Digital delay generator
ડિજિટલ વિલંબ જનરેટર (ડિજિટલ-ટુ-ટાઇમ કન્વર્ટર તરીકે પણ ઓળખાય છે) એ ઇલેક્ટ્રોનિક પરીક્ષણ સાધનોનો એક ભાગ છે જે ઘટનાઓને ટ્રિગર કરવા, સમન્વયિત કરવા, વિલંબિત કરવા અને ગેટિંગ માટે ચોક્કસ વિલંબ પ્રદાન કરે છે. આ જનરેટરનો ઉપયોગ ઘણા પ્રયોગો, નિયંત્રણો અને પ્રક્રિયાઓમાં થાય છે જ્યાં પ્રમાણભૂત સમય સંદર્ભ માટે એક જ ઘટના અથવા બહુવિધ ઘટનાઓનો ઇલેક્ટ્રોનિક સમય જરૂરી છે. ડિજિટલ વિલંબ જનરેટર ઘટનાઓનો ક્રમ શરૂ કરી શકે છે અથવા ઘટના દ્વારા શરૂ થઈ શકે છે. જે વસ્તુ તેને સામાન્ય ઇલેક્ટ્રોનિક સમયથી અલગ પાડે છે તે છે તેના આઉટપુટનું એકબીજા સાથે સમન્વય અને પ્રારંભિક ઘટના. ટાઇમ-ટુ-ડિજિટલ કન્વર્ટર ઇન્વર્સ કાર્ય કરે છે. ઉપકરણો ડિજિટલ વિલંબ જનરેટર કાર્યમાં પલ્સ જનરેટર જેવું જ છે, પરંતુ સમયનું રિઝોલ્યુશન ઘણું સારું છે, અને વિલંબ અને પહોળાઈ ઘણી ઓછી છે. કેટલાક ઉત્પાદકો, તેમના એકમોને "ડિજિટલ વિલંબ અને પલ્સ જનરેટર" કહે છે, તેમણે વિલંબ અને પહોળાઈ નિયંત્રણ ઉપરાંત તેમના દરેક આઉટપુટમાં સ્વતંત્ર કંપનવિસ્તાર ધ્રુવીયતા અને સ્તર નિયંત્રણ ઉમેર્યું છે. હવે દરેક ચેનલ તેના વિલંબ, પહોળાઈ અને કંપનવિસ્તાર નિયંત્રણ પ્રદાન કરે છે, જેમાં સામાન્ય હેતુના પલ્સ જનરેટરની જેમ બાહ્ય સ્રોત અથવા આંતરિક પ્રતિનિધિ દર જનરેટર સાથે ટ્રિગર સિંક્રનાઇઝ થાય છે. કેટલાક વિલંબ જનરેટર ઉપકરણોને ટ્રિગર કરવા માટે ચોક્કસ વિલંબ (ધાર) પ્રદાન કરે છે. અન્ય ગેટિંગ કાર્યને મંજૂરી આપવા માટે ચોક્કસ વિલંબ અને પહોળાઈ પણ પ્રદાન કરે છે. કેટલાક વિલંબ જનરેટર એક જ સમય ચેનલ પ્રદાન કરે છે, જ્યારે અન્ય બહુવિધ સમય ચેનલો પ્રદાન કરે છે. ડિજિટલ વિલંબ જનરેટર આઉટપુટ સામાન્ય રીતે તર્ક સ્તરના હોય છે, પરંતુ કેટલાક વિદ્યુતચુંબકીય હસ્તક્ષેપ વાતાવરણનો સામનો કરવા માટે ઉચ્ચ વોલ્ટેજ પ્રદાન કરે છે. ખૂબ જ કઠોર વાતાવરણ માટે, ફાઇબર ઓપ્ટિક કનેક્ટર્સ સાથેના ઓપ્ટિકલ આઉટપુટ અને/અથવા ઇનપુટ્સ પણ કેટલાક ઉત્પાદકો દ્વારા વિકલ્પો તરીકે આપવામાં આવે છે. સામાન્ય રીતે, વિલંબ જનરેટર 50 ઓહ્મ ટ્રાન્સમિશન લાઇન વાતાવરણમાં કામ કરે છે, જેમાં પ્રતિબિંબ અને સમયની અસ્પષ્ટતા ઘટાડવા માટે તેની લાક્ષણિકતા અવરોધમાં સમાપ્ત થતી લાઇન હોય છે. ઐતિહાસિક રીતે, ડિજિટલ વિલંબ જનરેટર માત્ર વિલંબ સાથે સિંગલ ચેનલ ઉપકરણો હતા (નીચે ડીઓટી સંદર્ભ જુઓ). હવે, દરેક ચેનલમાંથી વિલંબ અને દ્વાર સાથે મલ્ટી-ચેનલ એકમો સામાન્ય છે. કેટલીક વધુ જટિલ, બહુ-પ્રેરક એપ્લિકેશનો માટે અન્ય ચેનલોને સંદર્ભિત કરવાની અને એક પર ઘણી ચેનલોના સમયને જોડવાની મંજૂરી આપે છે. બહુવિધ લેસરો અને ડિટેક્ટર્સને ટ્રિગર અને ગેટેડ કરી શકાય છે. ("ઓ. એચ. ના પ્લેનર લેસર-પ્રેરિત ફ્લોરોસેન્સ દ્વારા મિથેન/હવાના મિશ્રણના લેસર ઇગ્નીશનનો પ્રાયોગિક અભ્યાસ" પરનો બીજો સંદર્ભ જુઓ.) અન્ય એક ઉદાહરણમાં વપરાશકર્તા દ્વારા પસંદ કરેલ સંખ્યાબંધ ફ્લેશ લેમ્પ પલ્સ સાથે લેસરને પંપીંગ કરતી ચેનલ છે. તે લેસરને ક્યૂ-સ્વિચિંગમાં અન્ય ચેનલનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. પછી ત્રીજી ચેનલનો ઉપયોગ લેસર ફાયર પછી એક અલગ સમયે ડેટા એક્વિઝિશન અથવા ઇમેજિંગ સિસ્ટમને ટ્રિગર અને ગેટ કરવા માટે થઈ શકે છે. (નીચે sensorsportal.com સંદર્ભ જુઓ) મોડ-લોકિંગ દ્વારા પેદા થતા લેસર પલ્સના પ્રવાહમાંથી એક જ લેસર પલ્સની પલ્સ પસંદગી અથવા પલ્સ ચૂંટવું એ કેટલાક વિલંબ જનરેટરનું અન્ય મૂલ્યવાન લક્ષણ છે. ડિજિટલ વિલંબ જનરેટર માટે બાહ્ય ઘડિયાળ તરીકે મોડ-લોક દરનો ઉપયોગ કરીને, કોઈ એક પલ્સ પસંદ કરવા માટે વિલંબ અને પહોળાઈને સમાયોજિત કરી શકે છે અને અન્ય ઘટનાઓને તે એક પલ્સ સાથે સુમેળ કરી શકે છે. ઉપયોગ વિલંબ જનરેટર હાઇ-સ્પીડ ઇમેજિંગ એપ્લિકેશન્સમાં વિલંબ કરી શકે છે અને હાઇ-સ્પીડ ફોટોડિટેક્ટર્સને પણ દ્વાર કરી શકે છે. (નીચે હાઈ-સ્પીડ ફોટોગ્રાફી પર સંદર્ભ જુઓ) ડિજિટલ વિલંબ જનરેટર સામાન્ય રીતે મોટી સિસ્ટમો અને પ્રયોગો માટે સમયનું કેન્દ્ર છે. વપરાશકર્તાઓ સામાન્ય રીતે સમગ્ર સિસ્ટમ અથવા પ્રયોગને એક જ નિયંત્રણ પ્રદાન કરવા માટે GUI ગ્રાફિકલ વપરાશકર્તા ઇન્ટરફેસ બનાવે છે. ડિજિટલ વિલંબ જનરેટર ઉત્પાદકોએ દૂરસ્થ પ્રોગ્રામિંગ યોજનાઓ ઉમેરી છે જે આવા GUI ની રચનાને સરળ બનાવે છે. જી. પી. આઈ. બી., આર. એસ.-232, યુએસબી અને ઇથરનેટ જેવા ઉદ્યોગ ધોરણો વિવિધ ઉત્પાદકો પાસેથી ઉપલબ્ધ છે. પ્રાયોગિક પ્રવાહી ગતિશીલતા પ્રવાહી પ્રવાહની તપાસ કરવા માટે ડિજિટલ વિલંબ જનરેટરનો ઉપયોગ કરે છે. પી. આઈ. વી. નું ક્ષેત્ર, પાર્ટિકલ ઇમેજ વેલોસિમેટ્રી, ઘણા ઉપગણોનો સમાવેશ કરે છે જે ડિજિટલ વિલંબ જનરેટરનો ઉપયોગ તેના સમયના મુખ્ય ઘટક તરીકે કરશે જ્યાં બહુવિધ લેસરો શરૂ થઈ શકે છે. બહુવિધ ચેનલો વિવિધ લેસરોને ટ્રિગર કરી