Xenon gas MRI
હાયપરપોલરાઇઝ્ડ 129Xe ગેસ મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ (એમઆરઆઈ) એ એક તબીબી ઇમેજિંગ તકનીક છે જેનો ઉપયોગ શરીરના પ્રદેશોની શરીરરચના અને શરીરવિજ્ઞાનની કલ્પના કરવા માટે થાય છે જે પ્રમાણભૂત પ્રોટોન એમઆરઆઈ સાથે છબી બનાવવી મુશ્કેલ છે. ખાસ કરીને, ફેફસાં, જેમાં પ્રોટોનની નોંધપાત્ર ઘનતાનો અભાવ હોય છે, તે ખાસ કરીને 129Xe ગેસ એમઆરઆઈ સાથે જોવા માટે ઉપયોગી છે. આ તકનીક ફેફસાના ક્રોનિક રોગો માટે પ્રારંભિક શોધ તકનીક અને ઓગળેલા વાયુઓ પર નિર્ભર પ્રક્રિયાઓ અને માળખાઓ માટે ઇમેજિંગ તકનીક તરીકે વચન આપે છે. 129Xe એ 26.44% આઇસોટોપ વિપુલતા સાથે ઝેનોનનું સ્થિર, કુદરતી રીતે બનતું આઇસોટોપ છે. તે 131Xe સાથે બે Xe આઇસોટોપમાંથી એક છે, જે બિન-શૂન્ય સ્પિન ધરાવે છે, જે ચુંબકીય પ્રતિધ્વનિ માટે પરવાનગી આપે છે. 129Xe નો ઉપયોગ એમઆરઆઈ માટે થાય છે કારણ કે તેના મોટા ઇલેક્ટ્રોન વાદળ હાયપરપોલરાઇઝેશન અને રાસાયણિક પાળીની વિશાળ શ્રેણીને મંજૂરી આપે છે. હાયપરપોલરાઇઝેશન મોટી સિગ્નલ તીવ્રતા બનાવે છે, અને રાસાયણિક પાળીની વિશાળ શ્રેણી 129Xe હિમોગ્લોબિન જેવા અણુઓ સાથે ક્યારે જોડાય છે તે ઓળખવા માટે પરવાનગી આપે છે. એમઆરઆઈ માટે 131Xe પર 129Xe પસંદ કરવામાં આવે છે કારણ કે 129Xe સ્પિન 1/2 (131Xe માટે 3/2 ની સરખામણીમાં), લાંબો T1 અને 3.4 ગણો મોટો ગાયરોમેગ્નેટિક રેશિયો (11.78 MHz/T) ધરાવે છે. ઉપયોગો તબીબી ઝેનોન ઝે 129 હાયપરપોલરાઇઝ્ડનો ઉપયોગ કરે છે, જે ઝેનોવ્યૂ બ્રાન્ડ નામ હેઠળ વેચાય છે, તે એક હાયપરપોલરાઇઝ્ડ કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટ છે જે ફેફસાના વેન્ટિલેશનના મૂલ્યાંકન માટે મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ (એમઆરઆઈ) સાથે ઉપયોગ માટે સૂચવવામાં આવે છે, અને 12 વર્ષ અને તેથી વધુ ઉંમરના લોકો માટે માન્ય છે. તેને 23 ડિસેમ્બર, 2022ના રોજ મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. યુ. એસ. ફૂડ એન્ડ ડ્રગ એડમિનિસ્ટ્રેશન (એફડીએ) તેને પ્રથમ શ્રેણીની દવા માને છે. ઇતિહાસ હાયપરપોલરાઇઝ્ડ 129Xe સ્પિન-એક્સચેન્જ ઓપ્ટિકલ પમ્પિંગ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે, જે ગ્રોવર એટ અલ દ્વારા વિકસાવવામાં આવેલી તકનીક છે. 