Anomaloscope
એનોમલોસ્કોપ એક સાધન અને રંગ દ્રષ્ટિ પરીક્ષણ છે, જેનો ઉપયોગ ઘણીવાર રંગ અંધત્વને માપવા અને લાક્ષણિકતા આપવા માટે થાય છે. તેઓ ખર્ચાળ છે અને સંચાલન માટે વિશેષ જ્ઞાનની જરૂર પડે છે, પરંતુ રંગ દ્રષ્ટિ ધોરણો માટે સુવર્ણ ધોરણ તરીકે જોવામાં આવે છે. પરિણામે, તેઓ સામાન્ય રીતે નોકરીની પૂર્વ-તપાસને બદલે શૈક્ષણિક અભ્યાસ માટે ઉપયોગમાં લેવાય છે. તેનો ઉપયોગ રંગ દ્રષ્ટિ ખામીઓના વર્ગીકરણના સંદર્ભમાં અન્ય રંગ દ્રષ્ટિ ધોરણોને માન્ય કરવા માટે પણ થાય છે. સિદ્ધાંત એનોમાલોસ્કોપ માટે મિશ્રણ રંગ અને પરીક્ષણ રંગ વચ્ચે રંગ મેળ બનાવવા માટે વિષયની જરૂર પડે છે. પરીક્ષણ રંગ એક જ વર્ણપટ રંગ છે, જેના માટે વિષય તેજને સમાયોજિત કરી શકે છે. મિશ્રણ રંગ બે વર્ણપટ રંગોને જોડે છે, જેના માટે વિષય પ્રમાણને સમાયોજિત કરી શકે છે, જેનાથી રંગ બદલાય છે. આ બે રંગીન લાઈટો બાજુમાં ગોઠવવામાં આવે છે અને જ્યાં સુધી રંગો મેળ ખાતા ન દેખાય ત્યાં સુધી વિષય બે પરિમાણોને બદલે છે. મેચ પરના પરિમાણ મૂલ્યો રંગ દ્રષ્ટિ ખામીના પ્રકાર અને તાકાતને વ્યાખ્યાયિત કરે છે. એનોમલોસ્કોપ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા ત્રણ પ્રકાશની તરંગલંબાઇને સમીકરણની મેળ દ્વારા વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે જેને એનોમલોસ્કોપ વ્યાખ્યાયિત કરવામાં આવે છે. ચાર જુદી જુદી મેચો છેઃ રેલે મેચ-589 એનએમ (પીળો) પર પરીક્ષણ પ્રકાશ અને 545 એનએમ (પીળો-લીલો) અને 670 એનએમ (લાલ) પર મિશ્રણ પ્રકાશ. આનો ઉપયોગ લાલ-લીલા રંગની ખામીઓને દર્શાવવા માટે થાય છે. એન્જેલ્કિંગ-ટ્રેન્ડેલેનબર્ગ મેચ-490 એનએમ (સ્યાન) પર પરીક્ષણ પ્રકાશ અને 470 એનએમ (વાદળી) અને 517 એનએમ (લીલો) પર મિશ્રણ પ્રકાશ. આનો ઉપયોગ વાદળી-પીળી ખામીઓને દર્શાવવા માટે થાય છે. પિકફોર્ડ-લાકોવ્સ્કી મેચ-ટંગસ્ટન બલ્બમાંથી એક પરીક્ષણ પ્રકાશ અને 470 એનએમ (વાદળી) અને 585 એનએમ (પીળો-નારંગી) લાઇટ પર મિશ્રણ પ્રકાશ. આનો ઉપયોગ વાદળી-પીળી ખામીઓને દર્શાવવા માટે થાય છે. મોરલેન્ડ મેચ-436 એનએમ (વાદળી) અને 490 એનએમ (સ્યાન) પ્રકાશ પર મિશ્રણ લાઇટ. અન્ય મેચથી વિપરીત, પરીક્ષણ પ્રકાશ એ એકવર્ણી પ્રકાશ નથી જ્યાં તેજ સમાયોજિત થાય છે. તેના બદલે, તે 480 એનએમ (સ્યાન-બ્લુ) પ્રકાશ અને તેના પૂરક રંગ 580 એનએમ (પીળો) નું દ્વિરંગી મિશ્રણ છે. પીળો રંગ તેના રંગને બદલ્યા વિના સ્યાન-બ્લુને અસંતૃપ્ત કરવાનું કાર્ય કરે છે. તેથી રંગોને પ્રાથમિક મિશ્રણ રંગ અને અસંતૃપ્ત મિશ્રણ રંગ કહેવામાં આવે છે. આનો ઉપયોગ વાદળી-પીળી ખામીઓને દર્શાવવા માટે થાય છે. લોર્ડ રેલેએ સૌપ્રથમ રેલે મેચ પર આધારિત રંગ મિશ્રણ ઉપકરણની શોધ કરી હતી અને શોધ્યું હતું કે કેટલાક વપરાશકર્તાઓ મોટાભાગના વપરાશકર્તાઓથી ઘણા અલગ પ્રમાણ સાથે મેચ બનાવે છે. પ્રથમ એનોમાલોસ્કોપની શોધ જર્મન નેત્રરોગ ચિકિત્સક અને ફિઝિયોલોજિસ્ટ વિલિબાલ્ડ એ. નાગેલ (1870-1911) દ્વારા કરવામાં આવી હતી, જેમણે 1907માં તેનું નામ એનોમાલોસ્કોપ રાખ્યું હતું. તે રેલે મેચ પર આધારિત હતી. પિકફોર્ડ-નિકોલ્સન એનોમાલોસ્કોપ 1960માં વિકસાવવામાં આવ્યો હતો. તેણે રેલે, એન્જેલ્કિંગ-ટ્રેન્ડેલેનબર્ગ અને પિકફોર્ડ-લાકોવ્સ્કીને માપ્યા, જેનાથી તે બંને અક્ષોમાં માપવા માટેનું પ્રથમ વિસંગતતાદર્શક બની ગયું. એનોમલોસ્કોપનું માનકીકરણ ડી. આઈ. એન.-નોર્મ 6160 દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યું છે, જે સૌપ્રથમ 1966માં પ્રકાશિત થયું હતું અને છેલ્લે 2019માં તેમાં સુધારો કરવામાં આવ્યો હતો. મોરલેન્ડ એનોમાલોસ્કોપ 1984માં વિકસાવવામાં આવ્યો હતો અને તેમાં મોરલેન્ડ મેચનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. અગાઉની વાદળી-પીળી મેચોમાં રંગના સામાન્ય પરિણામોમાં મોટા તફાવત સાથે સમસ્યાઓ હતી. સુધારેલ મોરલેન્ડ મેચ રંગ સામાન્ય માટે ઘણો ઓછો તફાવત ધરાવે છે. નાગેલ એનોમલોસ્કોપ ઉત્પાદનની બહાર છે, પરંતુ હજુ પણ રંગ દ્રષ્ટિ ધોરણો તરીકે વ્યાપકપણે ઉપયોગમાં લેવાય છે. નીત્ઝ એનોમાલોસ્કોપ (1980) નાગેલ એનોમાલોસ્કોપની નકલ કરવા માટે બનાવવામાં આવ્યું હતું, અને તેને સામાન્ય રીતે વિનિમયક્ષમ ગણવામાં આવે છે. ઓક્યુલસ એચ. એમ. સી. (હાઈડેલબર્ગ) એનોમાલોસ્કોપ (રેલે અને મોરલેન્ડ મેચ) અને નિટ્ઝ એનોમાલોસ્કોપ (રેલે મેચ) એકમાત્ર એનોમાલોસ્કોપ છે જે હાલમાં ઉત્પાદનમાં છે. એનોમલોસ્કોપ ચલાવવા માટે જરૂરી ખર્ચ અને કુશળતાએ આર. જી. બી. પ્રાથમિક પર આધારિત સરળ, સસ્તા ડિજિટલ એનોમલોસ્કોપના વિકાસ પર દબાણ મૂક્યું છે. એનોમલોસ્કોપનું અનુકરણ કરતી કેટલીક વેબ-આધારિત એપ્લિકેશનો હાલમાં અસ્તિત્વમાં છે. 2000ની શરૂઆતમાં, સંશોધકોએ આર. જી. બી. સી. આર. ટી. મોનિટર પર એનોમાલોસ્કોપનું સચોટ અનુકરણ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. એનોમલોસ્કોપના ડિજિટલ સિમ્યુલેશનની માન્યતાનો અભાવ છે. સંદર્ભો બાહ્ય કડીઓ બ્રાઉઝરમાં કોલબ્લિન્ડર એનોમાલોસ્કોપ સિમ્યુલેટર આંખના ઉપકરણો રંગ દ્રષ્ટિ