શકે છે. એક જ ઉપકરણને બહુવિધ વખત ટ્રિગર કરવા અથવા ગેટ કરવા માટે એક ચેનલ પર ઘણી ચેનલોના સમયને મલ્ટિપ્લેક્સ પણ કરી શકાય છે. એક ચેનલ બહુવિધ, મલ્ટિપ્લેક્સ કઠોળ સાથે લેસર અથવા ગેટ કેમેરાને ટ્રિગર કરી શકે છે. અન્ય ઉપયોગી સુયોજન એ છે કે એક ચેનલ ડ્રાઇવ ફ્લેશ લેમ્પ ઘણી વખત પૂર્વનિર્ધારિત હોય, ત્યારબાદ એક જ ક્યૂ-સ્વિચ હોય, ત્યારબાદ ડેટા સંપાદન અથવા ઇમેજિંગ સિસ્ટમ માટે વિલંબ અને દ્વાર હોય. નકારાત્મક વિલંબ ડિજિટલ વિલંબ જનરેટર સાથે ઉપલબ્ધ છે જે સંદર્ભ તરીકે કોઈ અન્ય ચેનલ પસંદ કરી શકે છે. આ એવી એપ્લિકેશનો માટે ઉપયોગી થશે જ્યાં કોઈ ઘટના સંદર્ભની અગાઉથી થવી જોઈએ. એક ઉદાહરણ સંદર્ભ પહેલાં શટર ખોલવાની મંજૂરી આપવાનું હશે. માસ સ્પેક્ટ્રોમેટ્રીમાં ડિજિટલ વિલંબ જનરેટરનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે. મલ્ટી-ટ્રિગર ડિજિટલ વિલંબ જનરેટર એક નવો વિકાસ ડિજિટલ વિલંબ જનરેટર છે જે ગેટિંગ અને બાહ્ય ટ્રિગર, ડ્યુઅલ અથવા મલ્ટી-ટ્રિગર ક્ષમતાઓ ધરાવે છે. ગેટ વપરાશકર્તાને ઇલેક્ટ્રોનિક સિગ્નલ સાથે આઉટપુટ અને/અથવા ટ્રિગર્સને સક્ષમ કરવાની મંજૂરી આપે છે. કેટલાક એકમોમાં સિંગલ અથવા અલગ કનેક્ટરનો ઉપયોગ કરીને ગેટ અથવા ટ્રિગર ક્ષમતાઓ હોય છે. ડ્યુઅલ અથવા મલ્ટી-ટ્રિગર ડિજિટલ વિલંબ જનરેટરમાં ઘણા ઇનપુટ ટ્રિગર્સ હોય છે. આ ટ્રિગર્સનો ઉપયોગ કોઈપણ અથવા તમામ ચેનલોને ટ્રિગર કરવા માટે કરી શકાય છે. મલ્ટી-ટ્રિગર વર્ઝનમાં ઇન્ટરલોક, લેચ, ડાયનેમિક ડિલે એડજસ્ટમેન્ટ અને ટ્રિગર નોઇઝ સપ્રેશનનો સમાવેશ કરવા માટે પ્રોગ્રામેબલ લોજિક કંટ્રોલર-પ્રકારની કાર્યક્ષમતા છે. એન્ડ, ઓર, ઝોર અને નેગેટેડ સ્વરૂપોમાં ઇનપુટ્સ અને આઉટપુટને તાર્કિક રીતે જોડીને ટ્રિગર્સ રચાય છે. LIDAR કાર્યક્રમો ડિજિટલ વિલંબ જનરેટરનો ઉપયોગ કરે છે. ચેનલનો ઉપયોગ લેસરને ટ્રિગર કરવા માટે થાય છે. બીજી ચેનલ ડેટા સંપાદન પ્રણાલી માટે વિલંબિત દ્વાર પ્રદાન કરે છે. મોટાભાગના અનિચ્છનીય ડેટાની અવગણના કરતી વખતે ગેટિંગ રસના પ્રદેશોને પ્રક્રિયા અને સંગ્રહિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. ડ્યુઅલ-ટ્રિગર ડિજિટલ વિલંબ જનરેટર એક પેકેજમાં બે સ્વતંત્ર રીતે ટ્રિગર ડિજિટલ વિલંબ જનરેટર પ્રદાન કરે છે. બેન્ચટોપ ડિજિટલ વિલંબ જનરેટર હવે બહુ-ચેનલ હોવાથી, બે અથવા વધુ ઇનપુટ ટ્રિગર્સ હોઈ શકે છે અને દરેક ટ્રિગરને