Active load
સક્રિય ભાર અથવા ગતિશીલ ભાર એ એક ઘટક અથવા સર્કિટ છે જે વર્તમાન-સ્થિર બિનરેખીય પ્રતિરોધક તરીકે કાર્ય કરે છે. સર્કિટ ડિઝાઇનમાં, સક્રિય ભાર એ સક્રિય ઉપકરણોથી બનેલો સર્કિટ ઘટક છે, જેમ કે ટ્રાન્ઝિસ્ટર, જેનો હેતુ ઉચ્ચ નાના-સિગ્નલ અવરોધ રજૂ કરવાનો છે, પરંતુ મોટા ડીસી વોલ્ટેજ ડ્રોપની જરૂર નથી, જે તેના બદલે મોટા પ્રતિરોધકનો ઉપયોગ કરવામાં આવે તો થાય છે. આવા મોટા એસી લોડ અવરોધ ઇચ્છનીય હોઈ શકે છે, ઉદાહરણ તરીકે, કેટલાક પ્રકારના એમ્પ્લીફાયરના એસી ગેઇનને વધારવા માટે. સૌથી સામાન્ય રીતે સક્રિય ભાર એ વર્તમાન અરીસાનો આઉટપુટ ભાગ છે અને વર્તમાન સ્રોત તરીકે આદર્શ રીતે રજૂ થાય છે. સામાન્ય રીતે, તે માત્ર એક સ્થિર-વર્તમાન અવરોધક હોય છે જે સતત વોલ્ટેજ સ્રોત (નીચે આપેલા આંકડાઓ પર વીજ પુરવઠો વીસીસી) સહિત સમગ્ર વર્તમાન સ્રોતનો એક ભાગ હોય છે. સામાન્ય આધાર ઉદાહરણ આકૃતિ 1 માં ભાર એક પ્રતિરોધક છે, અને પ્રતિરોધક દ્વારા પ્રવાહ ઓહ્મના નિયમ દ્વારા આ રીતે નક્કી થાય છેઃ આ સંબંધના પરિણામે, રેઝિસ્ટર પરનો વોલ્ટેજ ડ્રોપ ક્યૂ-પોઇન્ટ પર કરંટ સાથે બંધાયેલો છે. જો કોઈ કામગીરીના કારણોસર બાયસ કરંટ સ્થિર હોય, તો લોડ પ્રતિકારમાં કોઈપણ વધારો આપમેળે Vout માટે નીચા વોલ્ટેજ તરફ દોરી જાય છે. જે બદલામાં કલેક્ટર અને બેઝ વચ્ચે વોલ્ટેજ ડ્રોપ વીસીબીને ઘટાડે છે, એમ્પ્લીફાયર આઉટપુટ પર સિગ્નલ સ્વિંગને મર્યાદિત કરે છે (જો આઉટપુટ સ્વિંગ વીસીબી કરતા મોટું હોય, તો સિગ્નલ ચક્રના ભાગ દરમિયાન ટ્રાન્ઝિસ્ટર સક્રિય મોડમાંથી બહાર નીકળી જાય છે). તેનાથી વિપરીત, આકૃતિ 2 ના સક્રિય ભારનો ઉપયોગ કરીને, વોલ્ટેજ ડ્રોપ VCC − Vout ને ધ્યાનમાં લીધા વિના આદર્શ વર્તમાન સ્રોતનો AC અવરોધ અનંત છે, જે VCB ના મોટા મૂલ્યને પણ મંજૂરી આપે છે. અને પરિણામે મોટા આઉટપુટ સિગ્નલ સ્વિંગ થાય છે. ડિફરન્શિયલ એમ્પ્લીફાયર્સ સક્રિય લોડનો ઉપયોગ ઓપ-એમ્પ ડિફરન્શિયલ ઇનપુટ તબક્કામાં વારંવાર થાય છે, જેથી ગેઇનમાં ઘણો વધારો થાય. વ્યવહારુ મર્યાદાઓ વ્યવહારમાં આદર્શ પ્રવાહ સ્ત્રોતને વર્તમાન અરીસા દ્વારા બદલવામાં આવે છે, જે બે રીતે ઓછો આદર્શ છે. પ્રથમ, તેનો એસી પ્રતિકાર મોટો છે, પરંતુ અનંત નથી. બીજું, અરીસાની કામગીરી જાળવવા માટે (અરીસાના આઉટપુટ ટ્રાન્ઝિસ્ટરને સક્રિય સ્થિતિમાં રાખવા માટે) નાના વોલ્ટેજ ડ્રોપની જરૂર પડે છે. પરિણામે, કરંટ મિરર માન્ય આઉટપુટ વોલ્ટેજ સ્વિંગને મર્યાદિત કરે છે, પરંતુ આ મર્યાદા રેઝિસ્ટર કરતાં ઘણી ઓછી છે, અને બાયસ કરંટની પસંદગી પર પણ આધાર રાખતો નથી, જે સર્કિટની રચનામાં રેઝિસ્ટર કરતાં વધુ લવચીકતા છોડી દે છે. પરીક્ષણ ઉપકરણો ઇલેક્ટ્રોનિક પરીક્ષણ ઉપકરણોના ક્ષેત્રમાં, સક્રિય ભારનો ઉપયોગ વીજ પુરવઠો અને વિદ્યુત શક્તિના અન્ય સ્રોતોના સ્વચાલિત પરીક્ષણ માટે થાય છે જેથી ખાતરી કરી શકાય કે તેમના આઉટપુટ વોલ્ટેજ અને વર્તમાન ભારની સ્થિતિઓની શ્રેણીમાં તેમની વિશિષ્ટતાઓમાં છે, કોઈ ભારથી મહત્તમ ભાર સુધી. પરીક્ષણ ભાર માટે એક અભિગમ વિવિધ મૂલ્યોના અવરોધકોના સમૂહનો ઉપયોગ કરે છે, અને જાતે હસ્તક્ષેપ કરે છે. તેનાથી વિપરીત, સક્રિય ભાર સ્ત્રોતને ઇલેક્ટ્રોનિક નિયંત્રણ દ્વારા વૈવિધ્યસભર પ્રતિકાર મૂલ્ય રજૂ કરે છે, ક્યાં તો મલ્ટી-ટર્ન પોટેન્શિયોમીટર જેવા એનાલોગ એડજસ્ટિંગ ઉપકરણ દ્વારા અથવા ડિજિટલ કમ્પ્યુટર દ્વારા સ્વચાલિત પરીક્ષણ સેટઅપ્સમાં. વીજ પુરવઠાના ક્ષણિક પ્રતિભાવને ચકાસવા માટે લોડ પ્રતિકાર ઘણીવાર ઝડપથી બદલાઇ શકે છે. પ્રતિરોધકની જેમ, સક્રિય ભાર વીજ પુરવઠાની વિદ્યુત ઊર્જાને ગરમીમાં રૂપાંતરિત કરે છે. સક્રિય લોડમાં ગરમી-વિસર્જિત કરતા ઉપકરણો (સામાન્ય રીતે ટ્રાન્ઝિસ્ટર) ને પરિણામી તાપમાનમાં વધારો ટકી રહેવા માટે ડિઝાઇન કરવા પડે છે, અને સામાન્ય રીતે હીટસિંક દ્વારા ઠંડુ કરવામાં આવે છે. વધારાની સગવડતા માટે, સક્રિય લોડમાં ઘણીવાર ઇનપુટ્સ પર વિતરિત કરંટ અને વોલ્ટેજને માપવા માટે સર્કિટરીનો સમાવેશ થાય છે, અને આ માપને આંકડાકીય રીડઆઉટ પર પ્રદર્શિત કરી શકે છે. સંદર્ભો ઇલેક્ટ્રોનિક પરીક્ષણ સાધનો વિદ્યુત ઘટકો