Diffusion tube
પ્રસરણ નળી એ એક વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણ છે જે હવામાં એક અથવા વધુ વાયુઓની સાંદ્રતાનું નિષ્ક્રિય નમૂના લે છે, જેનો ઉપયોગ સામાન્ય રીતે દિવસોથી લઈને લગભગ એક મહિના સુધીના સમયગાળામાં સરેરાશ વાયુ પ્રદૂષણના સ્તરનું નિરીક્ષણ કરવા માટે થાય છે. શહેરી વિસ્તારોમાં હવાની ગુણવત્તાની દેખરેખ માટે, સામુદાયિક જૂથો અને શાળાઓ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા નાગરિક વિજ્ઞાન પ્રદૂષણ-દેખરેખ પરિયોજનાઓમાં અને ખાણો અને સંગ્રહાલયો જેવા આંતરિક વાતાવરણમાં સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ દ્વારા પ્રસરણ નળીઓનો વ્યાપક ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બાંધકામ અને કામગીરી પ્રસરણ ટ્યુબમાં એક નાની, હોલો, સામાન્ય રીતે પારદર્શક, એક્રેલિક અથવા પોલીપ્રોપીલિન પ્લાસ્ટિક ટ્યુબ હોય છે, જે આશરે 70 મીમી લાંબી હોય છે, જેમાં દરેક છેડે એક કેપ હોય છે. ટ્યુબને સક્રિય કરવા માટે એક કેપ્સને (રંગીન સફેદ) સંપૂર્ણપણે દૂર કરવામાં આવે છે (નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડના નમૂનાના કિસ્સામાં) અથવા તેમાં એક ફિલ્ટર હોય છે જે માત્ર ગેસનો અભ્યાસ કરવાની મંજૂરી આપે છે. અન્ય કેપ (એક અલગ રંગ) માં રાસાયણિક રીએજન્ટ સાથે કોટેડ મેટલ મેશ ડિસ્ક હોય છે જે ટ્યુબમાં પ્રવેશતી વખતે અભ્યાસ કરવામાં આવતા ગેસને શોષી લે છે. આ રીતે કામ કરતી નળીઓને તેમના શોધક, અમેરિકન રસાયણશાસ્ત્રી એડવર્ડ પામ્સના નામ પરથી પામ્સ ટ્યુબ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, જેમણે 1976માં વ્યક્તિગત હવાની ગુણવત્તા સંવેદક તરીકે આવી નળીનો ઉપયોગ કરવાનું વર્ણન કર્યું હતું. ઓપરેશન દરમિયાન, ટ્યુબને ખોલવામાં આવે છે અને લેમ્પ-પોસ્ટ અથવા રોડ સાઇન જેવી કોઈ વસ્તુ સાથે કેબલ ટાઈ સાથે ઊભી રીતે જોડવામાં આવે છે, જેમાં ખુલ્લો છેડો નીચે તરફ હોય છે અને ટોચ પર બંધ, રંગીન કેપ હોય છે. મોનિટર કરવામાં આવતા ગેસ, જે વાતાવરણમાં વધુ સાંદ્રતામાં હોય છે, તે ટ્યુબના તળિયે ફેલાય છે અને રાસાયણિક કેપ દ્વારા ઝડપથી શોષાય છે. તે શોષાય છે, તેથી પ્રસરણની પ્રક્રિયા ચાલુ રહે છે. નિશ્ચિત સમયગાળા પછી (સામાન્ય રીતે બે અઠવાડિયાથી એક મહિના સુધી), ટ્યુબને સીલ કરવામાં આવે છે અને વિશ્લેષણ માટે પ્રયોગશાળામાં મોકલવામાં આવે છે. અભ્યાસ કરવામાં આવી રહેલા વાયુની વાતાવરણીય સાંદ્રતાની ગણતરી કબજે કરેલી રકમ અને ફિકના પ્રસરણના નિયમોનો ઉપયોગ કરીને કરી શકાય છે. નાઇટ્રોજનના ઓક્સાઇડ (નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ અને નાઇટ્રિક ઓક્સાઇડ), સલ્ફર ડાયોક્સાઇડ, એમોનિયા અને