1978 માં અને હેપર એટ અલ દ્વારા સુધારવામાં આવ્યો. 1984 માં. 129Xe ધ્રુવીકરણની માત્રાનું વર્ણન સૌપ્રથમ 1982માં ભાસ્કર એટ અલ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. એમઆરઆઈ એક્સ-વિવોમાં હાયપરપોલરાઇઝ્ડ 129Xe ગેસનો ઉપયોગ સૌપ્રથમ આલ્બર્ટ એટ અલ દ્વારા વર્ણવવામાં આવ્યો હતો. 1994 માં એક્સાઇઝ્ડ ઉંદર ફેફસાનો ઉપયોગ કરીને. 129Xe એમઆરઆઈ સાથેના પ્રથમ ઇન-વિવો માનવ અભ્યાસો મુગલર એટ અલ દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવ્યા હતા. 1997 માં. 129Xe MRI એ મોટે ભાગે 3He ગેસ MRI ને બદલવાનું શરૂ કર્યું છે, જે એક ખૂબ જ સમાન તકનીક છે જે 129Xe ને બદલે હાયપરપોલરાઇઝ્ડ 3He અણુઓનો ઉપયોગ કરે છે. ગ્રોસમેન એટ અલ. 1996માં 3 એચ. ઇ. એમ. આર. આઇ. માટે માનવ ક્લિનિકલ પરીક્ષણો શરૂ થયા. 3 તેને મૂળભૂત રીતે હાયપરપોલરાઇઝ્ડ ગેસ એમઆરઆઈ માટે વધુ સારા ગેસ તરીકે ગણવામાં આવતો હતો કારણ કે તે વધુ ધ્રુવીકરણક્ષમ છે અને શરીર પર તેની કોઈ અસર થતી નથી. જો કે, 3H મોટે ભાગે ટ્રિટિયમ (3H) ના બીટા ક્ષય દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે, જે પરમાણુ શસ્ત્રોના ઉત્પાદનનું ઉત્પાદન છે. વધુમાં, યુ. એસ. લશ્કર દ્વારા દાણચોરી કરાયેલ પ્લુટોનિયમને શોધવા માટે 3He નો વ્યાપક ઉપયોગ થાય છે. વધતી જતી અછત અને વધતી માંગના આ સંયોજનથી 3He અત્યંત મોંઘુ બન્યું છે, જે પ્રતિ લિટર 1000 ડોલરથી વધુ છે. સેફ્ટી 129Xe એ એક નિષ્ક્રિય, બિન-કિરણોત્સર્ગી, બિન-ઝેરી અને બિન-ટેરાટોજેનિક પરમાણુ છે જેણે એમ. આર. ઇમેજિંગ માટે શ્વાસમાં લેવાથી કોઈ નોંધપાત્ર પ્રતિકૂળ આરોગ્ય અસરો દર્શાવી નથી. ચિંતાનું એક સંભવિત ક્ષેત્ર 129Xe ના એનેસ્થેટિક ગુણધર્મો છે જ્યારે મોટી માત્રામાં શ્વાસ લેવામાં આવે છે. ઝેનોન લોહી અને પેશીઓમાં દ્રાવ્યતા દર્શાવે છે જે તેને ફેફસાના પટલમાં ફેલાવા દે છે અને ચેતાતંત્રને અસર કરે છે. અટકાવવાના 50 ટકા મોટર રિસ્પોન્સ (MAC) માટે લઘુતમ એલ્વિઓલર સાંદ્રતા 0.71 છે, જે ઇમેજિંગ દરમિયાન પહોંચી શકાતી નથી. વધુ અભ્યાસોએ દર્શાવ્યું છે કે જ્યારે તે લોહીમાં ઓગળી જાય છે ત્યારે તે સારી રુધિરાભિસરણ સ્થિરતા પ્રદાન કરે છે અને શરીરના તાપમાનને અસર કરતું નથી. હાયપરપોલરાઇઝેશન જ્યારે ગેસ પર બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્ર લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારે ગેસ અણુઓના અડધા પરમાણુ સ્પિન ચુંબકીય ક્ષેત્રની દિશા તરફ નિર્દેશ કરે છે જ્યારે અન્ય અડધા વિપરીત દિશામાં નિર્દેશ કરે છે. તે ચુંબકીય ક્ષેત્ર સાથે સંરેખિત થવા માટે થોડી વધુ ઊર્જાસભર રીતે અનુકૂળ છે, જેનો અર્થ છે કે સ્પિન સ્થિતિઓમાંથી એક અન્ય કરતાં સહેજ વધારે છે. આ વધારાનો અર્થ એ છે કે બે સ્પિન-સ્થિતિઓ એકબીજાને સંપૂર્ણપણે રદ કરતી નથી, ચુંબકીય સંકેત બનાવે છે જે એમઆરઆઈ સાથે જોઇ શકાય છે. જો કે, પરંપરાગત 1 એચ એમઆરઆઈ માટે, માત્ર 4 પીપીએમ સ્પિન સ્થિતિઓ રદ થતી નથી, તેથી સંકેત ખાસ કરીને મજબૂત નથી. આનો અર્થ એ છે કે સ્નાયુ પેશીઓ જેવા પ્રોટોનની ઉચ્ચ ઘનતા ધરાવતા પ્રદેશો જ જોઈ શકાય છે. હાયપરપોલરાઇઝેશન એ સમાન સ્પિન સ્થિતિ મેળવવા માટે વધુ અણુઓને પલટી મારવાનું એક સાધન છે જેથી ઓછી સ્પિન સ્થિતિઓ એકબીજાને રદ કરે. 129Xe ના કિસ્સામાં, આ સંકેતની શક્તિમાં 104-105 સુધારણા તરફ દોરી જાય છે. 129Xe નું હાયપરપોલરાઇઝેશન સામાન્ય રીતે અણુઓના કોણીય વેગને ઉમેરવા માટે ગોળાકાર ધ્રુવીકૃત પ્રકાશનો ઉપયોગ કરીને સ્પિન-એક્સચેન્જ ઓપ્ટિકલ પમ્પિંગ (એસ. ઇ. ઓ. પી.) નો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવે છે. જો કે, ધ્રુવીકૃત પ્રકાશ સીધા વાયુ કેન્દ્રમાં કોણીય વેગને સ્થાનાંતરિત કરી શકતો નથી, આમ, ક્ષારયુક્ત ધાતુના અણુનો ઉપયોગ મધ્યસ્થી તરીકે થાય છે. રુબીડિયમનો ઉપયોગ ઘણીવાર આ પરિપૂર્ણ કરવા માટે થાય છે, જ્યાં ધ્રુવીકૃત પ્રકાશ રુબીડિયમના સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોનને ઉત્તેજિત કરવા માટે બરાબર જરૂરી ઊર્જા પ્રદાન કરવા માટે ટ્યુન કરવામાં આવે છે. આ પ્રક્રિયાને ઓપ્ટિકલ પમ્પિંગ કહેવામાં આવે છે. આગળના તબક્કામાં, સ્પિન એક્સચેન્જ, ગેસ ન્યુક્લિયસ સિસ્ટમમાં દાખલ કરવામાં આવે છે અને રુબીડિયમ સાથે અથડાય છે. તેઓ રુબીડિયમ સંયોજકતા ઇલેક્ટ્રોન સાથેની અથડામણમાં કોણીય વેગ મેળવે છે, જે કોણીય વેગના સંરક્ષણ દ્વારા રુબીડિયમ જેવી જ દિશામાં હોય છે. તેથી, 129Xe હાયપરપોલરાઇઝ્ડ બને છે કારણ કે ત્યાં એક સ્પિન સ્થિતિની બીજીની તુલનામાં મોટી અધિકતા હોય છે. આ પછી, 129Xe કાઢવામાં આવે