પ્રતિસાદ આપતી ચેનલો પસંદ કરી શકાય છે. દ્વિ-ટ્રિગર ક્ષમતા પ્રદાન કરવા માટેનો એક રસપ્રદ ખ્યાલ દ્વારને બીજા ટ્રિગર તરીકે કામ કરવાની મંજૂરી આપવા માટે અલગ ટ્રિગર અને ગેટ ઇનપુટ્સ સાથે સાધનને રૂપાંતરિત કરે છે. ડી. ડી. જી. ની રચનામાં એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દો એ છે કે સ્ફટિક-ઓસિલેટરની ચોકસાઇ ધરાવતા વિલંબ પેદા થાય છે પરંતુ તે સંદર્ભ ઓસિલેટરની ધાર પર માપવામાં આવતા નથી. ડિજિટલ વિલંબ પેદા કરવા માટે ઘણી તકનીકોનો ઉપયોગ થાય છે. સૌથી સીધી યોજના ડિજિટલ કાઉન્ટર અને ફ્રી-રનિંગ ક્રિસ્ટલ ઓસિલેટરનો ઉપયોગ 1-ઘડિયાળની અસ્પષ્ટતા સાથે સમય અંતરાલો માટે કરે છે, પરિણામે અસિંક્રોનસ ટ્રિગરની તુલનામાં એક ઘડિયાળ સમયગાળાની ટોચ-થી-ટોચની આઉટપુટ ધાર ઝઝૂમી જાય છે. આ તકનીકનો ઉપયોગ ક્વોન્ટમ કમ્પોઝર્સ અને બર્કલે ન્યુક્લિયોનિક્સ સાધનોમાં થાય છે. ટ્રિગર કરેલા સ્ફટિક, એલ. સી., અથવા વિલંબ-રેખા ઓસિલેટરને ટ્રિગર સમયે શરૂ કરી શકાય છે અને બરછટ વિલંબ કરવા માટે ગણી શકાય છે, ત્યારબાદ ઘડિયાળના સમયગાળા વચ્ચે ઇન્ટરપોલેટ કરવા માટે એનાલોગ ફાઇન અથવા "વર્નિયર" વિલંબ થાય છે. એક વૃદ્ધિ એ છે કે મૂળ ટ્રિગર સંરેખણને સાચવતી તકનીકનો ઉપયોગ કરીને શરૂ કરી શકાય તેવા ઓસિલેટરને વધુ સચોટ સતત ચાલતા સ્ફટિક ઓસિલેટર પર તાળું મારવા માટે ફેઝ-લોક લૂપનો ઉપયોગ કરવો. ક્લાસિક હ્યુવલેટ પેકાર્ડ 5359એ ટાઇમ સિન્થેસાઇઝરે હેટેરોડાઇન ફેઝ લોક તકનીકનો ઉપયોગ કરીને સ્ફટિક ઓસિલેટર સાથે સુમેળ સાધતા ટ્રિગર થયેલા ઇસીએલ વિલંબ-લાઇન ઓસિલેટરનો ઉપયોગ કર્યો હતો; આ તકનીકનો ઉપયોગ પછીથી કેટલાક બર્કલે ન્યુક્લિયોનિક્સ અને લેક્રોય વિલંબ જનરેટરમાં કરવામાં આવ્યો હતો. હાઈલેન્ડ ટેકનોલોજી ટ્રિગર્ડ એલસી ઓસિલેટર અને ડીએસપી ફેઝ લોક સ્કીમનો ઉપયોગ કરે છે. બાહ્ય ટ્રિગરની તુલનામાં દસ પી. એસ. આર. એમ. એસ. થી નીચેનો ઝટકો પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. એનાલોગ-રેમ્પ વિલંબ જનરેટરની રચના કરવી શક્ય છે જે કેપેસિટરને ચાર્જ કરવા માટે વર્તમાન સ્રોતનો ઉપયોગ કરીને વિલંબ શ્રેણીના કેટલાક દસ નેનોસેકન્ડ્સ સુધી વિસ્તરે છે. પછી સ્ફટિક ઓસિલેટર દ્વારા નિર્ધારિત સમય મુજબ અમુક અભિન્ન સંખ્યામાં ઘડિયાળો માટે રેમ્પ પ્રવાહને સ્થગિત કરી શકાય છે. રેમ્પને ઠંડું પાડવાથી ઓસિલેટરને ટ્રિગર સાથે સુમેળ કરવાની જરૂરિયાત વિના