Deposit gauge
ડિપોઝિટ ગેજ એ એક મોટું, ફનલ જેવું વૈજ્ઞાનિક સાધન છે જેનો ઉપયોગ વાતાવરણીય કણોને પકડવા અને માપવા માટે થાય છે, ખાસ કરીને સૂટ, વાયુ પ્રદૂષણમાં વહન કરવામાં આવે છે અને જમીન પર પાછા જમા થાય છે. ડિઝાઇન અને બાંધકામ ડિપોઝિટ ગેજ વરસાદી ગેજ જેવા જ છે. તેમની ટોચ પર એક મોટી ગોળાકાર નાળ હોય છે, જે પથ્થરની બનેલી હોય છે, જેથી તે એસિડ વરસાદથી કચડી ન જાય અને એક સરળ લાકડાના અથવા ધાતુના સ્ટેન્ડ પર માઉન્ટ થયેલ હોય, જે નીચે સંગ્રહ બોટલમાં નીચે પડે છે. સામાન્ય રીતે ફરતી પક્ષીઓને રોકવા માટે તેની પરિમિતિની આસપાસ વાયર-મેશ સ્ક્રીન હોય છે. મોટાભાગની પ્રમાણિત ડિઝાઇનમાં બનાવવામાં આવે છે, જેને પ્રમાણભૂત ડિપોઝિટ ગેજ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે 1916 માં રજૂ કરવામાં આવી હતી અને 1951 માં બ્રિટીશ સ્ટાન્ડર્ડમાં ઔપચારિક બનાવવામાં આવી હતી, જેનો અર્થ છે કે વિવિધ સ્થળોએ એકત્રિત થયેલા પ્રદૂષણનો વ્યવસ્થિત રીતે અભ્યાસ અને સરખામણી કરી શકાય છે. એક મહિના પછી બોટલ દૂર કરવામાં આવે છે અને પાણી (જેમ કે વરસાદ, ધુમ્મસ અને બરફ), અદ્રાવ્ય પદાર્થ (જેમ કે સૂટ) અને દ્રાવ્ય પદાર્થના વિશ્લેષણ માટે સામગ્રી દૂર કરવામાં આવે છે. પ્રારંભિક ઇતિહાસ આ પ્રકારના પ્રથમ માપ 20મી સદીની શરૂઆતમાં ડબલ્યુ. જે. દ્વારા વિકસાવવામાં આવ્યા હતા. સેન્ટ બર્થોલોમ્યુ હોસ્પિટલ અને કોલસો ધુમાડો ઘટાડવાની સોસાયટીના રસેલ. 1910 અને 1916 ની વચ્ચે, વાતાવરણીય પ્રદૂષણની તપાસ માટેની સમિતિ દ્વારા ડિઝાઇનને શુદ્ધ અને પ્રમાણિત કરવામાં આવી હતી, વાયુ પ્રદૂષણનો અભ્યાસ કરતા નિષ્ણાત, સ્વયંસેવક વૈજ્ઞાનિકોના જૂથ, જેના અધ્યક્ષ હવામાન કચેરીના પ્રથમ નિયામક સર નેપિયર શો હતા. ડિપોઝિટ ગેજ માપન દર્શાવતું પ્રથમ વૈજ્ઞાનિક પેપર "ધ સૂટફોલ ઓફ લંડનઃ તેની રકમ, ગુણવત્તા અને અસરો" શીર્ષક ધરાવતું હતું અને જાન્યુઆરી 1912માં ધ લેન્સેટમાં પ્રકાશિત થયું હતું. ડિપોઝિટ ગેજની રજૂઆતને કારણે, બ્રિટનમાં હવાની ગુણવત્તાનું 1914 થી વ્યવસ્થિત રીતે નિરીક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું અને આ પ્રદૂષણને નિયંત્રિત કરવાના પ્રયાસોની અસરકારકતા નક્કી કરવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી. 