Liquid junction interface
মাস স্পেকট্রোমেট্রি-তে, তরল জংশন ইন্টারফেস হল একটি আয়ন উৎস বা সেট-আপ যা ক্যাপিলারি ইলেক্ট্রোফোরেসিসের মতো পেরিফেরিক ডিভাইসগুলিকে মাস স্পেকট্রোমেট্রি-তে যুক্ত করে। আই. ইউ. পি. এ. সি-এর সুপারিশ সংজ্ঞাটিকে ক্যাপিলারি ইলেক্ট্রোফোরেসিসকে ভর বর্ণালীতে সংযুক্ত করার একটি উপায় হিসাবে দেখুন যেখানে একটি তরল জলাধার পৃথকীকরণ কৈশিকাকে ঘিরে রাখে এবং কৈশিকাকে ভর বর্ণালীতে স্থানান্তর করে। জলাধারটি ক্যাপিলারি ইলেক্ট্রোফোরেসিসের জন্য বৈদ্যুতিক যোগাযোগ প্রদান করে। তরল জংশন ইন্টারফেস শব্দটি হেনরি এম. ফেলস এবং সহকর্মীরা আয়ন উৎসগুলির জন্যও ব্যবহার করেছেন যেখানে বিশ্লেষক উচ্চ ভোল্টেজ সরবরাহের সাথে সরাসরি যোগাযোগে থাকে। এর মধ্যে বিশেষ ন্যানোস্প্রে আয়ন উৎসগুলি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে যেখানে স্টেইনলেস স্টিল, সোনা বা অন্যান্য পরিবাহী উপাদান দিয়ে তৈরি একটি তারটি আনকোটেড স্প্রে কৈশিকগুলির ভিতরে নমুনা দ্রবণের সাথে যোগাযোগ করে। এই নীতিটি প্রয়োগ করা হয় যখন একটি স্টেইনলেস স্টিল ইউনিয়ন একটি ক্রোমাটোগ্রাফি আউটলেটকে একটি স্প্রে কৈশিকের সাথে সংযুক্ত করে। ইন্টারফেস বা সোর্স ডিজাইনের সরলীকরণ, সহজ পরিচালনা এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে এর ব্যবহারের বেশ কয়েকটি সুবিধা রয়েছে। তড়িৎ বিশ্লেষণের প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। তরল জংশন ইন্টারফেসগুলি ভর স্পেকট্রোমেট্রি সহ অন-লাইন লবণাক্তকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। এর মাধ্যমে, সি 18 ফেজের মতো ক্রোমাটোগ্রাফিক উপাদানগুলি সরাসরি একটি পাম্প বা এইচপিএলসি ডিভাইস থেকে আসা প্রবাহের পথে স্থাপন করা হয়েছিল। পদ্ধতির একটি বৈচিত্র্যে, সূক্ষ্ম কৈশিকগুলি পৃথক কলাম তৈরি করতে এবং একই সময়ে ইলেক্ট্রোস্প্রে কৈশিক হিসাবে কাজ করার জন্য ক্রোমাটোগ্রাফিক পর্যায়ে ঘনভাবে প্যাক করা হয়েছিল। এই পদ্ধতিটি সাধারণত অনেক প্রোটিওমিক্স পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত হয়। এটি লক্ষণীয় যে পরীক্ষামূলক নকশাগুলি যেখানে অ্যারোসল এবং স্প্রে গঠনের জন্য তরলগুলিতে উচ্চ ভোল্টেজের সরাসরি প্রয়োগ 1917 সালের প্রথম দিকে আয়নীকরণ নয়, বরং তরলের পরমাণুকরণের প্রসঙ্গে বর্ণনা করা হয়েছে। আরও দেখুন তরল জংশন সম্ভাব্যতা-যে প্রক্রিয়াটি ঘটে যখন বিভিন্ন ঘনত্বের দুটি সমাধান একে অপরের সংস্পর্শে থাকে।