Direct-current plasma
ડાયરેક્ટ-કરંટ પ્લાઝ્મા (ડી. સી. પી.) એ અણુ ઉત્સર્જન સ્પેક્ટ્રોસ્કોપી માટે ઉપયોગમાં લેવાતા પ્લાઝ્મા સ્રોતનો એક પ્રકાર છે જે પ્લાઝ્મા પ્રવાહ ઉત્પન્ન કરવા માટે ત્રણ ઇલેક્ટ્રોડનો ઉપયોગ કરે છે. સૌથી સામાન્ય ત્રણ-ઇલેક્ટ્રોડ ડી. સી. પી. ઉપકરણમાં બે ગ્રેફાઇટ એનોડ બ્લોક અને ઊંધી-વાય વ્યવસ્થામાં ગોઠવાયેલા ટંગસ્ટન કેથોડ બ્લોકનો સમાવેશ થાય છે. એક આર્ગોન ગેસ સ્ત્રોત એનોડ બ્લોક્સ અને એનોડ બ્લોક્સમાંથી વહેતા આર્ગોન ગેસ વચ્ચે સ્થિત છે. કેથોડને એનોડ્સ સાથે ટૂંકમાં સંપર્ક કરીને પ્લાઝ્મા પ્રવાહ ઉત્પન્ન થાય છે. ચાપના કેન્દ્રમાં તાપમાન 8000 કેલ્વિન કરતાં વધી જાય છે. આ ત્રણ-ઇલેક્ટ્રોડની ગોઠવણી આકૃતિ 1માં દર્શાવવામાં આવી છે. ડી. સી. પી. ની અરજીઓ ઇન્ડક્ટિવલી કપલ્ડ પ્લાઝ્મા (આઈ. સી. પી.) સાથે તુલનાત્મક છે. કેટલીક એપ્લિકેશનોમાં નીચેનાનો સમાવેશ થાય છે, પરંતુ તે મર્યાદિત નથીઃ પેશીઓમાં બોરોનની ઓળખ અને કાર્બન નેનોફાઇબરના ગાયના સંશ્લેષણમાં ટ્રેસ ધાતુઓનું કોષ વિશ્લેષણ આકૃતિ 2 દર્શાવે છે કે કાર્બન નેનોફાઇબર વિકસાવવા માટે ડી. સી. પી. નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. ઇન્ડક્ટિવલી કપલ્ડ પ્લાઝ્મા (આઇ. સી. પી.) ડી. સી. પી. સાથે સરખામણીમાં આઇ. સી. પી. ની સરખામણીમાં ઘણા મુખ્ય ગેરફાયદા છે. ઓછી સંવેદનશીલતા ઉપરાંત, ડી. સી. પી. દ્વારા પેદા થયેલ સ્પેક્ટ્રા સામાન્ય રીતે ઓછી વર્ણપટ રેખાઓ રજૂ કરે છે. પ્લાઝ્માના સૌથી ગરમ વિસ્તારમાં પ્રમાણમાં ટૂંકા ગાળાના સમયને કારણે ડી. સી. પી. નમૂનાઓ ઘણીવાર અપૂર્ણ રીતે અસ્થિર થાય છે. વધુમાં, ડી. સી. પી. ને આઈ. સી. પી. કરતાં વધુ નિયમિત જાળવણીની જરૂર પડે છે, કારણ કે ગ્રેફાઇટ ઇલેક્ટ્રોડ થોડા કલાકો પછી ઘસાઈ જાય છે અને તેનું વિનિમય કરવું આવશ્યક છે. ડી. સી. પી. માટે જરૂરી આર્ગનની માત્રા આઈ. સી. પી. માટે જરૂરી કરતાં ઘણી ઓછી છે. ઉપરાંત, ડી. સી. પી. એવા નમૂનાઓનું વિશ્લેષણ કરી શકે છે કે જેમાં દ્રાવણમાં ઘનની ટકાવારી આઇ. સી. પી. દ્વારા નિયંત્રિત કરી શકાય તેના કરતા વધારે હોય. સંદર્ભો વિશ્લેષણાત્મક રસાયણશાસ્ત્ર