છે, રુબીડિયમ ફરીથી ધ્રુવીકૃત થાય છે, અને ચક્ર ચાલુ રહે છે. પરંપરાગત એમ. આર. આઈ. પરંપરાગત એમ. આર. સ્કેનર્સમાં જરૂરી ફેરફારો 129Xe શોધવા માટે સુધારવાની જરૂર છે, કારણ કે 129Xe માં પ્રોટોનની સરખામણીમાં 11.77 MHz/T નો જાઇરોમેગ્નેટિક રેશિયો ઓછો છે, 42.5 MHz/T. આમ, 129Xe ની લાર્મર આવૃત્તિ ઘણી ઓછી છે, જે પ્રોટોનની લાર્મર આવૃત્તિ પર સેટ કરેલા પરંપરાગત નેરો-બેન્ડ RF એમ્પ્લીફાયર્સ સાથે શોધવાનું મુશ્કેલ છે. તેથી, ઉત્તેજના અને પ્રાપ્ત બંને માટે બ્રોડ-બેન્ડ આર. એફ. એમ્પ્લીફાયર જરૂરી છે. વધુમાં, પલ્સ ક્રમમાં ઉષ્મીય-ધ્રુવીકૃત પ્રોટોન અને ધ્રુવીકૃત 129Xe માં તફાવતને પણ સમાવવો આવશ્યક છે. પ્રોટોન એમ. આર. આઈ. માં, એક લાક્ષણિક પલ્સ ક્રમમાં 90° વળાંક અને પછી બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં અનુગામી T1 અનુદૈર્ધ્ય છૂટછાટનો સમાવેશ થાય છે. હાયપરપોલરાઇઝ્ડ ગેસમાં T1 છૂટછાટમાં ચુંબકત્વના ક્ષયનો સમાવેશ થાય છે, ન કે બાહ્ય ચુંબકીય ક્ષેત્રમાં પાછા ફરવાનો, જેમ કે ઉષ્મીય-ધ્રુવીકૃત પ્રોટોનમાં થાય છે. તેથી, 90° વળાંક પછી, હાયપરપોલરાઇઝ્ડ ગેસ ન્યુક્લિયસની સમાંતર છૂટછાટ નગણ્ય હોય છે, જે વળાંક પછી સમાંતર ચુંબકત્વને શૂન્ય બનાવે છે. પરિણામે, પરંપરાગત 90° અને 180° આર. એફ. કઠોળ ઇચ્છનીય નથી. તેથી નિમ્ન-કોણ RF પલ્સનો ઉપયોગ હાયપરપોલરાઇઝ્ડ 129Xe ગેસના કુલ ઉપલબ્ધ ચુંબકીયકરણના માત્ર એક ભાગને દૂર કરવા માટે થાય છે. આ પ્રોટોન અને 129Xe ગેસ વચ્ચે તુલનાત્મક સમાંતર ચુંબકત્વ ઉત્પન્ન કરે છે. વધુમાં, જેમ કે છબીને શ્વાસ-પકડમાં મેળવવાની જરૂર છે, ઝડપી પલ્સ-સિક્વન્સ અથવા ઝડપી-ગ્રેડિયન્ટ ઇકોસનો ઉપયોગ કે-સ્પેસનો પૂરતો નમૂનો લેવા માટે થાય છે. નોંધપાત્ર રીતે, જ્યારે ફેફસાં વિસ્તરે છે અને સંકોચાય છે ત્યારે મોટી માત્રામાં ગતિ થાય છે. આ ગતિ ઉચ્ચ ગુણવત્તાની છબી મેળવવામાં અટકાવે છે. આ સમસ્યાને દૂર કરવા માટે, સંપૂર્ણ સ્કેન 10-15 સેકન્ડ બ્રેથ હોલ્ડની અંદર પૂર્ણ કરવું આવશ્યક છે, તેથી 129Xe ગેસ એમઆરઆઈ સ્કેન કેટલીકવાર ક્લિનિકલ સ્ટાન્ડર્ડ કરતા ઓછા રિઝોલ્યુશનના હોય છે. વધુમાં, અન્ય અવરોધ એ છે કે બી 1 ઢાળ સાથે પ્રોટોનને પલટી મારવું એ પ્રોટોન એમઆરઆઈની ગતિના લગભગ ચોથા ભાગમાં થાય છે. આ લાર્મર આવર્તન