ઓઝોન સહિત વિવિધ વાયુઓના નમૂના લેવા માટે પ્રસરણ નળીઓનો ઉપયોગ કરી શકાય છે. જો કે આ વાયુઓના નમૂના લેતી નળીઓ પરમાણુ પ્રસરણની સમાન પ્રક્રિયા દ્વારા કામ કરે છે, ત્યાં મહત્વપૂર્ણ તફાવતો છે. નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ ટ્યુબ શોષક (રીએજન્ટ) રાસાયણિક તરીકે ટ્રાઇએથેનોલામાઇન, ટીઇએનો ઉપયોગ કરે છે, ઉદાહરણ તરીકે, જ્યારે હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ ટ્યુબ અપારદર્શક હોય છે (પારદર્શકને બદલે) જેથી અલ્ટ્રાવાયોલેટ પ્રકાશને અંદરના રસાયણોને અધોગતિ કરતા અટકાવી શકાય. કેટલીક પ્રકારની નળીઓ એક જ સમયે બહુવિધ વાયુઓનો નમૂનો લઈ શકે છે. ફાયદા અને ગેરફાયદા પ્રસરણ નળીઓ વ્યાજબી રીતે સચોટ, પ્રમાણમાં સસ્તી, ઉપયોગમાં સરળ, અત્યંત સઘન, નિષ્ક્રિય (તેમને કોઈ વીજ સ્રોતની જરૂર નથી) હોય છે, અને એકદમ લાંબી શેલ્ફ લાઇફ ધરાવે છે; સાવચેતીપૂર્વક સ્થિતિ સાથે, તેમને ઘરની અંદર અથવા બહાર ગમે ત્યાં વધુ કે ઓછું તૈનાત કરી શકાય છે. તેઓ નાઇટ્રોજન ડાયોક્સાઇડ જેવા પ્રદૂષક વાયુની લાંબા ગાળાની, સરેરાશ સાંદ્રતાના વાજબી સંકેત આપે છે, અને તેઓ વિવિધ સ્થળોએ અથવા જુદા જુદા સમયે સરેરાશ પ્રદૂષણના સ્તરની તુલના કરવાનું સરળ બનાવે છે. ઘણીવાર, પ્રદૂષણના સ્તરની લાંબા ગાળાની સરખામણીને સક્ષમ કરવા માટે વર્ષના સતત મહિનાઓ માટે નળીઓની શ્રેણી બરાબર એક જ જગ્યાએ ગોઠવવામાં આવે છે. સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ માટે એક જ સમયગાળામાં વિવિધ સ્થળોએ સંખ્યાબંધ નળીઓ સ્થાપિત કરવી પણ સામાન્ય બાબત છે જેથી નગરો અને શહેરોમાં પ્રદૂષણના હોટસ્પોટ્સને ઓળખી શકાય. પ્રસરણ નળીઓ એક સમયે દિવસો અથવા અઠવાડિયાઓ માટે સ્થાને રહેવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી હોવાથી, તેઓ અભ્યાસ કરવામાં આવતા પ્રદૂષકોના ટૂંકા ગાળાના વધઘટને સૂચવતા નથી, જેમ કે દિવસ દરમિયાન ગેસના વધતા અને ઘટતા સ્તર, એક દિવસ અને પછીના અથવા અઠવાડિયાના દિવસો અને સપ્તાહના દિવસો વચ્ચેનો તફાવત, અથવા જ્યારે તેઓ સ્થાને હોય ત્યારે માર્ગદર્શિકા પ્રદૂષણનું સ્તર કેટલી વાર ઓળંગી જાય છે. તેઓ રસ્તાની બાજુના પ્રદૂષણ દેખરેખ કેબિનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા અત્યંત સંવેદનશીલ, સ્વચાલિત દેખરેખ ઉપકરણો કરતાં પણ ઘણા ઓછા સચોટ છે. અચોક્કસતાના સ્રોતોમાં હવાની અશાંતિ (પવનની હિલચાલ અથવા એર કંડિશનર જેવી વસ્તુઓને કારણે), બિલ્ડિંગ વેન્ટિલેશન સિસ્ટમ્સમાંથી પ્રદૂષણ, અલ્ટ્રાવાયોલેટ પ્રકાશ (સૈદ્ધાંતિક રીતે પ્લાસ્ટિક ટ્યુબ દ્વારા શોષાય છે) અને અન્ય પ્રદૂષકોનો સમાવેશ થાય છે. સંદર્ભો વાયુ પ્રદૂષણ વાતાવરણીય રસાયણશાસ્ત્ર માપન સાધનો