Panoramic radiograph
প্যানোরামিক রেডিওগ্রাফ হল উপরের এবং নীচের চোয়ালের একটি প্যানোরামিক স্ক্যানিং ডেন্টাল এক্স-রে। এটি কান থেকে কান পর্যন্ত অর্ধবৃত্তের দ্বিমাত্রিক দৃশ্য দেখায়। প্যানোরামিক রেডিওগ্রাফি হল ফোকাল প্লেন টমোগ্রাফির একটি রূপ; এইভাবে, একাধিক সমতলের চিত্রগুলি যৌগিক প্যানোরামিক চিত্র তৈরি করার জন্য নেওয়া হয়, যেখানে ম্যাক্সিলা এবং ম্যান্ডিবল ফোকাল ট্রফে থাকে এবং যে কাঠামোগুলি উপরিতলের এবং গর্তের গভীরে থাকে সেগুলি অস্পষ্ট হয়ে যায়। প্যানোরামিক রেডিওগ্রাফ-এর অন্যান্য অ-মালিকানাধীন নামগুলি হল ডেন্টাল প্যানোরামিক রেডিওগ্রাফ এবং প্যান্টোমোগ্রাম; সংক্ষেপে প্যান, ডিপিআর, ওপিটি এবং ও. পি. জি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (পরেরটি, একটি বাণিজ্যিক নাম জেনেরিকাইজ করার উপর ভিত্তি করে, প্রায়শই চিকিৎসা সম্পাদনায় এড়ানো হয়)। প্রকার ডেন্টাল প্যানোরামিক রেডিওগ্রাফি সরঞ্জামগুলি একটি অনুভূমিক ঘূর্ণায়মান বাহু নিয়ে গঠিত যা একটি এক্স-রে উৎস ধারণ করে এবং একটি চলমান ফিল্ম প্রক্রিয়া (একটি ফিল্ম বহন করে) বিপরীত প্রান্তে সাজানো থাকে। রোগীর মাথার খুলি এক্স-রে জেনারেটর এবং ফিল্মের মধ্যে থাকে। এক্স-রে-র উৎস হল আয়তক্ষেত্রাকার মিলিত রশ্মি। এছাড়াও সেই মরীচিটির উচ্চতা ম্যান্ডিবল এবং ম্যাক্সিলা অঞ্চলগুলিকে আচ্ছাদন করে। বাহুটি নড়াচড়া করে এবং এর গতিকে একটি তাৎক্ষণিক কেন্দ্রের চারপাশে ঘূর্ণন হিসাবে বর্ণনা করা যেতে পারে যা একটি নিবেদিত গতিপথের উপর স্থানান্তরিত হয়। নির্মাতারা বাহু সরানোর জন্য বিভিন্ন সমাধানের প্রস্তাব দেয়, দাঁতের মধ্যে ফিল্ম এবং জেনারেটরের মধ্যে ধ্রুবক দূরত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। এছাড়াও এই চলমান সমাধানগুলি দাঁতের খিলানকে যতটা সম্ভব অর্থোগোনালভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করে। একটি আদর্শ আন্দোলন নির্বাচন করা অসম্ভব কারণ শারীরস্থান ব্যক্তিভেদে খুব বেশি পরিবর্তিত হয়। অবশেষে প্রতিটি প্রস্তুতকারকের দ্বারা একটি আপোষ নির্বাচন করা হয় এবং ফলস্বরূপ বিবর্ধন কারণগুলি যা ফিল্মের সাথে দৃঢ়ভাবে পরিবর্তিত হয় (15%-30%)। তীক্ষ্ণতা এবং বিকৃতি উভয়ের ক্ষেত্রেই রোগীর অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। চলচ্চিত্র দুই ধরনের চলচ্চিত্র চলমান প্রক্রিয়া