસ્થેસિસે તેના ચેપનો નીચો દર, ઉચ્ચ ઉપકરણ અસ્તિત્વ દર અને 80-90% સંતોષ દરને કારણે મોટે ભાગે નરમ પ્રોસ્થેસિસને બદલી નાખ્યું છે. સ્કોટ અને તેમના સાથીદારો દ્વારા 1975માં રજૂ કરાયેલ પ્રથમ આઇ. પી. પી. પ્રોટોટાઇપ ત્રણ ભાગનું પ્રોસ્થેસિસ (બે સિલિન્ડર, બે પંપ અને પ્રવાહી ભંડાર) હતું. ત્યારથી, આઈ. પી. પી. ઉપકરણની વિશ્વસનીયતા અને ટકાઉપણું માટે બહુવિધ ફેરફારો અને સુધારાઓમાંથી પસાર થઈ છે, જેમાં પ્રત્યારોપણ ઉત્પાદનમાં ઉપયોગમાં લેવાતી રાસાયણિક સામગ્રીમાં ફેરફાર, ચેપનો દર ઘટાડવા માટે હાઇડ્રોફિલિક અને એન્ટિબાયોટિક એલ્યુટિંગ કોટિંગ્સનો ઉપયોગ, વન-ટચ રિલીઝ વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. પેનાઇલ પ્રોસ્થેસિસના પ્રત્યારોપણ માટે ઉપયોગમાં લેવાતી સર્જિકલ તકનીકોમાં પણ ઉપકરણની ઉત્ક્રાંતિ સાથે સુધારો થયો છે. ઇન્ફ્લેટેબલ પેનાઇલ પ્રત્યારોપણ એ યુરોલોજીમાં પ્રથમ હસ્તક્ષેપોમાંનું એક હતું જ્યાં "નો-ટચ" સર્જિકલ તકનીક રજૂ કરવામાં આવી હતી. આનાથી શસ્ત્રક્રિયા પછીના ચેપના દરમાં નોંધપાત્ર ઘટાડો થયો છે. તબીબી ઉપયોગ ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલેલા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા ફૂલવાળા વધુમાં, તબીબી ઉપચાર વિના કાયમી ઉકેલ સાથે આગળ વધવા માંગતા ફૂલેલા તકલીફ ધરાવતા લોકો માટે પેનાઇલ પ્રત્યારોપણ એક સુસંગત વિકલ્પ હોઈ શકે છે. પેનાઇલ પ્રત્યારોપણનો ઉપયોગ વિવિધ ઇટીયોલોજીઓ સાથે ફૂલેલા તકલીફની સારવાર માટે કરવામાં આવે છે, જેમાં વેસ્ક્યુલર, કેવર્નોસલ, ન્યુરોજેનિક, મનોવૈજ્ઞાનિક અને પોસ્ટ-સર્જિકલ (દા. ત.) નો સમાવેશ થાય છે. પ્રોસ્ટેટેક્ટોમી). અમેરિકન યુરોલોજિકલ એસોસિએશન સારવારની પસંદગી તરીકે શિશ્ન પ્રત્યારોપણ વિશે ફૂલેલા તકલીફવાળા તમામ પુરુષોને જાણ કરવાની અને તેમની સાથે સંભવિત પરિણામો અંગે ચર્ચા કરવાની ભલામણ કરે છે. શિશ્ન વિકૃતિ શિશ્ન પ્રત્યારોપણ શિશ્નની વિકૃતિ તરફ દોરી ગયેલી વિવિધ પરિસ્થિતિઓમાં શિશ્નના કુદરતી આકારને પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરી શકે છે. આ આઘાતજનક ઇજાઓ, શિશ્ન શસ્ત્રક્રિયાઓ, શિશ્નના વિકૃત અને તંતુમય રોગો હોઈ શકે છે, જેમ કે પેરોની રોગ. પેરોની રોગમાં, શિશ્નના વળાંકમાં ફેરફાર સામાન્ય જાતીય સંભોગને અસર કરે છે તેમજ શિશ્નના કેવર્નસ બોડીમાં લોહીના પ્રવાહમાં વિક્ષેપને કારણે ફૂલેલા તકલીફનું કારણ બને છે. તેથી, પેરોનીના રોગમાં શિશ્ન પ્રોસ્થેસિસનું પ્રત્યારોપણ રોગના પેથોફિઝિયોલોજીમાં સામેલ ઘણી પદ્ધતિઓને સંબોધિત કરે છે. સ્ત્રી-થી-પુરુષ લિંગ પુનઃ સોંપણી જોકે શિશ્ન પ્રોસ્થેસિસના વિવિધ નમૂનાઓ ફેલોપ્લાસ્ટી પ્રક્રિયાઓ પછી રોપવામાં આવ્યા હોવાનું નોંધવામાં આવ્યું છે, 1978 માં પકેટ અને મોન્ટી દ્વારા વર્ણવેલ પ્રથમ કેસ સાથે, ટ્રાન્સ પુરુષો માટે સ્ત્રી-થી-પુરુષ લિંગ પુનઃ સોંપણી શસ્ત્રક્રિયા માટે ખાસ ડિઝાઇન અને ઉત્પાદિત પ્રથમ શિશ્ન પ્રત્યારોપણ 2015 માં ઝેફિર સર્જિકલ ઇમ્પ્લાન્ટ્સ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યું હતું. બંને નરમ અને સપાટ મોડેલો ઉપલબ્ધ છે. આ પ્રત્યારોપણ પ્રોસ્થેસીસની ટોચ પર એર્ગોનોમિક ગ્લાન્સ સાથે વધુ વાસ્તવિક આકાર ધરાવે છે. ઈન્ફ્લેટેબલ મોડેલમાં અંડકોષ જેવો એક જોડાયેલ પંપ હોય છે. પ્રોસ્થેસિસને પ્યુબિક અસ્થિ પર મજબૂત ફિક્સેશન સાથે રોપવામાં આવે છે. અન્ય, પાતળા નરમ પ્રત્યારોપણ મેટૉઇડિઓપ્લાસ્ટી માટે બનાવાયેલ છે. પરિણામો સંતોષ શિશ્ન પ્રત્યારોપણ સાથે એકંદર સંતોષ દર 90 ટકાથી વધુ સુધી પહોંચે છે. પરિણામોનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે સ્વ અને ભાગીદાર-અહેવાલિત સંતોષ દર બંનેનું મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે છે. એવું દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે ફૂલેલા શિશ્ન પ્રોસ્થેસિસનું પ્રત્યારોપણ PDE5 અવરોધકો અથવા ઇન્ટ્રાકેવર્નોસલ ઇન્જેક્શન સાથે દવા ઉપચાર કરતાં વધુ દર્દી અને ભાગીદાર સંતોષ લાવે છે. નરમ પ્રત્યારોપણને બદલે ઈન્ફ્લેટેબલ સાથે સંતોષ દર ઊંચો હોવાનું નોંધવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ટુ-પીસ અને થ્રી-પીસ ઉપકરણો વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. અસંતોષના સૌથી વારંવારના કારણો શિશ્નની લંબાઈ અને ઘેરામાં ઘટાડો, નિષ્ફળ અપેક્ષાઓ અને ઉપકરણના ઉપયોગમાં મુશ્કેલીઓ છે. આમ, દર્દીઓ અને તેમના ભાગીદારોને વિગતવાર શસ્ત્રક્રિયાની પૂર્વ સલાહ અને સૂચનાઓ પૂરી પાડવી મહત્વપૂર્ણ છે. પેરોની રોગ ધરાવતા દર્દીઓના વળાંક સુધારણા 33 ટકાથી 90 ટકા કિસ્સાઓમાં કે જેમણે ફૂલાવી શકાય તેવી પી. આઈ. પ્રક્રિયા