Amperometry
રસાયણશાસ્ત્રમાં એમ્પેરોમેટ્રી એ વિદ્યુત પ્રવાહ અથવા વિદ્યુત પ્રવાહમાં ફેરફારોના આધારે દ્રાવણમાં આયનોની શોધ છે. એમ્પેરોમેટ્રીનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજીમાં કાર્બન ફાઇબર ઇલેક્ટ્રોડનો ઉપયોગ કરીને વેસિકલ રિલીઝ ઇવેન્ટ્સનો અભ્યાસ કરવા માટે થાય છે. પેચ ક્લેમ્પ તકનીકોથી વિપરીત, એમ્પેરોમેટ્રી માટે વપરાતો ઇલેક્ટ્રોડ કોષમાં દાખલ કરવામાં આવતો નથી અથવા તેની સાથે જોડવામાં આવતો નથી, પરંતુ કોષની નજીક લાવવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોડમાંથી માપ માધ્યમમાં મુક્ત થયેલા વેસિકલ કાર્ગોની ઓક્સિડાઇઝિંગ પ્રતિક્રિયામાંથી ઉદ્દભવે છે. ફોલ્લાઓના પ્રકાશનને માપવા માટે ઉપયોગમાં લેવાતી અન્ય તકનીક કેપેસિટીવ માપન છે. ઇલેક્ટ્રોકેમિકલ અથવા એમ્પેરોમેટ્રિક ડિટેક્શન કારણ કે તે પ્રથમ વખત આયન ક્રોમેટોગ્રાફીમાં ઉપયોગમાં લેવાતું હતું તે સિંગલ-પોટેન્શિયલ અથવા ડીસી એમ્પેરોમેટ્રી હતું, જે સાયનાઇડ, સલ્ફાઇટ અને આયોડાઇડ જેવા ચોક્કસ ઇલેક્ટ્રોકેમિકલી સક્રિય આયનો માટે ઉપયોગી હતું. વિશ્લેષણ માટે પલ્સ્ડ એમ્પેરોમેટ્રિક ડિટેક્શન (પી. એ. ડી.) ના વિકાસ કે જે દૂષિત ઇલેક્ટ્રોડ સપાટીઓ જ્યારે શોધાય છે ત્યારે આખરે કાર્બોહાઈડ્રેટ્સના નિર્ધારણ માટે આયન ક્રોમેટોગ્રાફીની નવી શ્રેણી બનાવવામાં મદદ કરે છે. ઇન્ટિગ્રેટેડ એમ્પેરોમેટ્રી તરીકે ઓળખાતી અન્ય પ્રગતિએ અન્ય ઇલેક્ટ્રોકેમિકલી સક્રિય પ્રજાતિઓ માટે સંવેદનશીલતામાં વધારો કર્યો છે, જેમ કે એમાઇન્સ અને ઘણા સંયોજનો કે જેમાં સલ્ફર જૂથોમાં ઘટાડો થાય છે, જે કેટલીકવાર પી. એ. ડી. દ્વારા નબળી રીતે શોધાય છે. તે સ્થાપિત કરવામાં આવ્યું હતું કે ન્યુરોટ્રાન્સમીટરને પેશીઓમાં કાર્બન ઇલેક્ટ્રોડ મૂકીને અને ઓક્સિડાઇઝિંગ ન્યુરોટ્રાન્સમીટરમાંથી પ્રવાહને રેકોર્ડ કરીને ઇલેક્ટ્રોકેમિકલી શોધી શકાય છે. પ્રથમ માપમાંથી એક ઉંદરના નિયોસ્ટ્રિએટમમાં રોપાયેલા કાર્બન ફાઇબર ઇલેક્ટ્રોડનો ઉપયોગ કરીને કરવામાં આવ્યું હતું. મોટા ગાઢ કોર વેસિકલ્સમાંથી કેટેકોલામાઇનના પ્રકાશનની તપાસ કરવા માટે ક્રોમાફિન કોષોમાં વધુ કામ કરવામાં આવ્યું હતું. શોધ પદ્ધતિઓ સિંગલ-પોટેન્શિયલ એમ્પેરોમેટ્રી કોઈપણ એનાલાઇટ કે જેને ઓક્સિડાઇઝ કરી શકાય છે અથવા ઘટાડી શકાય છે તે એમ્પેરોમેટ્રિક શોધ માટેનો ઉમેદવાર છે. એમ્પેરોમેટ્રિક શોધનું સૌથી સરળ સ્વરૂપ સિંગલ-પોટેન્શિયલ અથવા ડાયરેક્ટ કરંટ (ડીસી), એમ્પેરોમેટ્રી છે. સ્તંભ પ્રવાહમાં સ્થિત બે ઇલેક્ટ્રોડ્સ વચ્ચે વોલ્ટેજ (સંભવિત) લાગુ કરવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોએક્ટિવ એનાલાઇટ તરીકે માપવામાં આવેલા પ્રવાહના ફેરફારો એનોડ પર ઓક્સિડાઇઝ થાય છે અથવા કેથોડ પર ઘટાડવામાં આવે છે. સિંગલ-પોટેન્શિયલ એમ્પેરોમેટ્રીનો ઉપયોગ સાયનાઇડ અને સલ્ફાઇડ જેવા નબળા એસિડ આયનને શોધવા માટે કરવામાં આવે છે, જે કન્ડક્ટોમેટ્રિક પદ્ધતિઓ દ્વારા સમસ્યારૂપ છે. આ અને અન્ય આયનો, જેમ કે આયોડાઇડ, સલ્ફાઇટ અને હાઇડ્રાઝિન માટે અન્ય શોધ પદ્ધતિઓ પર એમ્પેરોમેટ્રીનો બીજો, સંભવતઃ વધુ મહત્વપૂર્ણ ફાયદો એ વિશિષ્ટતા છે. પલ્સ્ડ એમ્પેરોમેટ્રી (પલ્સ્ડ એમ્પેરોમેટ્રિક ડિટેક્શન, પી. એ. ડી.) એક-સંભવિત એમ્પેરોમેટ્રીનું વિસ્તરણ પલ્સ્ડ એમ્પેરોમેટ્રી છે, જે સામાન્ય રીતે ખરાબ ઇલેક્ટ્રોડ તરફ વલણ ધરાવતા વિશ્લેષકો માટે વપરાય છે. વિશ્લેષણ કરે છે કે અશુદ્ધ ઇલેક્ટ્રોડ દરેક વિશ્લેષણ સાથે સંકેતને ઘટાડે છે અને ઇલેક્ટ્રોડની સફાઈની જરૂર પડે છે. પલ્સ્ડ એમ્પેરોમેટ્રિક ડિટેક્શન (પી. એ. ડી.) માં, કાર્યકારી ક્ષમતા ટૂંકા સમય (સામાન્ય રીતે થોડાક સો મિલિસેકન્ડ્સ) માટે લાગુ કરવામાં આવે છે, ત્યારબાદ ઉચ્ચ અથવા નીચલા ક્ષમતાઓનો ઉપયોગ ઇલેક્ટ્રોડને સાફ કરવા માટે થાય છે. જ્યારે કાર્યકારી ક્ષમતા લાગુ કરવામાં આવે ત્યારે જ પ્રવાહ માપવામાં આવે છે, પછી સરળ આઉટપુટ ઉત્પન્ન કરવા માટે ડિટેક્ટર દ્વારા ક્રમિક પ્રવાહ માપનની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે. પી. એ. ડી. નો ઉપયોગ મોટેભાગે આયન વિનિમય અલગ થયા પછી કાર્બોહાઈડ્રેટ્સની શોધ માટે થાય છે, પરંતુ સંબંધિત તકનીકોનો વધુ વિકાસ એમાઈન, સલ્ફરની ઓછી પ્રજાતિઓ અને અન્ય વિદ્યુત સક્રિય સંયોજનો માટે વચન દર્શાવે છે. સિદ્ધાંત વેસિકલ ફ્યુઝનને રેકોર્ડ કરવા માટે, કાર્બન ફાઇબર ઇલેક્ટ્રોડને કોષની નજીક લાવવામાં આવે છે. ઇલેક્ટ્રોડને હકારાત્મક ક્ષમતા પર રાખવામાં આવે છે, અને જ્યારે ફ્યુઝ્ડ વેસિકલમાંથી કાર્ગો ઇલેક્ટ્રોડની નજીક હોય છે, ત્યારે કાર્ગોનું ઓક્સિડેશન ઇલેક્ટ્રોનને ઇલેક્ટ્રોડમાં સ્થાનાંતરિત કરે છે. આ સ્પાઇકનું કારણ બને છે, જેના કદનો ઉપયોગ ફોલ્લાઓની સંખ્યાનો અંદાજ કાઢવા માટે થઈ શકે છે, અને આવર્તન પ્રકાશનની સંભાવના વિશે માહિતી આપે છે. સંદર્ભો ઇલેક્ટ્રોફિઝિયોલોજી