Zahn cup
ઝહ્ન કપ એ રંગ ઉદ્યોગમાં વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાતું સ્નિગ્ધતા માપવાનું ઉપકરણ છે. તે સામાન્ય રીતે સ્ટેઈનલેસ સ્ટીલનો કપ હોય છે, જેમાં કપના તળિયાની મધ્યમાં એક નાનું છિદ્ર હોય છે. બાજુઓ સાથે એક લાંબુ હેન્ડલ પણ જોડાયેલું છે. પાંચ કપ સ્પષ્ટીકરણો છે, જેનું લેબલ ઝહ્ન કપ #x છે, જ્યાં x એ એકથી પાંચ સુધીની સંખ્યા છે (નીચેનું કોષ્ટક જુઓ). જ્યારે સ્નિગ્ધતા વધારે હોય ત્યારે મોટી સંખ્યામાં કપ કદનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જ્યારે સ્નિગ્ધતા ઓછી હોય ત્યારે ઓછી સંખ્યામાં કપ કદનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. તેઓ ASTM D 4212, ASTM D1084 અને ASTM D816 અનુસાર ઉત્પાદિત થાય છે પ્રવાહીની સ્નિગ્ધતા નક્કી કરવા માટે, કપ ડૂબી જાય છે અને સંપૂર્ણપણે પદાર્થથી ભરવામાં આવે છે. કપને પદાર્થમાંથી બહાર કાઢ્યા પછી વપરાશકર્તા તે સમયને માપે છે જ્યાં સુધી તેમાંથી બહાર નીકળતું પ્રવાહી તૂટી ન જાય, આ અનુરૂપ "પ્રવાહ સમય" છે. પેઇન્ટ પ્રમાણભૂત સ્પષ્ટીકરણો પર, એક આ રીતે સ્નિગ્ધતા સૂચવે છેઃ પ્રવાહ સમય, ઝહ્ન કપ નંબર. રૂપાંતર દરેક કપ સ્પષ્ટીકરણ સંખ્યા માટે સમીકરણનો ઉપયોગ કરીને પ્રવાહ સમયને ગતિવિષયક સ્નિગ્ધતામાં રૂપાંતરિત કરી શકાય છે, જ્યાં t એ પ્રવાહ સમય છે અને ν એ સેન્ટિસ્ટોક્સમાં ગતિવિષયક સ્નિગ્ધતા છે. ઝહ્ન કપ #1: ν = 1.1 (t−29) ઝહ્ન કપ #2: ν = 3.5 (t−14) ઝહ્ન કપ #3: ν = 11.7 (t− 7.5) ઝહ્ન કપ #4: ν = 14.8 (t−5) ઝહ્ન કપ #5: ν = 23t નોંધ લો કે ઉપરોક્ત સમીકરણો ઝહ્ન કપની બ્રુકફિલ્ડ શ્રેણી માટે છે. ગાર્ડકો સિગ્નેચર ઝહ્ન કપ અને ગાર્ડકો ઇઝેડ ઝહ્ન કપ વિવિધ રૂપાંતરણોનો ઉપયોગ કરે છે. એસ્કોટ ઝહ્ન કપ સેકંડમાં પ્રવાહીના પ્રવાહને માપવા પર આધારિત છે. ચોક્કસ કપ માટે ચોક્કસ તાપમાન પર પરિણામોની જાણ ઝાન-સેકન્ડમાં થવી જોઈએ. ઝહ્ન-સેકન્ડને સેન્ટિસ્ટોક્સમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે, ASTM D4212, D816, અને D1084 સેન્ટિસ્ટોક્સ × વિશિષ્ટ ગુરુત્વાકર્ષણ = સેન્ટીપોઇઝ નો સંદર્ભ લો.