1927 સુધીમાં, કેટલાક ડિપોઝિટ ગેજ પહેલેથી જ "ડિપોઝિટ મેટર" માં 50 ટકા ઘટાડો દર્શાવે છે, જો કે વાયુ પ્રદૂષણ એક મોટી સમસ્યા રહી હતી. આગામી કેટલાક દાયકાઓમાં, ઘણા બ્રિટીશ નગરો અને શહેરોમાં ડિપોઝિટ ગેજ તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા, જેનાથી દેશના વિવિધ ભાગોમાં પ્રદૂષણની રફ સરખામણી કરવામાં આવી હતી. પ્રદૂષણના ઇતિહાસકાર સ્ટીફન મોસ્લેના જણાવ્યા અનુસાર, 1949 સુધીમાં સમગ્ર બ્રિટનમાં આશરે 177 માપક તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા, જેથી વિશ્વનું પ્રથમ મોટા પાયે પ્રદૂષણ દેખરેખ નેટવર્ક ઊભું થયું હતું, પરંતુ 1952ના ગ્રેટ લંડન ધુમ્મસ પછી આ સંખ્યામાં નાટ્યાત્મક વધારો થયો હતો, જે 1954માં 615 અને 1966માં 1066 સુધી પહોંચ્યો હતો. આધુનિક ઉપયોગ ડિપોઝિટ ગેજ અચોક્કસ હોવા છતાં અને તેમની મર્યાદાઓ શરૂઆતથી જ જાણીતી હતી, તેમનો વ્યાપક પરિચય હજુ પણ વર્ષના જુદા જુદા સમયે અને વિવિધ સ્થળોએ પ્રદૂષણના અભ્યાસ અને સરખામણીમાં નોંધપાત્ર પ્રગતિનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. તેમના પુસ્તક સ્ટેટ, સાયન્સ એન્ડ ધ સ્કાઇઝઃ ગવર્નમેન્ટાલિટીઝ ઓફ ધ બ્રિટીશ એટમોસ્ફિયરમાં, એબેરીસ્ટીથ યુનિવર્સિટીના ભૂગોળના લેક્ચરર માર્ક વ્હાઇટહેડે ડિપોઝિટ ગેજને "બ્રિટનના વાયુ પ્રદૂષણની દેખરેખના ઇતિહાસમાં કદાચ સૌથી મહત્વપૂર્ણ તકનીકી ઉપકરણ" તરીકે વર્ણવ્યું છે. તેમ છતાં, 20મી સદીના મધ્યભાગથી, તે ધીમે ધીમે વધુ સચોટ સાધનો અને માહિતી સંગ્રહ અને વિશ્લેષણની વધુ સારી પદ્ધતિઓ દ્વારા રદ કરવામાં આવ્યું હતું. આજે, વાયુ પ્રદૂષણને સ્વચાલિત, ઇલેક્ટ્રોનિક સેન્સર સાથે માપવામાં આવે તેવી શક્યતા વધુ હોવા છતાં, ડિપોઝિટ ગેજ્સ હજુ પણ પ્રસંગોપાત ઉપયોગમાં લેવાય છે. પ્રમાણભૂત ડિપોઝિટ ગેજ પરના આધુનિક પ્રકારોમાં કહેવાતા "ફ્રિસ્બી" ગેજનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં ડિપોઝિટ કલેક્ટર ઊંધી ફ્રિસ્બી જેવો આકાર ધરાવે છે. અન્ય પ્રકારોમાં ડાયરેકશનલ ડિપોઝિટ ગેજનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં વિવિધ દિશાઓમાંથી આવતી થાપણો એકત્રિત કરવા માટે ચાર ઊંચી, દૂર કરી શકાય તેવી બોટલ હોય છે. આ પણ જુઓ રેઈન ગેજ વાયુ પ્રદૂષણ માપન સંદર્ભો વધુ વાંચન વાયુ પ્રદૂષણ વાતાવરણીય રસાયણશાસ્ત્ર માપન સાધનો વૈજ્ઞાનિક સાધનો