કરી હોય, તેમણે તેમના શિશ્નની વિકૃતિને સફળતાપૂર્વક સુધારી છે. પેનાઇલ ઇમ્પ્લાન્ટ પ્લેસમેન્ટ પછી શેષ વળાંક માટે સામાન્ય રીતે ઇન્ટ્રાઓપરેટિવ સર્જિકલ હસ્તક્ષેપની જરૂર પડે છે. જટિલતાઓ શિશ્ન પ્રત્યારોપણ પ્લેસમેન્ટ સાથે સંકળાયેલી સૌથી સામાન્ય ગૂંચવણ 1-3% ના અહેવાલિત દર સાથે ચેપ હોવાનું જણાય છે. સર્જિકલ સાઇટ અને ઉપકરણ બંનેમાં ચેપ નોંધાયા છે. જ્યારે ચેપમાં પેનાઇલ ઇમ્પ્લાન્ટનો સમાવેશ થાય છે, ત્યારે ઇમ્પ્લાન્ટ દૂર કરવાની જરૂર પડે છે અને એન્ટિસેપ્ટિક સોલ્યુશન્સ સાથે પોલાણની સિંચાઈ થાય છે. આ દૃશ્યમાં, વધુ પેશી ફાઇબ્રોસિસ અને શિશ્નનું ટૂંકું થવું ટાળવા માટે નવા પ્રત્યારોપણની જરૂર પડે છે. પુનરાવર્તિત શસ્ત્રક્રિયાઓ અથવા ઉપકરણ બદલવાનો દર 6 ટકાથી 13 ટકા સુધીનો છે. નોંધાયેલી અન્ય ગૂંચવણોમાં કોર્પસ કેવર્નોસમ અને મૂત્રમાર્ગનું છિદ્ર (0.1-3%) નો સમાવેશ થાય છે, જે સામાન્ય રીતે અગાઉના ફાઇબ્રોસિસ, પ્રોસ્થેસિસ ધોવાણ અથવા એક્સટ્રુઝન, ગ્લાન્સના આકારમાં ફેરફાર, હેમેટોમા, શિશ્નની લંબાઈમાં ઘટાડો અને ઉપકરણની ખામી ધરાવતા દર્દીઓમાં જોવા મળે છે. શસ્ત્રક્રિયાની તકનીકોમાં સતત સુધારો અને પ્રત્યારોપણમાં ફેરફારોને કારણે, સમય જતાં જટિલતાના દરમાં નાટ્યાત્મક ઘટાડો થયો છે. શસ્ત્રક્રિયા પછીના શિશ્નના ટૂંકા પડવાને દૂર કરવા અને શિશ્નની દેખીતી લંબાઈ અને દર્દીના સંતોષને વધારવા માટે, શિશ્ન પ્રત્યારોપણ સાથે સંયોજનમાં વેન્ટ્રલ અને ડોર્સલ ફેલોપ્લાસ્ટી પ્રક્રિયાઓનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. સુપરસોનિક ટ્રાન્સપોર્ટરની વિકૃતિ અને ગ્રંથીયુક્ત હાયપરમોબિલિટીને રોકવા માટે સુધારેલ ગ્લેનુલોપેક્સીની દરખાસ્ત કરવામાં આવી છે, જે શિશ્ન પ્રત્યારોપણની સંભવિત ગૂંચવણો છે. તીવ્ર શિશ્ન ટૂંકા થવાના કિસ્સાઓમાં સ્લાઇડિંગ તકનીકો કે જેમાં શિશ્નને કાપવામાં આવે છે અને શિશ્ન પ્રત્યારોપણ સાથે લંબાવવામાં આવે છે. જો કે, આ તકનીકોમાં જટિલતાઓના ઊંચા દર હતા અને હાલમાં તેને ટાળવામાં આવે છે. સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ પુરૂષ જનનાંગ શસ્ત્રક્રિયા પુરુષ આરોગ્ય એન્ડ્રોલોજી જાતીય આરોગ્ય માનવ શિશ્ન શિશ્ન ઉત્થાન લિંગ-સમર્થન શસ્ત્રક્રિયા (સ્ત્રી-થી-પુરુષ) તબીબી ઉપકરણો તબીબી ઉપકરણો પ્રત્યારોપણ (દવા) પ્રોસ્થેટિક્સ