রয়েছে, একটি স্লাইডিং ফ্ল্যাট ক্যাসেট ব্যবহার করে যা ফিল্মটি ধরে রাখে এবং অন্যটি একটি ঘূর্ণায়মান সিলিন্ডার ব্যবহার করে যার চারপাশে ফিল্মটি ক্ষত করা হয়। ডেন্টাল প্যানোরামিক ফিল্মের জন্য দুটি আদর্শ মাপ রয়েছেঃ 30 সেমি × 12 সেমি (12′′ × 5′′) এবং 30 সেমি x 15 সেমি (12′′ × 6′′)। ছোট আকারের ফিল্মটি বড় আকারের তুলনায় 8 শতাংশ কম এক্স-রে ডোজ পায়। ডিজিটাল ডেন্টাল এক্স-রে রেডিওলজি ফিল্ম প্রযুক্তি (একটি রাসায়নিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া জড়িত) থেকে ডিজিটাল এক্স-রে প্রযুক্তিতে স্থানান্তরিত হচ্ছে, যা বৈদ্যুতিন সেন্সর এবং কম্পিউটারের উপর ভিত্তি করে। ফিল্ম ভিত্তিক ব্যবস্থার তুলনায় প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে একটি হল অনেক বেশি এক্সপোজার অক্ষাংশ। এর অর্থ হল অনেক কম পুনরাবৃত্ত স্ক্যান, যা খরচ হ্রাস করে এবং রোগীর বিকিরণের সংস্পর্শে আসাও হ্রাস করে। ডিজিটাল ফাইলটি সংরক্ষণ করা থাকলে হারিয়ে যাওয়া এক্স-রে পুনরায় মুদ্রণ করা যেতে পারে। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য সুবিধার মধ্যে রয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে দেখা যায় এমন ছবি, ছবি উন্নত করার ক্ষমতা, অনুশীলনকারী এবং ক্লায়েন্টদের কাছে ছবি ইমেল করার ক্ষমতা (প্রথমে সেগুলিকে ডিজিটালাইজ করার প্রয়োজন ছাড়াই), সহজ এবং নির্ভরযোগ্য নথি পরিচালনা, এক্স-রে এক্সপোজার হ্রাস, কোনও ডার্করুমের প্রয়োজন নেই এবং কোনও রাসায়নিক ব্যবহার করা হয় না। একটি নির্দিষ্ট ধরনের ডিজিটাল সিস্টেমে ফিল্মের জায়গায় একটি ফটোস্টিমুলেবল ফসফর প্লেট (ওরফে পিএসপি-ফসফর প্লেট) ব্যবহার করা হয়। এক্স-রে এক্সপোজারের পরে প্লেট (শীট) একটি বিশেষ স্ক্যানারে স্থাপন করা হয় যেখানে সুপ্ত গঠিত চিত্রটি একটি লেজার লাইট স্ক্যানিং ব্যবহার করে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট পুনরুদ্ধার করা হয় এবং ডিজিটাইজ করা হয়। ডিজিটাইজড চিত্রগুলি কম্পিউটারের পর্দায় সংরক্ষণ এবং প্রদর্শিত হয়। এই পদ্ধতিটি পুরানো চলচ্চিত্র ভিত্তিক প্রযুক্তি এবং বর্তমান ডাইরেক্ট ডিজিটাল ইমেজিং প্রযুক্তির মধ্যে রয়েছে। এটি ফিল্ম প্রক্রিয়ার অনুরূপ কারণ এটি একই চিত্র সমর্থন পরিচালনার সাথে জড়িত এবং আলাদা কারণ রাসায়নিক বিকাশ প্রক্রিয়াটি স্ক্যানিং প্রক্রিয়া দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়। এটি চলচ্চিত্র প্রক্রিয়াকরণের তুলনায় খুব দ্রুত নয় এবং রেজোলিউশন এবং সংবেদনশীলতা পারফরম্যান্সের বিরোধিতা করা হয়। তবে কোনও পরিবর্তন ছাড়াই যে কোনও বিদ্যমান সরঞ্জামের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে সক্ষম হওয়ার স্পষ্ট সুবিধা রয়েছে কারণ এটি কেবল বিদ্যমান ফিল্মকে প্রতিস্থাপন করে। এছাড়াও কখনও কখনও "ডিজিটাল এক্স-রে" শব্দটি স্ক্যান করা ফিল্ম নথিগুলিকে চিহ্নিত করতে ব্যবহৃত হয় যা কম্পিউটার দ্বারা আরও পরিচালিত হয়। অন্যান্য ধরনের ডিজিটাল ইমেজিং প্রযুক্তিতে ইলেকট্রনিক সেন্সর ব্যবহার করা হয়। তাদের বেশিরভাগই প্রথমে এক্স-রেগুলিকে আলোতে রূপান্তরিত করে (একটি জিডিও2এস বা সিএসআই স্তর ব্যবহার করে) যা সিসিডি বা সিএমওএস ইমেজ সেন্সর ব্যবহার করে আরও ধরা হয়। তাদের মধ্যে কেউ কেউ একটি হাইব্রিড এনালগ-টু-ডিজিটাল ব্যবস্থা ব্যবহার করে যা প্রথমে এক্স-রেকে বিদ্যুতে রূপান্তরিত করে (একটি সিডিটিই স্তর ব্যবহার করে) এবং তারপর এই বিদ্যুৎ সিএমওএস প্রযুক্তির উপর ভিত্তি করে একটি পঠন বিভাগ দ্বারা একটি চিত্র হিসাবে রেন্ডার করা হয়। বর্তমান অত্যাধুনিক ডিজিটাল ব্যবস্থায়, ছবির গুণমান প্রচলিত চলচ্চিত্র-ভিত্তিক ব্যবস্থার তুলনায় অনেক বেশি উন্নত। সর্বশেষ অগ্রগতিতে কোন বিম 3ডি প্রযুক্তি স্ট্যান্ডার্ড ডিজিটাল প্যানোরামিক ডিভাইসে যোগ করা হয়েছে। স্বাস্থ্যসেবা পেশাদাররা আর্থোপ্যান্টোমোগ্রাম (ও. পি. টি)-এর তথ্য প্রদান করতে ব্যবহার করেনঃ প্রভাবিত জ্ঞান দাঁত নির্ণয় এবং চিকিত্সা পরিকল্পনা-সবচেয়ে সাধারণ ব্যবহার হল জ্ঞান দাঁতের অবস্থা এবং চোয়ালে আঘাত নির্ধারণ করা। পেরিওডন্টাল হাড়ের ক্ষয় এবং পেরিয়াপিকাল সম্পৃক্ততা। দাঁতের ব্যথার উৎস খুঁজে বের করা এবং দাঁত-দর-দাঁত রোগ নির্ণয় করার সময়। ডেন্টাল ইমপ্লান্ট অর্থোডন্টিক মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন। চোয়ালের টেম্পোরোম্যান্ডিবুলার জয়েন্ট ডিসফাংশন এবং অ্যাঙ্কিলোসিসের সাথে সম্পর্কিত চেরুবিজম, ক্লিডো ক্র্যানিয়াল ডিসপ্লাসিয়া কার্সিনোমার মতো বিকাশমূলক অসঙ্গতিগুলির প্রাক এবং পোস্ট অপারেটিভ নির্ণয়। অস্টিওসারকোমা, অ্যামেলোব্লাস্টোমা, রেনাল অস্টিওডিস্ট্রোফি যা চোয়ালকে প্রভাবিত করে এবং হাইপোফসফ্যাটেমিয়া নির্ণয়। মৌখিক এবং ম্যাক্সিলোফেশিয়াল