Measurement category
পরিমাপ বিভাগ হল আন্তর্জাতিক বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি কমিশন (আই. ই. সি) দ্বারা লাইভ বৈদ্যুতিক সার্কিটগুলির শ্রেণিবিন্যাসের একটি পদ্ধতি যা সাধারণত কোনও বিল্ডিংয়ের (আবাসিক বা শিল্প) মধ্যে সম্পর্কিত ইনস্টলেশন এবং সরঞ্জামগুলির পরিমাপ এবং পরীক্ষায় ব্যবহৃত হয়। বিভাগগুলি বর্তনীর প্রদত্ত বিন্দুতে উপলব্ধ মোট অবিচ্ছিন্ন শক্তি এবং ইমপালস ভোল্টেজের ঘটনাকে বিবেচনা করে। শক্তিটি সার্কিট ব্রেকার বা ফিউজ দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে পারে এবং ইমপালস ভোল্টেজগুলি ভোল্টেজের নামমাত্র স্তর দ্বারা সীমাবদ্ধ হতে পারে। পরিমাপ বিভাগ পরিমাপ সার্কিটগুলি পরিমাপ বা পরীক্ষার সময় যে সার্কিটের সাথে সংযুক্ত থাকে সেখান থেকে কার্যকরী ভোল্টেজ এবং ক্ষণস্থায়ী চাপের সাপেক্ষে হয়। যখন পরিমাপ সার্কিটটি প্রধান পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়, তখন ক্ষণস্থায়ী চাপগুলি ইনস্টলেশনের মধ্যে যে স্থানে পরিমাপ করা হয় তার দ্বারা অনুমান করা যেতে পারে। যখন পরিমাপের বর্তনীটি অন্য কোনও বৈদ্যুতিক সংকেত পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন ব্যবহারকারীকে অবশ্যই ক্ষণস্থায়ী চাপগুলি বিবেচনা করতে হবে যাতে তারা পরিমাপের সরঞ্জামের ক্ষমতা অতিক্রম না করে। এই মানদণ্ডে, সার্কিটগুলি নিম্নলিখিত পরিমাপ বিভাগগুলিতে বিভক্ত করা হয়েছেঃ সিএটি-1 প্রথম বিভাগটি মেইনগুলির সাথে সরাসরি সংযুক্ত নয় এমন সার্কিটগুলিতে সঞ্চালিত পরিমাপের জন্য। উদাহরণ হল মেইন থেকে উদ্ভূত নয় এমন সার্কিটের পরিমাপ এবং বিশেষভাবে সুরক্ষিত (অভ্যন্তরীণ) মেইন-উদ্ভূত সার্কিট। পরের ক্ষেত্রে, ক্ষণস্থায়ী চাপগুলি পরিবর্তনশীল; সেই কারণে আই. ই. সি <আই. ডি1> (জি)-এর জন্য প্রয়োজন যে যন্ত্রের ক্ষণস্থায়ী প্রতিরোধ ক্ষমতা ব্যবহারকারীকে জানানো হবে। সিএটি II পরিমাপ বিভাগ II হল নিম্ন-ভোল্টেজ ইনস্টলেশনের সাথে সরাসরি সংযুক্ত সার্কিটগুলিতে সঞ্চালিত পরিমাপের জন্য। উদাহরণস্বরূপ গৃহস্থালী যন্ত্রপাতি, বহনযোগ্য সরঞ্জাম এবং অনুরূপ সরঞ্জামের পরিমাপ। সিএটি III পরিমাপ বিভাগ III হল বিল্ডিং ইনস্টলেশনে সম্পাদিত পরিমাপের জন্য। উদাহরণস্বরূপ ডিস্ট্রিবিউশন বোর্ড, সার্কিট-ব্রেকার, তার, বাস-বার, জংশন বাক্স, সুইচ, নির্দিষ্ট ইনস্টলেশনে সকেট-আউটলেট এবং শিল্পের সরঞ্জাম সহ তারের পরিমাপ। সিএটি IV পরিমাপ বিভাগ IV হল নিম্ন-ভোল্টেজ ইনস্টলেশনের উৎসে সঞ্চালিত পরিমাপের জন্য। উদাহরণস্বরূপ বিদ্যুতের মিটার এবং প্রাথমিক ওভারকারেন্ট সুরক্ষা ডিভাইস এবং তরঙ্গ নিয়ন্ত্রণ ইউনিটগুলির পরিমাপ। ছাড়পত্রের মান বৈদ্যুতিক নিরোধক এবং দুটি বৈদ্যুতিকভাবে সক্রিয় অংশের (বা লাইভ এবং গ্রাউন্ডেড অংশের মধ্যে) মধ্যে চাপ ফ্ল্যাশের সম্ভাবনার সাথে সম্পর্কিত। উচ্চ ভোল্টেজের জন্য উচ্চতর ছাড়পত্রের প্রয়োজন হয়। ডাবল ইনসুলেশনের জন্য ছাড়পত্র দ্বিগুণ করতে হবে। প্রয়োজনীয় মানগুলি একক নিরোধক সিএটি II-এর জন্য 0.4 মিমি, 50 ভি থেকে ডাবল নিরোধক সিএটি IV, 1000 ভি-এর জন্য 28 মিমি পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারে। সঠিক মানগুলি আন্তর্জাতিক মানদণ্ডে সংজ্ঞায়িত করা হয়। উপযুক্ত সরঞ্জামের নকশা প্রক্রিয়া চলাকালীন এই ধরনের মানগুলি কঠোরভাবে অনুসরণ করা উচিত। ইমপালস স্ট্যান্ড ভোল্টেজ একইভাবে ছাড়পত্রের জন্য প্রয়োজনীয় ইমপালস স্ট্যান্ড ভোল্টেজের মান 500 ভি (সিএটি II, 50 ভি) থেকে 12,000 ভি (সিএটি IV, 1000 ভি) পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়ঃ তথ্যসূত্র পরিমাপ বৈদ্যুতিক নিরাপত্তা