વિલંબની શ્રેણી વિસ્તરે છે. આ તકનીક યુએસ પેટન્ટ 4,968,907 માં વર્ણવવામાં આવી છે અને સિગ્નલ રિકવરી સાધનમાં તેનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. ઓછા વિલંબનો ઝટકો શક્ય છે, પરંતુ મિલિસેકન્ડની શ્રેણીમાં વિલંબ માટે લિકેજ કરંટ ગંભીર ભૂલ ફાળો આપનાર બની જાય છે. ઉપરના કિસ્સામાં (1) ની જેમ, બાહ્ય ટ્રિગરને કાઉન્ટર-આધારિત વિલંબ જનરેટર સાથે સુમેળ કરવા માટે ફ્લીપફ્લોપ-આધારિત ડ્યુઅલ-રેન્ક સિંક્રોનાઇઝરનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. પછી ઇનપુટ ટ્રિગર અને સ્થાનિક ઘડિયાળ વચ્ચેના વળાંકને માપવું અને મોટા ભાગના ટ્રિગર-ટુ-ક્લોક ઝાટકા માટે વળતર આપવા માટે શોટ-બાય-શોટ આધારે વર્નિયર વિલંબને સમાયોજિત કરવું શક્ય છે. દસ પિકોસેકન્ડ્સ આર. એમ. એસ. માં ઝટકો સાવચેતીપૂર્વક કેલિબ્રેશન સાથે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. સ્ટેનફોર્ડ રિસર્ચ સિસ્ટમ્સ આ તકનીકનો ઉપયોગ કરે છે. ડિજિટલ વિલંબ જનરેટર-યુ. એસ. ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટેશન ડીઓટી એચએસ 809 811 વિભાગ 4.10 પર આધારિત પ્રોગ્રામેબલ લોજિક કંટ્રોલર ટાઇમ-ટુ-ડિજિટલ કન્વર્ટર સંદર્ભો ટાર્ગેટ સ્પીડ સિમ્યુલેટર પણ જુઓ. "પ્લાનર લેસર-પ્રેરિત OHના ફ્લોરોસન્સ દ્વારા મિથેન/હવાના મિશ્રણના લેસર ઇગ્નીશનનો પ્રાયોગિક અભ્યાસ" "PIVનો ઉપયોગ કરીને તોફાની સીમા સ્તર પર સ્થાનિક બળનું માપન" "http://www.sensorsportal.com/HTML/DIGEST/february_06/Pulse_Generator.htm" "હાઇ-સ્પીડ ફોટોગ્રાફી એપ્લિકેશન્સ માટે પ્રકાશ સ્રોતો તરીકે પુનરાવર્તિત સ્પંદિત રુબી લેસર" "સિંગલ ફોટોન ડિટેક્ટર મોડ્યુલ" "લિડાર રિમોટ સેન્સિંગ" "બહુવિધ આઉટપુટ સાથે પ્રોગ્રામેબલ સિક્વન્સ જનરેટર" "સિંક્રોટ્રોન ટાઇમિંગ-બહુવિધ ચેનલો" બાહ્ય કડીઓ http://www.berkeleynucleonics.com/resources/575_Multiplexing (1). pdf "" સિંકિંગ, વિલંબ અને બહુવિધ પલ્સ ટ્રેન સાથે ગેટિંગ "" https://www.keysight.com/en/pd-1000001406%3Aepsg%3Apro-pn-5359A/time-synthesizer?nid=-536900193.536882162&cc=US&lc=eng http://www.quantumcomposers.com http://www.greenfieldtechnology.com http://www.signalrecovery.com/9650Apage.htm http://www.thinksrs.com/products/DG645.htm http://www.thinksrs.com/products/DG645.htm <ID1 "