વચ્ચેના તફાવતને કારણે થાય છે. આખરે, આ છબીઓના સમયની મર્યાદાઓને અલગ અને નવીન એમઆરઆઈ અનુક્રમ ડિઝાઇનની જરૂર છે. વેન્ટિલેશન એમ. આર. આઈ. અરજીઓ દર્દી હાયપરપોલરાઇઝ્ડ ગેસ શ્વાસમાં લે તે પછી, ગેસ ફેફસાંની અંદરના વાયુમાર્ગમાંથી પસાર થાય છે. તંદુરસ્ત ફેફસામાં, ગેસ સમગ્ર ફેફસામાં મુસાફરી કરી શકે છે. જો કે, ક્રોનિક અવરોધક પલ્મોનરી ડિસીઝ (સી. ઓ. પી. ડી.), અસ્થમા અને સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ જેવા વાયુમાર્ગને અવરોધે છે તેવા રોગમાં, હાયપરપોલરાઇઝ્ડ ગેસ ફેફસાની અંદર ચોક્કસ પ્રદેશો સુધી પહોંચવામાં અસમર્થ હોય છે. આમ, સ્પિન-ડેન્સિટી ભારિત છબી સામાન્ય વિસ્તારોમાંથી ઉચ્ચ સંકેતો અને રોગગ્રસ્ત વિસ્તારોમાંથી નીચા સંકેતો ઉત્પન્ન કરશે. 3 તેનો ઉપયોગ મૂળરૂપે આ પ્રકારની છબી માટે કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ તાજેતરમાં તેની ઉપલબ્ધતા અને સસ્તી કિંમતને કારણે 129Xe તરફ સ્થળાંતર થયું છે. હાયપરપોલરાઇઝ્ડ 3He એ ઐતિહાસિક રીતે બહેતર છબીઓ ઉત્પન્ન કરી છે કારણ કે તેને હાયપરપોલરાઇઝ કરવું સરળ છે, પરંતુ વર્તમાન તકનીકીએ 129Xe ના વાયુ ધ્રુવીકરણમાં સુધારો કર્યો છે જ્યાં છબીની ગુણવત્તા સમાન છે. વધુમાં, 129Xe અવરોધ પ્રત્યે વધુ સંવેદનશીલ છે કારણ કે તે 3He કરતા મોટો અણુ છે. વધુમાં, 129Xe નું વધેલું ઇન્હેલ્ડ વોલ્યુમ 3He સાથે તુલનાત્મક SNRમાં પરિણમે છે, જે 1 વિરુદ્ધ 0.1-0.3 લિટર સુધી છે. પ્રસરણ એમઆરઆઈ પ્રસરણ એમઆરઆઈમાં હાયપરપોલરાઇઝ્ડ ગેસના સ્પષ્ટ પ્રસરણ ગુણાંક (એડીસી) ની ગણતરીનો સમાવેશ થાય છે. એડીસીની ગણતરી કરવા માટે પ્રસરણ આધારિત ક્ષીણતાને પ્રેરિત કરવા માટે પ્રસરણ-સંવેદનશીલતા ઘટકો લાગુ કરવામાં આવે છે. આ ઢાળમાં સંકળાયેલ બી-મૂલ્ય હોય છે, જે ઢાળની તાકાત અને અવધિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એ. ડી. સી. ની ગણતરી કરવા માટે ઓછામાં ઓછા 2 અલગ-અલગ બી-વેલ્યુ ગ્રેડિયન્ટનો ઉપયોગ થાય છે. ફેફસાનું માળખું હાયપરપોલરાઇઝ્ડ ગેસ પ્રસરણને કેવી રીતે પ્રતિબંધિત કરે છે તે અંગે એ. ડી. સી. માહિતી પૂરી પાડે છે. વધેલી જગ્યાના પ્રદેશોમાં એ. ડી. સી. નું મૂલ્ય વધે છે. ઉદાહરણ તરીકે, તંદુરસ્ત ફેફસાંમાં, 129Xe નો ઉપયોગ કરતી ADC લગભગ 0.14 cm2/s હોઈ શકે છે