Vibration galvanometer
একটি কম্পন গ্যালভানোমিটার হল এক ধরনের আয়না গ্যালভানোমিটার, সাধারণত একটি চুম্বকের ফাঁকে ঝুলন্ত কুণ্ডলী বা একটি বৈদ্যুতিন চৌম্বকের ক্ষেত্রে ঝুলন্ত স্থায়ী চুম্বক সহ। চলন্ত অংশগুলির প্রাকৃতিক দোলন ফ্রিকোয়েন্সি একটি নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সির সাথে যত্ন সহকারে সুর করা হয়; সাধারণত 50 বা 60 হার্জ। 1 কিলোহার্জ পর্যন্ত উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি সম্ভব। যেহেতু ফ্রিকোয়েন্সিটি চলমান উপাদানগুলির ভরের উপর নির্ভর করে, তাই উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি কম্পন গ্যালভানোমিটারগুলি হালকা কয়েল এবং আয়না সহ খুব ছোট। কম্পন গ্যালভানোমিটারের টিউনিং সাসপেনশন স্প্রিংয়ের টান সামঞ্জস্য করে করা হয়। কম্পন গ্যালভানোমিটার তার প্রাকৃতিক অনুরণনের ফ্রিকোয়েন্সিতে পরিবর্তিত স্রোত সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। এসি ব্রিজ সার্কিট এবং কারেন্ট কম্পারেটরগুলিতে সবচেয়ে সাধারণ প্রয়োগ হল একটি নাল নির্দেশক যন্ত্র হিসাবে। কম্পন গ্যালভানোমিটারের তীক্ষ্ণ অনুরণন এটিকে পরিমাপ করা বর্তমান ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনের প্রতি খুব সংবেদনশীল করে তোলে এবং এটি একটি সঠিক টিউনিং ডিভাইস হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফ্রিকোয়েন্সি প্রদর্শন গ্যালভানোমিটারের ফ্রিকোয়েন্সি-সংবেদনশীল আচরণ একটি অপরিশোধিত ফ্রিকোয়েন্সি মিটার হিসাবে তাদের ব্যবহারের অনুমতি দেয়, যা সাধারণত এসি জেনারেটর সেটের গতি সামঞ্জস্য করার জন্য ব্যবহৃত হয়। গ্যালভানোমিটারটি একই উত্তেজনা কুণ্ডলী ভাগ করে নেওয়ার জন্য বেশ কয়েকটি চলমান-লোহার গ্যালভানোমিটার হিসাবে নির্মিত হয়। যেহেতু প্রতিটি কিছুটা ভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে সুর করা হয়, তাদের মধ্যে একটি ইনপুট ফ্রিকোয়েন্সি অনুসারে একবারে অনুরণিত হবে। চুম্বকগুলি সুবিধামত পৃথক নলের একক লোহার 'চিরুনি' হিসাবে নির্মিত হয়, প্রতিটি ভিন্ন দৈর্ঘ্যের। তাদের পরিসীমা সাধারণত প্রায় 45-55 Hz (50 Hz বেস ফ্রিকোয়েন্সির জন্য) থেকে হয়, যার প্রত্যেকটির মধ্যে প্রায় 2 Hz রেজোলিউশন থাকে। যেহেতু এটি কম্পনকারী নলের (এবং এইভাবে ফ্রিকোয়েন্সি) পরিচয় যা তার প্রশস্ততার পরিবর্তে আগ্রহের বিষয়, তাই এগুলি ক্রমাঙ্কিত হয় না। এগুলিকে প্রায়শই পুরো চিরুনির জন্য সবচেয়ে স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি হিসাবে দেখা হয়। আরও দেখুন রিড রিসিভার রেফারেন্স গ্যালভানোমিটার