ট্রমার রোগ নির্ণয়, এবং প্রাক-এবং পোস্ট-সার্জিকাল মূল্যায়ন, যেমন। ডেন্টোঅ্যালভিওলার ফ্র্যাকচার এবং ম্যান্ডিবুলার ফ্র্যাকচার। লালা পাথর (সিয়ালোলিথিয়াসিস)। অন্যান্য ডায়াগনস্টিক এবং চিকিৎসা অ্যাপ্লিকেশন। প্রক্রিয়াটি সাধারণত, ব্যক্তিটি একটি প্লাস্টিকের স্প্যাটুলায় কামড়ায় যাতে সমস্ত দাঁত, বিশেষত মুকুটগুলি পৃথকভাবে দেখা যায়। পুরো অর্থোপ্যান্টোমোগ্রাম প্রক্রিয়াটি প্রায় এক মিনিট সময় নেয়। মাথার খুলির চারপাশে মেশিনের ভ্রমণের জন্য রোগীর প্রকৃত বিকিরণ এক্সপোজার সময় 5.5 থেকে 22 সেকেন্ডের মধ্যে পরিবর্তিত হয়। মেশিনের কলিমেশনের অর্থ হল, ঘোরার সময়, এক্স-রে যে কোনও নির্দিষ্ট মুহুর্তে ফিল্মের উপর শারীরস্থানের একটি সীমিত অংশ প্রজেক্ট করে তবে, মাথার খুলির চারপাশে ঘূর্ণন এগিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ম্যাক্সিলো-ফেসিয়াল ব্লকের একটি যৌগিক চিত্র তৈরি হয়। বাহুটি ঘোরার সময়, ফিল্মটি এমনভাবে চলে যে প্রক্ষেপিত আংশিক মাথার খুলির চিত্র (মরীচি বিভাগ দ্বারা সীমাবদ্ধ) এটির উপর স্ক্রোল করে এবং এটি সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করে। ফিল্মে প্রদর্শিত সমস্ত ওভারল্যাপিং পৃথক চিত্রের একই বিবর্ধন নেই কারণ মরীচিটি ভিন্ন এবং চিত্রগুলির বিভিন্ন ফোকাস পয়েন্ট রয়েছে। এছাড়াও সমস্ত উপাদান চিত্র লক্ষ্য ফিল্মে একই গতিতে চলাচল করে না কারণ তাদের মধ্যে কিছু তাত্ক্ষণিক ঘূর্ণন কেন্দ্রের থেকে বেশি দূরে এবং অন্যরা কাছাকাছি থাকে। ফিল্মের বেগ এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হয় যাতে ডেন্টাল খিলানের দিকের শারীরবৃত্তীয় উপাদানগুলির অভিক্ষেপের বেগ ঠিক ফিট করে যা ফিল্মের নিকটতম। অতএব, এগুলি তীক্ষ্ণভাবে নথিভুক্ত করা হয় যখন বিভিন্ন স্থানে উপাদানগুলি অস্পষ্টভাবে নথিভুক্ত করা হয় যখন তারা বিভিন্ন গতিতে স্ক্রোল করে। ডেন্টাল প্যানোরামিক চিত্রটি গুরুত্বপূর্ণ বিকৃতি ভোগ করে কারণ একটি উল্লম্ব জুম এবং একটি অনুভূমিক জুম উভয়ই চিত্রের সাথে ভিন্নভাবে পরিবর্তিত হয়। উল্লম্ব এবং অনুভূমিক জুমগুলি রেকর্ড করা উপাদান বনাম ফিল্ম এবং জেনারেটরের আপেক্ষিক অবস্থান দ্বারা নির্ধারিত হয়। জেনারেটরের কাছাকাছি বৈশিষ্ট্যগুলি আরও উল্লম্ব জুম গ্রহণ করে। অনুভূমিক জুম কেন্দ্রীয় পথের উপাদানটির আপেক্ষিক অবস্থানের উপরও নির্ভরশীল। ফোকাল পথ খিলানের অভ্যন্তরে বৈশিষ্ট্যগুলি আরও অনুভূমিক জুম গ্রহণ করে এবং অস্পষ্ট হয়; বাইরের বৈশিষ্ট্যগুলি কম অনুভূমিক জুম গ্রহণ করে এবং অস্পষ্ট হয়। ফলাফল হল একটি চিত্র যা ম্যান্ডিবল খিলান বরাবর অংশটি তীক্ষ্ণভাবে দেখায় এবং অন্য কোথাও অস্পষ্ট হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ, আরও তেজস্ক্রিয়-অস্বচ্ছ শারীরবৃত্তীয় অঞ্চল, সার্ভিকাল ভার্টিব্রা (ঘাড়), সামনের দাঁতগুলিকে ওভারল্যাপ করে একটি প্রশস্ত এবং অস্পষ্ট উল্লম্ব স্তম্ভ হিসাবে দেখায়। যে পথে শারীরবৃত্তীয় উপাদানগুলি তীক্ষ্ণভাবে নথিভুক্ত করা হয় তাকে "ফোকাল পাথ" বলা হয়। প্যানোরামিক চিত্রের প্রধান সুবিধা মুখের হাড় এবং দাঁতের বিস্তৃত আচ্ছাদন কম রোগীর বিকিরণ মাত্রা রোগীর জন্য পরীক্ষার সুবিধা (মুখের ভিতরে ফিল্ম রাখার প্রয়োজন নেই) যে রোগীরা মুখ খুলতে পারে না বা যখন খোলার সময় সীমাবদ্ধ থাকে তখন ব্যবহার করার ক্ষমতা। : ট্রিসমাসের কারণে রোগীর প্যানোরামিক চলচ্চিত্রের প্রস্তুত বোধগম্যতা তৈরি করতে স্বল্প সময়ের প্রয়োজন হয়, যা তাদের রোগীর শিক্ষা এবং কেস উপস্থাপনায় একটি দরকারী চাক্ষুষ সহায়ক করে তোলে। সাধারণত ব্যবহৃত ইন্ট্রা ওরাল এক্স-রে-র বড় সেটের তুলনায় সংরক্ষণ করা সহজ। প্রস্তুতি প্যানোরামিক রেডিয়োগ্রাফির মধ্য দিয়ে যেতে হবে এমন ব্যক্তিদের সাধারণত যে কোনও কানের দুল, গহনা, চুলের পিন, চশমা, ডেন্টার বা অর্থোডন্টিক যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলতে হয়। যদি এই জিনিসগুলি সরানো না হয়, তবে তারা ছবিতে শিল্পকর্ম তৈরি করতে পারে (বিশেষত যদি সেগুলিতে ধাতু থাকে) এবং এর উপযোগিতা হ্রাস করতে পারে। যন্ত্রটি চলচ্চিত্রটি প্রকাশ করতে যে 18 বা ততোধিক দ্বিতীয় চক্র নেয় তার সময় ব্যক্তির একেবারে স্থির থাকার প্রয়োজনও রয়েছে। এই কারণে, রেডিওগ্রাফাররা প্রায়শই সেই ব্যক্তিকে আগে থেকে ব্যাখ্যা করেন যে যন্ত্রটি কীভাবে চলাচল করবে। প্রতিকূল প্রভাব আয়নাইজিং বিকিরণ ব্যবহার করে যে কোনও মেডিকেল ইমেজিংয়ের মতো, কোষের মধ্যে জলের অণুগুলির আয়নীকরণের সময় তৈরি ফ্রি র্যাডিকেলগুলি থেকে এক মিনিটের সরাসরি আয়নাইজিং ক্ষতি এবং পরোক্ষ ক্ষতি হবে। প্যানোরামিক রেডিওগ্রাফ থেকে মারাত্মক ক্যান্সারের ঝুঁকির মোটামুটি অনুমান 20,000,000-এ প্রায় 1। যে ব্যক্তির ছবি তোলা হচ্ছে তার বয়সও ঝুঁকিকে পরিবর্তন করে, অল্পবয়সীদের ঝুঁকি কিছুটা বেশি থাকে। ই. জি। 