જ્યારે ખુલ્લી જગ્યામાં 129Xe માટે ADC લગભગ 0.14 cm2/s હોઈ શકે છે. એમ્ફિસિમામાં, જ્યાં એલ્વિઓલર માળખાં મોટું થાય છે, ત્યાં ગેસ વધુ મુક્ત રીતે ફેલાય છે, પરિણામે રોગના વિસ્તારોની માહિતી પ્રદાન કરતા સામાન્ય પ્રદેશોની તુલનામાં ઉચ્ચ ADC થાય છે. આખરે, 129Xe એમઆરઆઈ દ્વારા સક્ષમ આ એક નવીન ઇમેજિંગ પદ્ધતિ છે, અને ક્રોનિક ઓબ્સ્ટ્રક્ટિવ પલ્મોનરી ડિસીઝ, અસ્થમા, સિસ્ટિક ફાઇબ્રોસિસ, લોંગ-કોવિડ-19 અને અન્ય રોગો માટે તેના ઉપયોગની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. ઓક્સિજનનું આંશિક દબાણ હાયપરપોલરાઇઝ્ડ ગેસની સમાંતર છૂટછાટ (T1) ફેફસામાં ઓક્સિજનની સાંદ્રતાના વ્યસ્ત પ્રમાણમાં હોય છે. પેરામેગ્નેટિક ઓક્સિજન વચ્ચેની ક્રિયાપ્રતિક્રિયા નોંધપાત્ર રીતે છૂટછાટના સમયને ઘટાડે છે, જે ફેફસાના પ્રદેશોમાં ઓક્સિજનના આંશિક દબાણ (પી. ઓ. 2) ની સમજ આપે છે. વધુમાં, આ છબીઓમાંથી વેન્ટિલેશન અને પરફ્યુઝન ગુણોત્તરની ગણતરી કરી શકાય છે. મોટાભાગના સંશોધનોએ 3He નો ઉપયોગ કર્યો છે, પરંતુ 129Xe નો ઉપયોગ કરતી વખતે સુધારેલી તકનીકીએ તુલનાત્મક પરિણામો માટે મંજૂરી આપી છે. જો કે, 129Xe ના ગ્રહણને કારણે, તેની છૂટછાટ 3He કરતા ઘણી ઝડપી છે, પરિણામે જો બિનહિસાબી રાખવામાં આવે તો ઉચ્ચ સ્પષ્ટ પી. ઓ. 2 થાય છે. સંશોધન 129Xe ગેસ એમઆરઆઈ પર સી. ઓ. પી. ડી., અસ્થમા અને એમ્ફિસેમા જેવા શ્વસન રોગો માટે નિદાન પરીક્ષણ તરીકે સંશોધન કરવામાં આવી રહ્યું છે. હાલમાં, સ્પાઇરોમેટ્રી પલ્મોનરી ફંક્શન પરીક્ષણોનો ઉપયોગ ફેફસાના કાર્યની સ્થિતિ નક્કી કરવા માટે થાય છે. જો કે, આ ફેફસાના કાર્યનું એકદમ મૂળભૂત, વૈશ્વિક મૂલ્યાંકન છે જે ફેફસાના માળખા અને શરીરવિજ્ઞાન વિશે ચોક્કસ માહિતી પ્રદાન કરતું નથી. માળખાકીય માહિતી માટે, એક્સ-રે સીટીનો સૌથી વધુ ઉપયોગ થાય છે, પરંતુ તે દર્દીને આયનીકરણ કિરણોત્સર્ગના ઊંચા ડોઝ માટે ખુલ્લા પાડે છે અને તે કોઈ કાર્યાત્મક માહિતી પ્રદાન કરતું નથી પરંપરાગત 1 એચ એમઆરઆઈ ઓછામાં ઓછી પ્રોટોન ઘનતાને કારણે ફેફસાના હવામાં અસરકારક નથી. 