Thermo galvanometer
থার্মো-গ্যালভানোমিটার হল ছোট বৈদ্যুতিক প্রবাহ পরিমাপের একটি যন্ত্র। 1900 খ্রিষ্টাব্দের দিকে উইলিয়াম ডুডেল এটি আবিষ্কার করেন। 1905 সালের কেমব্রিজ সায়েন্টিফিক ইন্সট্রুমেন্ট কোম্পানির একটি বাণিজ্য ক্যাটালগ থেকে নেওয়া যন্ত্রটির বিবরণ নিম্নরূপঃ দীর্ঘ সময় ধরে ছোট বিকল্প স্রোতগুলি সঠিকভাবে পরিমাপ করতে সক্ষম একটি যন্ত্রের প্রয়োজন গভীরভাবে অনুভূত হয়েছে। তড়িৎ-চৌম্বকীয় ধরনের যন্ত্রের কয়েলগুলির উচ্চ প্রতিরোধ এবং স্ব-প্রেরণ প্রায়শই তাদের ব্যবহারকে বাধা দেয়। বর্তমানে নির্মিত ইলেক্ট্রো-স্ট্যাটিক যন্ত্রগুলি খুব ছোট স্রোত পরিমাপের জন্য পুরোপুরি উপযুক্ত নয়, যদি না পর্যাপ্ত সম্ভাব্য পার্থক্য পাওয়া যায়। মিঃ ডব্লিউ ডুডেলের নকশা করা থার্মো-গ্যালভানোমিটারটি অত্যন্ত ছোট স্রোতের পরিমাপের জন্য উচ্চ মাত্রার নির্ভুলতার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এর কার্যত কোনও স্ব-প্রেরণ বা ক্ষমতা নেই এবং তাই যে কোনও ফ্রিকোয়েন্সির সার্কিটে ব্যবহার করা যেতে পারে (এমনকি প্রতি সেকেন্ডে 120,000 পর্যন্ত)। এবং কুড়িটি মাইক্রো-অ্যাম্পিয়ারের মতো ছোট স্রোতগুলি সহজেই এর দ্বারা পরিমাপ করা যায়। অবিচ্ছিন্ন এবং পরিবর্তিত স্রোতের ক্ষেত্রেও এটি সমানভাবে সঠিক। সুতরাং এটি অবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ দ্বারা সঠিকভাবে প্রমিত করা যেতে পারে এবং কোনও ফ্রিকোয়েন্সি বা তরঙ্গ-রূপের বর্তনীতে ত্রুটি ছাড়াই ব্যবহার করা যেতে পারে। থার্মো-গ্যালভানোমিটারের নীতিটি সহজ। যন্ত্রটি একটি প্রতিরোধের সমন্বয়ে গঠিত যা পরিমাপ করার জন্য বিদ্যুৎ দ্বারা উত্তপ্ত হয়, যা একটি বয়েজ রেডিও-মাইক্রোমিটারের থার্মো-জংশনে পতিত প্রতিরোধের তাপ। থার্মো-কাপলের নিম্ন সংযোগস্থলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি লুপে একটি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে যা চৌম্বক ক্ষেত্র দ্বারা কোয়ার্টজ ফাইবারের টরসনের বিরুদ্ধে বিপথগামী হয়। ভ্লাদিমির কারাপেটফ, এক্সপেরিমেন্টাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানুয়াল ফর ইলেকট্রিক্যাল টেস্টিং ফর ইঞ্জিনিয়ার্স অ্যান্ড ফর স্টুডেন্টস ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাবরেটরিজ। আয়তন. 1 জন উইলি অ্যান্ড সন্স, ইনকর্পোরেটেড 1910. পৃষ্ঠা 70 কেমব্রিজ সায়েন্টিফিক ইন্সট্রুমেন্ট কোম্পানি লিমিটেড 1905 ট্রেড ক্যাটালগ। গ্যালভানোমিটার ঐতিহাসিক বৈজ্ঞানিক যন্ত্র