Acoustic angiography
વિપરીત-ઉન્નત અલ્ટ્રાસાઉન્ડની ચોક્કસ શાખા, એકોસ્ટિક એન્જીયોગ્રાફી એ ઓછામાં ઓછી આક્રમક અને બિન-આયનીકરણ તબીબી ઇમેજિંગ તકનીક છે જેનો ઉપયોગ વાસ્કુલેચરની કલ્પના કરવા માટે થાય છે. એકોસ્ટિક એન્જીયોગ્રાફી સૌપ્રથમ નોર્થ કેરોલિના સ્ટેટ યુનિવર્સિટી ખાતે ડેટોન લેબોરેટરી દ્વારા વિકસાવવામાં આવી હતી અને મેગ્નેટિક રેઝોનન્સ એન્જીયોગ્રાફી અને કમ્પ્યુટેડ ટોમોગ્રાફી એન્જીયોગ્રાફી જેવી એન્જીયોગ્રાફીની સૌથી સામાન્ય પદ્ધતિઓનો સલામત, પોર્ટેબલ અને સસ્તો વિકલ્પ પૂરો પાડે છે. જોકે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ પરંપરાગત રીતે એમઆરઆઈ અથવા સીટીનું ઉચ્ચ રીઝોલ્યુશન પ્રદર્શિત કરતું નથી, ઉચ્ચ-આવર્તન અલ્ટ્રાસાઉન્ડ (એચએફયુ) કેટલાક પ્રવેશની ઊંડાઈને ત્યાગ કરીને પ્રમાણમાં ઉચ્ચ રીઝોલ્યુશન પ્રાપ્ત કરે છે. એચએફયુ સામાન્ય રીતે 20 અને 100 મેગાહર્ટઝની વચ્ચેના તરંગોનો ઉપયોગ કરે છે અને 3-12 મીમીની ઊંડાઈએ 16-80 માઇક્રોનનું રિઝોલ્યુશન પ્રાપ્ત કરે છે. જો કે એચ. એફ. યુ. એ ત્વચાના સ્તરોમાં ગાંઠની વૃદ્ધિ જેવી બાબતોનું નિરીક્ષણ કરવા માટે પર્યાપ્ત રીઝોલ્યુશન દર્શાવ્યું છે, તેમ છતાં તેમાં રક્ત વાહિનીઓના ઇમેજિંગ માટે જરૂરી ઊંડાઈ અને વિપરીતતાનો અભાવ છે. એકોસ્ટિક એન્જીયોગ્રાફી પ્રમાણમાં ઊંડા પ્રવેશ સ્તરે રક્ત વાહિનીઓનું ઉચ્ચ રીઝોલ્યુશન વિઝ્યુલાઇઝેશન પ્રાપ્ત કરવા માટે ડ્યુઅલ-એલિમેન્ટ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ટ્રાન્સડ્યુસરના ઉપયોગ સાથે વિપરીત-ઉન્નત અલ્ટ્રાસાઉન્ડને જોડીને એચએફયુની નબળાઈઓને દૂર કરે છે. એકોસ્ટિક એન્જીયોગ્રાફી પ્રથમ વાહિનીઓમાં ઓછી પ્રતિધ્વનિત આવર્તન સાથે ખાસ ડિઝાઇન કરેલા સૂક્ષ્મ પરપોટાને દાખલ કરીને કરવામાં આવે છે. આગળ, સારી ઊંડાઈના પ્રવેશ સાથે ઓછી આવર્તન ટ્રાન્સડ્યુસર તત્વનો ઉપયોગ માઇક્રોબબલ્સની પ્રતિધ્વનિત આવર્તન પર નમૂનામાં અલ્ટ્રાસાઉન્ડ તરંગો મોકલવા માટે થાય છે. આ સબહાર્મોનિક, ફંડામેન્ટલ અને સુપર-હાર્મોનિક ફ્રીક્વન્સીઝ ધરાવતા માઇક્રોબબલ્સમાંથી પ્રતિસાદ પેદા કરશે, તેમજ આસપાસના પેશીઓમાંથી માત્ર ફંડામેન્ટલ અને સેકન્ડ-હાર્મોનિક ફ્રીક્વન્સીઝનો પ્રતિસાદ પેદા કરશે. છેવટે, ઉચ્ચ રીઝોલ્યુશન સાથે ઉચ્ચ-આવર્તન ટ્રાન્સડ્યુસરનો ઉપયોગ સુપર-હાર્મોનિક આવર્તનને માપવા માટે થાય છે, માઇક્રો બબલ સિગ્નલમાંથી કોઈપણ પૃષ્ઠભૂમિ સંકેતને અસરકારક રીતે દૂર કરે છે, અને વાહિનીઓને વિઝ્યુઅલાઈઝ કરવાની મંજૂરી આપે છે પૃષ્ઠભૂમિ એન્જીયોગ્રાફી, અથવા રક્ત વાહિનીઓની તપાસ, સંશોધન અને ક્લિનિકલ પ્રેક્ટિસના ઘણા ક્ષેત્રોમાં જરૂરી છે. ખાસ કરીને, એન્જીયોજેનેસિસનું નિરીક્ષણ કરવા માટે એન્જીયોગ્રાફી જરૂરી છે, જે નવી રક્તવાહિનીઓની વૃદ્ધિ અને વિકાસ છે. એન્જીયોજેનેસિસ એ એક આવશ્યક પ્રક્રિયા છે જે મોટાભાગે ગર્ભ અને બાળકોમાં અંગ વૃદ્ધિ, પુખ્ત વયના લોકોમાં સ્તન્ય પ્રાણીઓમાં ગર્ભમાં રહેલા બચ્ચાની રક્ષા માટેનું આચ્છાદન વિકાસ અને ઘાના ઉપચારમાં જોવા મળે છે. જો કે, ડાયાબિટીસ, એન્ડોમેટ્રિઓસિસ, ઓટોઇમ્યુન રોગ અને અસ્થમા સહિત ડઝનેક વિકારોમાં અતિશય એન્જીયોજેનેસિસ જોવા મળ્યું છે. એન્જિયોગ્રાફીનો ઉપયોગ આમાંની ઘણી વિકૃતિઓના સંશોધન, નિદાન અને સારવારમાં કરવામાં આવે છે. કદાચ એન્જીયોજેનેસિસની દેખરેખ માટે એન્જીયોગ્રાફીનો સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઉપયોગ ગાંઠની વૃદ્ધિમાં છે. ગાંઠો વિકાસના બિન-એન્જીયોજેનિક તબક્કામાં મહિનાઓ કે વર્ષો સુધી અસ્તિત્વમાં રહી શકે છે અને એન્જીયોજેનિક ફીનોટાઇપ વ્યક્ત થયા પછી જ ઝડપી વૃદ્ધિ શરૂ કરે છે. આમ, એન્જીયોજેનેસિસ ચોક્કસ કેન્સર ઉપચાર માટે લક્ષ્ય બની ગયું છે. કેટલીક ઉપચાર પદ્ધતિઓનો ઉદ્દેશ ગાંઠના વિસ્તારોમાં રક્ત વાહિનીઓના સંગઠિત વિકાસને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે, જે કિમોચિકિત્સાના વધુ એકરૂપ અને અસરકારક વિતરણ માટે પરવાનગી આપે છે. અન્ય પદ્ધતિઓનો ઉદ્દેશ એન્જીયોજેનેસિસની શરૂઆત અથવા પ્રગતિને સંપૂર્ણપણે અવરોધિત કરવાનો છે. બંને કિસ્સાઓમાં, આ સારવાર અને સંબંધિત સંશોધન દરમિયાન સમય જતાં રક્ત વાહિનીઓની વૃદ્ધિ, મંદી અથવા આકારને માપવા માટે એન્જીયોગ્રાફી આવશ્યક છે હાલમાં, એન્જીયોગ્રાફી માટે ઉપયોગમાં લેવાતી સૌથી સામાન્ય તકનીકો એક્સ-રે સીટી અને એમઆરઆઈ છે. જો કે, ખાસ સંજોગોમાં એન્જીયોગ્રાફી કરવા માટે અન્ય ઘણી પદ્ધતિઓનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જેમ કે રેટિનાની પરીક્ષા દરમિયાન એન્જીયોગ્રાફી કરવા માટે ઓપ્ટિકલ કોહેરેન્સ ટોમોગ્રાફીનો ઉપયોગ. એમઆરઆઈ એન્જીયોગ્રાફી વર્તમાન એન્જીયોગ્રાફિક પદ્ધતિઓનું ઉચ્ચતમ રિઝોલ્યુશન પ્રદાન કરે છે અને ઘણીવાર રક્ત પ્રવાહ જેવા વાહિનીઓના પાસાઓને વિઝ્યુઅલાઈઝ કરવા માટે પલ્સ ક્રમમાં ફેરફાર કરીને કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટોના ઉપયોગ વિના કરી શકાય છે. બીજી બાજુ, એક્સ-રે સીટી એન્જીયોગ્રાફીમાં કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટના ઉપયોગની જરૂર પડે છે, પરંતુ હજુ પણ પ્રમાણમાં ઉચ્ચ રીઝોલ્યુશન જાળવી રાખે છે. આ બંને તકનીકો દ્વારા ઉત્પાદિત ઉચ્ચ ગુણવત્તાની છબીઓ હોવા છતાં, નોંધપાત્ર ખામીઓ રહે છે. બંને પ્રમાણમાં ધીમા હોય છે અને મોંઘા ઉપકરણોની જરૂર પડે છે, જ્યારે એક્સ-રે સીટી પણ દર્દીઓને સંભવિત હાનિકારક આયનીકરણ કિરણોત્સર્ગ માટે ખુલ્લા પાડે છે. આમ, એન્જિયોગ્રાફી માટે હજુ પણ સસ્તા, પોર્ટેબલ અને સલામત ઉમેદવારની જરૂર છે. એકોસ્ટિક એન્જીયોગ્રાફી આ જરૂરિયાતને પૂર્ણ કરવામાં સક્ષમ છે. કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટ તરીકે માઇક્રોબબલ્સ અને સિગ્નલ ઓળખ માટે ડ્યુઅલ-એલિમેન્ટ ટ્રાન્સડ્યુસરનો ઉપયોગ કરીને, એકોસ્ટિક એન્જીયોગ્રાફી ઊંડાઈ, વેસલ કોન્ટ્રાસ્ટ અને રિઝોલ્યુશન પ્રાપ્ત કરે છે જે અન્ય અલ્ટ્રાસાઉન્ડ તકનીકો સાથે શક્ય નથી. અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટો અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટો છબી કોન્ટ્રાસ્ટને સુધારવા માટે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ સ્કેનમાં ઉપયોગમાં લેવાતા કણો છે. અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટનો પ્રથમ અહેવાલ 1968માં ડૉ. રેમન્ડ ગ્રામિયાક અને પ્રવીણ શાહ દ્વારા કરવામાં આવ્યો હતો, જ્યારે તેઓએ હૃદયના મહાધમનીના મૂળમાં ખારાશનું ઇન્જેક્શન આપ્યું હતું અને વધેલા કોન્ટ્રાસ્ટનું નિરીક્ષણ કર્યું હતું. તેઓએ ધારણા કરી હતી કે તેનાથી વિપરીત વધારો "ઝડપી ઈન્જેક્શન દર દ્વારા ઉત્પાદિત નાના પરપોટાનું પરિણામ હતું અથવા સંભવતઃ વિપરીત માધ્યમમાં સામેલ હતું". મોટાભાગના અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટો માઇક્રોબબલનું સ્વરૂપ લે છે, તેમ છતાં અન્ય પ્રકારો અસ્તિત્વમાં છે, જેમ કે પરફ્લોરોકાર્બન નેનોપાર્ટિકલ્સ અથવા ઇકોજેનિક લિપોસોમ્સ. ઘટકો માઇક્રોબબલ વિપરીત એજન્ટોમાં સામાન્ય રીતે ત્રણ મુખ્ય ઘટકો હોય છેઃ આંતરિક વાયુઃ માઇક્રોબબલની અંદરનો વાયુ સામાન્ય રીતે હવા અથવા પરફ્લોરોકાર્બન હોય છે. લિપિડ શેલઃ આ શેલ તેની અંદરના ગેસને બંધ કરવા માટે કામ કરે છે અને તેમના હાઇડ્રોફોબિક ગુણધર્મને કારણે હંમેશા લિપિડમાંથી બનેલું હોય છે લિગાન્ડ્સઃ સક્રિય રીતે લક્ષિત માઇક્રોબબલ્સના કિસ્સામાં, લિગાન્ડ્સ લિપિડ શેલની બાહ્ય સપાટી સાથે જોડાયેલા હોય છે. આ લિગાન્ડ્સ શરીરમાં પટલ રીસેપ્ટર્સ માટે વિશિષ્ટ છે, અને તેનો ઉપયોગ ચોક્કસ શારીરિક પ્રક્રિયાઓ (જેમ કે બળતરા) અથવા અંગોને લક્ષ્ય બનાવવા માટે થઈ શકે છે. નિષ્ક્રિય રીતે લક્ષિત માઇક્રોબુબલના કિસ્સામાં, બાહ્ય કવચ સાથે કોઈ લિગાન્ડ જોડાયેલા નથી, અને તેના બદલે માઇક્રોબુબલ એન્ડોથેલિયમને વળગી રહેવા માટે સપાટીના ચાર્જ જેવા પરિબળો પર આધાર રાખે છે. માઇક્રોબુબલ્સ બે મુખ્ય કારણોસર અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં કોન્ટ્રાસ્ટ એજન્ટ તરીકે કામ કરે છેઃ શરીરની પેશીઓ અને માઇક્રોબુબલ્સ વચ્ચે એકોસ્ટિક અવરોધમાં મોટો તફાવત અને સામાન્ય રીતે 10 મેગાહર્ટઝની નીચે પ્રતિધ્વનિત આવર્તન ધરાવતી તેમની ગુણવત્તા. ધ્વનિ અવરોધમાં મોટા મેળ ન હોવાને કારણે, સૂક્ષ્મ પરપોટા શરીરમાં અલ્ટ્રાસાઉન્ડ તરંગોના લગભગ સંપૂર્ણ પરાવર્તકો છે. આ તેમને ધ્વનિ તરંગોના બિંદુ-સ્ત્રોત બનવાની મંજૂરી આપે છે. વધુમાં, તેમની પ્રતિધ્વનિત આવર્તન પર, માઇક્રોબુબલ્સ પ્રમાણમાં મોટા-પરિમાણ બ્રોડબેન્ડ આવર્તન પ્રતિસાદ ધરાવે છે, જે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ટ્રાન્સડ્યુસર દ્વારા લેવામાં આવે છે. માઇક્રોબબલ સિગ્નલ ઓળખ શાસ્ત્રીય વિપરીત-ઉન્નત અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં, માઇક્રોબબલ્સ દ્વારા પ્રતિબિંબિત સિગ્નલ અને આસપાસના શરીરની પેશીઓ દ્વારા પ્રતિબિંબિત સિગ્નલને અલગ કરવા માટે ઘણી પદ્ધતિઓ અસ્તિત્વમાં છે. આમાંની મોટાભાગની પદ્ધતિઓ માઇક્રોબુબલના સબહાર્મોનિક અને સુપર હાર્મોનિક પ્રતિભાવનો ઉપયોગ કરે છે, તેમજ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ તરંગો માટે માઇક્રોબુબલ બિનરેખીય પ્રતિભાવનો ઉપયોગ કરે છે, જે અલ્ટ્રાસાઉન્ડ તરંગો માટે શરીરની પેશીઓના રેખીય પ્રતિભાવથી વિપરીત છે. કેટલીક વધુ સામાન્ય ગાળણ પદ્ધતિઓ નીચે સૂચિબદ્ધ છે. સબહાર્મોનિક ફિલ્ટરિંગઃ આ બધા સંકેતોને ફિલ્ટર કરીને કામ કરે છે પરંતુ સબહાર્મોનિક સંકેતોને. પેશીઓમાં સામાન્ય રીતે સબહાર્મોનિક પ્રતિસાદ હોતો નથી, તેથી માત્ર માઇક્રો બબલ સંકેત રહે છે. જો કે, ઓછી આવર્તનવાળા સંકેતો માટે આ ફિલ્ટર હોવાથી, અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં અવકાશી રીઝોલ્યુશન એકોસ્ટિક આવર્તન પર આધારિત હોવાથી રિઝોલ્યુશનમાં થોડો ઘટાડો થાય છે. સુપર હાર્મોનિક ફિલ્ટરિંગઃ સબહાર્મોનિક ફિલ્ટરિંગની જેમ, આ સુપર હાર્મોનિક ફ્રીક્વન્સીઝ સિવાયની તમામને ફિલ્ટર કરીને કામ કરે છે, જે મોટે ભાગે માઇક્રોબબલ્સ દ્વારા ઉત્સર્જિત થાય છે અને આસપાસના પેશીઓ દ્વારા નહીં. સબહાર્મોનિક ફિલ્ટરિંગથી વિપરીત, રીઝોલ્યુશન ખરેખર સુધારવામાં આવે છે કારણ કે માત્ર ઉચ્ચ-આવર્તન પ્રતિસાદ પ્રાપ્ત થાય છે. જો કે, મોટાભાગના ક્લિનિકલ ટ્રાન્સડ્યુસર્સ પાસે આ પરિપૂર્ણ કરવા માટે સક્ષમ થવા માટે જરૂરી વિશાળ બેન્ડવિડ્થ નથી. તબક્કો વ્યુત્ક્રમઃ આ ગાળણ પદ્ધતિ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ તરંગો માટે સૂક્ષ્મ પરપોટાના લાક્ષણિક બિનરેખીય પ્રતિભાવનો ઉપયોગ કરે છે. અહીં, બિનરેખીય પ્રતિક્રિયાનો અર્થ એ છે કે માઇક્રો બબલ દ્વારા પ્રતિબિંબિત ધ્વનિ તરંગનો તબક્કો અને તીવ્રતા ઉત્તેજક ધ્વનિ તરંગના તબક્કા અને તીવ્રતા સાથે રેખીય સંબંધ ધરાવતી નથી. આ પદ્ધતિમાં, વિપરીત તબક્કાવાળા બે કઠોળ ટ્રાન્સડ્યુસર દ્વારા ઉત્સર્જિત થાય છે. પેશીઓનો રેખીય પ્રતિસાદ મોટે ભાગે વિરુદ્ધ તબક્કાના તરંગોના વિનાશક હસ્તક્ષેપનું કારણ બનશે, જ્યારે સૂક્ષ્મ પરપોટાનો બિનરેખીય પ્રતિસાદ કેટલાક સંકેતોને પસાર થવા દેશે. દ્વિ-તત્વ ટ્રાન્સડ્યુસરની રચના સાથે, આ ગાળણ પદ્ધતિઓ હવે મહત્વપૂર્ણ નથી. આ તે છે જે એકોસ્ટિક એન્જીયોગ્રાફીને વધુ સામાન્ય વિપરીત-ઉન્નત અલ્ટ્રાસાઉન્ડથી અલગ પાડે છે. ઓછી આવૃત્તિ પર કેન્દ્રિત તત્વ સૂક્ષ્મ પરપોટાને તેમની પ્રતિધ્વનિત આવૃત્તિ પર ઉત્તેજિત કરે છે, જ્યારે ઉચ્ચ આવૃત્તિ પર કેન્દ્રિત તત્વ સૂક્ષ્મ પરપોટાનો સુપર હાર્મોનિક પ્રતિસાદ મેળવે છે. પેશીઓ ઓછી આવર્તન ઇનપુટ દ્વારા ઉત્તેજિત થાય છે અને ઉચ્ચ આવર્તન પ્રતિસાદ ઉત્પન્ન કરતી નથી, તેથી ડ્યુઅલ-એલિમેન્ટ ટ્રાન્સડ્યુસર દ્વારા પ્રાપ્ત થતો એકમાત્ર પ્રતિસાદ તે છે જે માઇક્રોબુબલ્સમાંથી ઉદ્દભવે છે. આમ, હસ્તગત કરેલા ડેટામાંથી ટીશ્યુ સિગ્નલને દૂર કરવા માટે સિગ્નલ પ્રોસેસિંગની જરૂર નથી. કારણ કે આંતરિક તત્વ માત્ર ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય છે જ્યારે બાહ્ય તત્વ માત્ર પ્રસારિત થાય છે, આ પ્રક્રિયાની કાર્યક્ષમતા અને સંવેદનશીલતાને શ્રેષ્ઠ બનાવવા માટે વિશેષ સામગ્રી પસંદ કરી શકાય છે. લીડ ઝિરકોનેટ ટાઇટેનેટ (પીઝેડટી) ટ્રાન્સમિટિંગ તત્વ માટે સામગ્રીની પસંદગી તરીકે સારી રીતે કામ કરે છે કારણ કે તેમાં ઉચ્ચ ટ્રાન્સમિટિંગ અચળાંક (ડી = 300 x 10-12 મીટર/વી) હોય છે જ્યારે પોલિવિનાઇલાઇડિન ફ્લોરાઇડ (પીવીડીએફ) પ્રાપ્ત કરનાર તત્વ માટે સામગ્રી તરીકે સારી રીતે કામ કરે છે કારણ કે તેમાં ઉચ્ચ પ્રાપ્તકર્તા અચળાંક (જી = 14 x 10-2 વીએમ/એન) હોય છે. સામાન્ય રીતે, પી. વી. ડી. એફ. અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ટ્રાન્સડ્યુસર માટે સારી પસંદગી નથી કારણ કે તેમાં પ્રમાણમાં નબળો ટ્રાન્સમિટિંગ કોન્સ્ટન્ટ હોય છે, જો કે, એકોસ્ટિક એન્જીયોગ્રાફી ટ્રાન્સમિટિંગ અને રિસીવિંગ તત્વોને અલગ કરે છે, આ હવે કોઈ સમસ્યા નથી. જેમ એકોસ્ટિક એન્જીયોગ્રાફી કેન્દ્રિત અલ્ટ્રાસાઉન્ડ પ્રોબના સ્વરૂપમાં ડ્યુઅલ-એલિમેન્ટ અલ્ટ્રાસોનિક ટ્રાન્સડ્યુસરનો ઉપયોગ કરે છે, તેમ અલ્ટ્રાસાઉન્ડ કલ્પનાના અન્ય સ્વરૂપોમાં ટ્રાન્સડ્યુસરની શ્રેણી બનાવવી શક્ય નથી. આમ એકોસ્ટિક એન્જીયોગ્રાફી છબીઓ બહુવિધ એ-મોડ છબીઓને જોડીને રચાય છે જ્યાં દરેક એ-મોડ એક-પરિમાણીય છબી છે જે ટ્રાન્સડ્યુસર પર ઉદ્ભવતા વેક્ટર સાથે એકોસ્ટિક સીમાઓને ઓળખે છે. બે અથવા ત્રિ-પરિમાણીય છબીઓ બનાવવા માટે, ટ્રાન્સડ્યુસરની સ્થિતિ અને કોણ અને પરિણામી એ-મોડ છબીને યાંત્રિક રીતે હેરફેર કરવી આવશ્યક છે. આ એ-મોડ છબીઓ મેળવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતા બે સામાન્ય રૂપરેખાંકનોમાં વોબલર રૂપરેખાંકન અને યાંત્રિક સ્વીપ રૂપરેખાંકનનો સમાવેશ થાય છે. વોબલર રૂપરેખાંકનમાં, પ્રોબને એક સમતલમાં કેન્દ્રીય અક્ષની આસપાસ આગળ અને પાછળ ફેરવવામાં આવે છે જેથી એ-સ્કેન ત્રિજ્યીય રીતે લક્ષી હોય અને દૃશ્યનું ક્ષેત્ર, અથવા પ્રદેશ કે જે છબી કરી શકાય છે, તે શંકુ હોય છે. આ એ-સ્કેનના ખૂબ જ ઝડપી સંપાદન માટે પરવાનગી આપે છે, પરંતુ તે બિન-એકરૂપ રીઝોલ્યુશન ધરાવે છે કારણ કે