129Xe ગેસ એમઆરઆઈ ફેફસાના માળખા અને કાર્ય વિશે વિગતવાર, ચોક્કસ માહિતી પ્રદાન કરે છે જે હાલની તકનીકો દ્વારા સુરક્ષિત રીતે અથવા અસરકારક રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાતી નથી. એફડીએ (FDA) ની મંજૂરી 129Xe ગેસ એમઆરઆઈએ પોલેરિયન, ઇન્કની આગેવાનીમાં તબક્કો I, II અને III ક્લિનિકલ ટ્રાયલ્સ પૂર્ણ કર્યા છે. જ્યારે ઉચ્ચ માત્રામાં વિતરિત કરવામાં આવે ત્યારે ઝેનોનમાં એનેસ્થેટિક ગુણધર્મો હોય છે; તેથી, તેની તપાસ ઉપકરણ તરીકે નહીં, પરંતુ દવા તરીકે કરવામાં આવી રહી છે. આ વિશિષ્ટતાએ ક્લિનિકમાં 129Xe ગેસ એમઆરઆઈને અપનાવવાનું ઘણું ધીમું કર્યું છે, પરંતુ સલામતીની બાંયધરી આપવા માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ઓક્ટોબર 2020 માં, પોલેરિયનએ મંજૂરી માટે રજૂઆત કરી હતી, પરંતુ એફડીએએ તેમના એનડીએને નકારી કાઢ્યું હતું. પોલેરીયને ત્યારથી તેમની અરજી ફરીથી સબમિટ કરી છે, 2021 ની શરૂઆતમાં પ્રતિસાદનો આગામી રાઉન્ડ નિર્ધારિત છે. આખરે, 129Xe ગેસ એમઆરઆઈની ભવિષ્યની મોટાભાગની ઉપયોગિતા તેના પ્રાપ્ત એફડીએ મંજૂરી પર આધારિત હશે. ફેફસાના બિન-પેશીઓની કલ્પના 129Xe ગેસનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે ફેફસાની કલ્પના કરવા માટે થાય છે કારણ કે તે એક ગેસ છે. જો કે, ઝેનોન ગેસના નાના પરપોટા એલ્વિઓલી ખાતે લોહીના પ્રવાહમાં ઓગળવામાં સક્ષમ છે. જેમ જેમ આ પરપોટા શરીરની આસપાસ ફરે છે, તેમ તેમ તેનો ઉપયોગ શરીરના અન્ય પ્રદેશોની સમજ મેળવવા માટે થઈ શકે છે. 129Xe ગેસ લોહીના મગજના અવરોધને પાર કરવામાં સક્ષમ છે, જે મગજના નવીન અભ્યાસને મંજૂરી આપે છે perfusion.r ફેફસાંની છબી બનાવવા માટે હાયપરપોલરાઇઝ્ડ ગેસનો ઉપયોગ કરીને હાયપરપોલરાઇઝેશનની માત્રામાં સુધારો કરવો એ ખાસ કરીને નવીન નથી, કારણ કે 3He નો ઉપયોગ 2000 ના દાયકાની શરૂઆતમાં કરવામાં આવ્યો હતો. 3 તેને મૂળ રીતે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો કારણ કે તે સરળતાથી ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં હાયપરપોલરાઇઝ્ડ હતો, અને તેથી તે ખૂબ જ મજબૂત સંકેત પેદા કરતો હતો. તાજેતરમાં, હાયપરપોલરાઇઝેશન તકનીકોમાં સુધારાઓ વધુ હાયપરપોલરાઇઝ્ડ 129Xe પેદા કરવામાં સક્ષમ છે, જે તેને 3He સાથે તુલનાત્મક છબીઓ બનાવવા માટે સક્ષમ બનાવે છે. સંદર્ભો મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ ઇમેજિંગ એમઆરઆઈ કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટો