Goniophotometer
ગોનીઓફોટોમીટર એ એક ઉપકરણ છે જેનો ઉપયોગ વિવિધ ખૂણાઓ પર પદાર્થમાંથી ઉત્સર્જિત પ્રકાશને માપવા માટે થાય છે. તાજેતરના વર્ષોમાં એલઇડી-પ્રકાશ સ્રોતોની રજૂઆત સાથે ગોનીઓફોટોમીટરનો ઉપયોગ વધી રહ્યો છે, જે મોટે ભાગે નિર્દેશિત પ્રકાશ સ્રોતો છે, જ્યાં પ્રકાશનું અવકાશી વિતરણ એકરૂપ નથી. જો પ્રકાશ સ્રોત તેના પ્રકાશના વિતરણમાં એકરૂપ હોય, તો તેને લેમ્બર્ટિયન સ્રોત કહેવામાં આવે છે. કડક નિયમોને કારણે, ઓટોમોટિવ લાઇટિંગ અને તેની ડિઝાઇન માટે પ્રકાશનું અવકાશી વિતરણ ખૂબ મહત્વનું છે. ઉપયોગો ગોનીઓફોટોમીટરનો ઉપયોગ વિવિધ ઉપયોગો માટે થઈ શકે છેઃ પ્રકાશ સ્રોતના તેજસ્વી પ્રવાહનું માપન ગોનીઓફોટોમીટરના કદ કરતા ઘણા નાના સ્રોતમાંથી તેજસ્વી તીવ્રતાના વિતરણનું માપન રંગ સેન્સરથી સજ્જ વધારાની લાક્ષણિકતાઓને માપી શકાય છે સહસંબંધિત રંગ તાપમાનનું વિતરણ રંગ એકરૂપતા પ્રકારો અહીં વ્યાખ્યાયિત ગોનીઓફોટોમીટર પ્રકારો એ, બી અને સી આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રકાશ આયોગના પ્રકાશન "સી. આઈ. ઈ. 70" પરથી લેવામાં આવ્યા છે. પ્રકાર A સ્થિર આડી અક્ષ, ઊભી અક્ષ સાથે જોડાયેલ છે, બંને પ્રકાશ સ્રોતની મુખ્ય ઉત્પાદન દિશાને લંબરૂપ છે પ્રકાર B સ્થિર ઊભી અક્ષ, આડી અક્ષ સાથે જોડાયેલ છે, બંને પ્રકાશ સ્રોતની મુખ્ય ઉત્પાદન દિશાને લંબરૂપ છે પ્રકાર A અને B એ બે સ્તંભોની રચના છે. આ પ્રકાર ગ્રિલ લેમ્પને ઠીક કરવા માટે લાગુ કરવામાં આવે છે. બી-કોઑર્ડિનેટ સિસ્ટમમાં લેમ્પની સમપ્રમાણતા અક્ષ અને ફરતા સપોર્ટરની આડી અક્ષ કોએક્સિયલ છે, અને એ-α-કોઑર્ડિનેટ સિસ્ટમમાં બંને ઊભી ક્રોસ છે. પ્રકાર સી માપનની રેખાને લંબરૂપ સ્થિર ઊભી અક્ષ, પ્રકાશ સ્રોતની મુખ્ય ઉત્પાદન દિશાને સમાંતર આડી અક્ષ સાથે પ્રકાર સી એ એક સ્તંભની રચનાઓ છે. એક સ્તંભ માળખું ત્યારે બને છે જ્યારે સહાયક સ્તંભને બે સ્તંભ માળખામાંથી નીચે ઉતારવામાં આવે છે. આ પ્રકાર સ્થિર ટ્યુબ લેમ્પ, સ્પોટ લેમ્પ અથવા અન્ય ઉપકરણો પર લાગુ કરવામાં આવે છે. દીવાનું અક્ષીય કિરણોત્સર્ગ અને ફરતા આધારની આડી અક્ષીય હોય છે. કેમેરા-આધારિત ગોનીઓફોટોમીટર તેજસ્વી તીવ્રતાના વિતરણને ઇમેજિંગ ગોનીઓફોટોમીટરનો ઉપયોગ કરીને પણ માપી શકાય છે. પ્રકાશ સ્રોતના સંપૂર્ણ કોણીય વિતરણને માપવા માટે, ફિશઆઈ કેમેરા પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. આ પદ્ધતિ એકીકૃત ગોળાના બંદરમાં સ્થાપિત ફિશઆઈ-લેન્સ કેમેરાનો ઉપયોગ કરવા પર આધારિત છે. કેમેરા એક સાથે પ્રકાશ ઉત્સર્જનના તમામ ખૂણાઓ માટે તેજસ્વી તીવ્રતાના ડેટાને રેકોર્ડ કરે છે, જે પ્રકાશ સ્રોતના ડ્રિફ્ટ અને ટેમ્પોરલ મોડ્યુલેશન જેવી ટેમ્પોરલ અસરોને કારણે માપનની અનિશ્ચિતતાને ઘટાડે છે. કેમેરા માપનની તાત્કાલિક પ્રકૃતિ પણ પરીક્ષણ હેઠળ ઉપકરણની તેજસ્વી તીવ્રતાના વિતરણને મેળવવા માટે જરૂરી સમયને નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડે છે, અને માપન માટે કોણીય રીઝોલ્યુશન સેટ દ્વારા પ્રભાવિત નથી. આ પણ જુઓ ગોનીઓમીટર ગોનીઓફોટોમેટ્રીનું સંકલન EULUMDAT સંદર્ભો ફોટોમેટ્રી લાઇટિંગ