20,000,000-এর মধ্যে 1-এর ঝুঁকি 1-10 বয়সের কারো জন্য দ্বিগুণ হবে (10,000,000-এর মধ্যে 1)। ইতিহাস ডিজিটাল প্যানোরামিক সিস্টেমের জন্য ঐতিহাসিক মাইলফলক 1985-1991-একটি ডেন্টাল ডিজিটাল প্যানোরামিক তৈরি করার প্রথম প্রচেষ্টা ছিল ম্যাকডভিড এবং অন্যান্যদের। ইউটিএইচএসসিএসএ-তে। তাদের ধারণা ছিল একটি রৈখিক পিক্সেল অ্যারে (একক পিক্সেল কলাম) সেন্সরের উপর ভিত্তি করে যা এই ধরনের প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত ছিল না কারণঃ ক) কোনও টমোগ্রাফিক প্রভাব নেই; খ) এক্স-রে বিমকে একত্রিত করতে এবং রোগীর কাছে বিতরণ করা এক্স-রে ডোজ নিয়ন্ত্রণ করতে বিশাল অসুবিধা; গ) দুর্বল জেনারেটর দক্ষতা। 1995-ডিএক্সআইএস, বাজারে উপলব্ধ প্রথম ডেন্টাল ডিজিটাল প্যানোরামিক এক্স-রে সিস্টেম, সিগ্নেট (ফ্রান্স)-এ ক্যাটালিন স্টোইচিটা দ্বারা তৈরি। ডিএক্সআইএস সমস্ত প্যানোরামিক মডেলগুলিকে পুনরায় সজ্জিত করার লক্ষ্য নিয়েছে। 1997-সিমেন্সের সিডেক্সিস (বর্তমানে সিরোনা ডেন্টাল সিস্টেমস, জার্মানি) অর্টোফস প্লাস প্যানোরামিক ইউনিটের জন্য একটি ডিজিটাল বিকল্পের প্রস্তাব দেয়, ট্রফি রেডিওলজির ডিজিপ্যান (ফ্রান্স) ইন্সট্রুমেন্টেরিয়াম (ফিনল্যান্ড) দ্বারা তৈরি ওপি 100 প্যানোরামিকের জন্য একটি ডিজিটাল বিকল্পের প্রস্তাব দেয়। 1998-2004-অনেক প্যানোরামিক নির্মাতারা তাদের নিজস্ব ডিজিটাল সিস্টেমের প্রস্তাব দেয়। গবেষণা প্যানোরামিক রেডিওগ্রাফগুলির ঘাড়ের একটি অংশ প্রদর্শন করার এবং এথেরোমা (ক্যারোটিড ধমনীতে ক্যালসিফিকেশন) প্রদর্শন করার ক্ষমতা রয়েছে যা স্থানীয় এবং সাধারণ (সিস্টেমিক) এথেরোস্ক্লেরোসিস উভয়েরই ইঙ্গিত দেয়। করোনারি ধমনীর এথেরোস্ক্লেরোসিস যা মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন (হার্ট অ্যাটাক)-এর দিকে পরিচালিত করে এবং ক্যারোটিড ধমনীর এথেরোস্ক্লেরোসিস যা স্ট্রোকের দিকে পরিচালিত করে তা হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে মৃত্যুর এক নম্বর এবং তিন নম্বর সাধারণ কারণ। প্যানোরামিক রেডিওগ্রাফকে একটি স্ক্রিনিং সরঞ্জাম হিসাবে দেখার আগ্রহ রয়েছে, তবে এটি ফলাফলগুলিতে অর্থপূর্ণ পার্থক্য করতে সক্ষম হলে আরও তথ্যের প্রয়োজন। এপিডেমিওলজিঃ সাধারণ জনগণ এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠী অতিরিক্ত গবেষণা প্রকল্পগুলি সাধারণ জনসংখ্যায় (3-5%) এবং উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ গোষ্ঠীগুলির মধ্যে এই অ্যাথেরোমাগুলির প্রাদুর্ভাবের হার আরও নির্ধারণ করেছে (25 শতাংশেরও বেশিঃ সাম্প্রতিক স্ট্রোকের শিকার ব্যক্তিরা, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া সিন্ড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিরা, রজোনিবৃত্তি পরবর্তী মহিলারা, টাইপ 2 ডায়াবেটিসে আক্রান্ত ব্যক্তিরা, প্রসারিত কার্ডিওমায়োপ্যাথিতে আক্রান্ত ব্যক্তিরা এবং গলায় নির্দেশিত রেডিওথেরাপি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যে)। এই ফলাফলগুলি অন্যান্য বেশ কয়েকজন গবেষক দ্বারা নিশ্চিত করা হয়েছে। দাঁতের সংক্রমণ এবং এথেরোস্ক্লেরোসিস এথেরোস্ক্লেরোসিস ঝুঁকির কারণগুলির জন্য দায়ী যার মধ্যে রয়েছে সিগারেট ধূমপান, হাইপারলিপিডেমিয়া, স্থূলতা, ডায়াবেটিস মেলিটাস এবং উচ্চ রক্তচাপ (উচ্চ রক্তচাপ)। তবে, এই কারণগুলি রোগের ঝুঁকির জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী নয়। এথেরোস্ক্লেরোসিসকে এন্ডোথেলিয়াল কোষের আঘাত এবং সম্ভবত দীর্ঘস্থায়ী দাঁতের সংক্রমণ থেকে উদ্ভূত কর্মহীনতার দীর্ঘস্থায়ী প্রদাহজনক প্রতিক্রিয়া হিসাবে ধারণা করা হয়েছে। 2010 সালে, দাঁতের সংক্রমণের সামগ্রিকতা পরিমাপ করার জন্য পূর্বে বৈধ ম্যাটিলা প্যানোরামিক রেডিওগ্রাফিক সূচক ব্যবহার করে (যেমন, পেরিয়াপিকাল এবং ফার্কাল ক্ষত, পেরিকোরোনিটিস সাইট, ক্যারিশ দাঁতের শিকড়, পাল্পাল ক্যারি সহ দাঁত এবং উল্লম্ব হাড়ের ত্রুটি), ফ্রিডল্যান্ডারের দল নির্ধারণ করেছিল যে তাদের প্যানোরামিক রেডিওগ্রাফগুলিতে ক্যারোটিড ধমনী এথেরোমা সহ ব্যক্তিদের রেডিওগ্রাফিক এথেরোমা ছাড়াই এথেরোজেনিক ঝুঁকি-মিলিত নিয়ন্ত্রণের তুলনায় দাঁতের সংক্রমণ/প্রদাহ উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ছিল। যদিও ম্যাটিলা সূচকটি পূর্বে দাঁতের সংক্রমণের পরিমাণকে করোনারি ধমনী রোগের সাথে সম্পর্কিত করতে ব্যবহৃত হয়েছিল, এই গবেষণাটি প্রথম দাঁতের রোগের সম্পূর্ণ পরিসরকে সংযুক্ত করে যা এটি ক্যাল্সিফাইড ক্যারোটিড ধমনী এথেরোস্ক্লেরোসিসের প্রমাণকারী প্যানোরামিক রেডিওগ্রাফগুলির সাথে পরিমাপ করে। আরও দেখুন মৌখিক এবং ম্যাক্সিলোফেশিয়াল রেডিওলজি রেফারেন্স দন্তচিকিৎসা শাখা দন্তচিকিৎসা