પડોશી એ-સ્કેન પરના દરેક બિંદુ વચ્ચેનું અંતર ઊંડાણ સાથે વધે છે. રેખીય સ્વીપ રૂપરેખાંકનમાં, અલ્ટ્રાસાઉન્ડ પ્રોબને યાંત્રિક રીતે, બાહ્ય પદ્ધતિ અથવા હાથ દ્વારા, એ-સ્કેનની દિશામાં ઓર્થોગોનલ દિશામાં ખસેડવામાં આવે છે. આ રૂપરેખાંકન ઊંડાઈના કાર્ય તરીકે પ્રમાણમાં સુસંગત રીઝોલ્યુશનને મંજૂરી આપે છે કારણ કે પડોશી એ-સ્કેન પરના દરેક બિંદુ સમાન અંતરે છે. એકવાર ઉપર વર્ણવ્યા મુજબ માહિતી એકત્રિત થઈ જાય પછી, તેને અંદાજો અને વોલ્યુમેટ્રિક પુનર્નિર્માણ સહિત વિવિધ પ્રકારની છબીઓ બનાવવા માટે પ્રક્રિયા કરી શકાય છે. અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં પ્રક્ષેપણ પ્રક્ષેપણ છબીઓ પ્રક્ષેપણ રેડીયોગ્રાફીની વિભાવનામાં સમાન છે. જો કે, આપેલ માર્ગ પર એક્સ-રે ફોટોનના શોષણની માત્રાને પ્રક્ષેપિત કરવાને બદલે, અલ્ટ્રાસાઉન્ડમાં પ્રક્ષેપણ છબીઓ સામાન્ય રીતે ધ્વનિ અવરોધ અને પેશીઓમાં આપેલ સીમા સાથે સ્થાનની મેળ ખાતી નથી. મહત્તમ કંપનવિસ્તાર પ્રક્ષેપણ મહત્તમ કંપનવિસ્તાર પ્રક્ષેપણ અથવા મહત્તમ તીવ્રતા પ્રક્ષેપણ એ એક છબી પ્રક્રિયા તકનીક છે જેનો ઉપયોગ દ્વિ-પરિમાણીય છબી પર ત્રિ-પરિમાણીય માહિતી રજૂ કરવા માટે થાય છે. આ એક મૂલ્યવાન સાધન છે કારણ કે તે જટિલ માહિતીને વધુ સહેલાઈથી સમજી શકાય તેવી છબીઓમાં રચવાની મંજૂરી આપે છે જેમાં ઊંડાણની ધારણા શામેલ છે. અલ્ટ્રાસાઉન્ડ ઇમેજિંગ અને ફોટોએકૉસ્ટિક ઇમેજિંગના ઘણા સ્વરૂપોમાં, આપેલ એ-સ્કેન સાથે સિગ્નલનું મહત્તમ કંપનવિસ્તાર તે એ-સ્કેન સાથે સંકળાયેલ પિક્સેલ માટે મૂલ્ય તરીકે વપરાય છે. એકોસ્ટિક તરંગ અંતર-આધારિત એકોસ્ટિક એટેન્યુએશનનો અનુભવ કરે છે, આપેલ એ-સ્કેન સાથે આપેલ સિગ્નલનું કંપનવિસ્તાર પણ તે સિગ્નલ પેદા કરતી વસ્તુના અંતરને એન્કોડ કરે છે. આ સરળ છબી પુનર્નિર્માણ તકનીક ધ્વનિ સંકેતોમાંથી રચાયેલી સરળતાથી રચાયેલી અને અર્થઘટનક્ષમ પ્રક્ષેપણ છબીઓને મંજૂરી આપે છે. વોલ્યુમેટ્રિક રેન્ડરિંગ્સ વોલ્યુમેટ્રિક રેન્ડરિંગ્સ વોલ્યુમેટ્રિક ડેટાને પ્રક્ષેપણ છબીઓમાં રૂપાંતરિત કરે છે. મોટાભાગની પદ્ધતિઓ વોક્સેલ્સ, વોલ્યુમેટ્રિક પિક્સેલ્સ પેદા કરવા માટે નીચલા પરિમાણોમાં મેળવેલા ડેટાનો ઉપયોગ કરે છે, જે સંયુક્ત થાય ત્યારે 3D છબીઓ બનાવી શકે છે. વોલ્યુમેટ્રિક પુનર્નિર્માણ વોલ્યુમ પુનર્નિર્માણ તકનીકોનો ઉપયોગ બહુવિધ 1D અથવા 2D છબીઓને 3D વોલ્યુમોમાં રૂપાંતરિત કરવા માટે થાય છે. સામાન્ય વોલ્યુમ પુનર્નિર્માણ તકનીકોમાં પિક્સેલ-નજીકના-પડોશીઓ, વોક્સેલ-નજીકના-પડોશીઓ, અંતર-ભારિત વોક્સેલ્સ અને આપેલ વોક્સેલના મૂલ્યનું આંકડાકીય રીતે અનુમાન કરવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી કાર્ય આધારિત પદ્ધતિઓનો સમાવેશ થાય છે. એપ્લિકેશન્સ એકોસ્ટિક એન્જીયોગ્રાફી હાલમાં વિકાસ હેઠળ હોવાથી, કોન્ટ્રાસ્ટ-ઉન્નત અલ્ટ્રાસાઉન્ડની આ ચોક્કસ શાખાનો હાલમાં ક્લિનિકલ સેટિંગ્સમાં ઉપયોગ થતો નથી. એકોસ્ટિક એન્જીયોગ્રાફીનો ઉપયોગ કરીને અગાઉના મોટાભાગના કાર્યોએ સંશોધન હેતુઓ માટે પ્રાણીઓના નમૂનાઓમાં એન્જીયોજેનેસિસનો અભ્યાસ કર્યો છે. જો કે એફડીએએ યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સમાં માત્ર એક ક્લિનિકલ એપ્લિકેશનમાં વિપરીત-ઉન્નત અલ્ટ્રાસાઉન્ડના ઉપયોગને મંજૂરી આપી છે, ઇકોકાર્ડિયોગ્રાફી, વ્યાપક તકનીકનો ઉપયોગ સમગ્ર યુરોપ અને એશિયામાં વિવિધ ક્લિનિકલ એપ્લિકેશન્સમાં મોટી સફળતા માટે કરવામાં આવ્યો છે. વધુ જાણવા માટે, કોન્ટ્રાસ્ટ ઉન્નત અલ્ટ્રાસાઉન્ડની વર્તમાન એપ્લિકેશનો જુઓ. હાલમાં ક્લિનિકલ ઉપયોગોની તપાસ કરવામાં આવી છે એકોસ્ટિક એન્જીયોગ્રાફીનો એકમાત્ર ઉપયોગ જેની ક્લિનિકલ સેટિંગ્સમાં તપાસ કરવામાં આવી છે અને માનવ સ્તન પેશીઓના પેરિફેરલ વાસ્ક્યુલેચરમાં એન્જીયોજેનેસિસનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો છે. આ અભ્યાસમાં તપાસ કરવામાં આવી હતી કે સ્તનની પેશીઓમાં જખમ કેન્સરગ્રસ્ત છે કે નહીં તેનું નિદાન કરતી વખતે સ્તનની પેશીઓની બાયોપ્સીની જરૂરિયાતને ઘટાડવા માટે એકોસ્ટિક એન્જીયોગ્રાફીનો ઉપયોગ કરી શકાય છે કે કેમ. એકોસ્ટિક એન્જીયોગ્રાફીનો ઉપયોગ કરીને, લેખકોએ સ્તનમાં આસપાસના જખમો સાથે સંકળાયેલા 3D ગ્રંથો એકત્રિત કર્યા અને તેનું પુનઃનિર્માણ કર્યું. આ પુનઃનિર્મિત વોલ્યુમોનું પછી વેસ્ક્યુલર ઘનતા અને ટોર્ટુઓસિટી માટે વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું હતું. આ માહિતી નિદાન માટે ઉપયોગી છે કારણ કે તે દર્શાવવામાં આવ્યું છે કે જ્યારે આ બે પરિબળો જખમની આસપાસના વાસ્કુલેચરમાં વધે છે, ત્યારે જખમ કેન્સરગ્રસ્ત હોવાનું જોખમ વધે છે. સંદર્ભો એકોસ્ટિક્સ મેડિકલ અલ્ટ્રાસોનોગ્રાફી