Nephelometry (medicine)
নেফেলোমেট্রি একটি কৌশল যা ইমিউনোলজিতে বেশ কয়েকটি রক্তের প্লাজমা প্রোটিনের মাত্রা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। উদাহরণস্বরূপ, অ্যান্টিবডি আইসোটাইপ বা শ্রেণীর মোট মাত্রা হল ইমিউনোগ্লোবুলিন এম, ইমিউনোগ্লোবুলিন জি এবং ইমিউনোগ্লোবুলিন এ। মাল্টিপল মায়েলোমার মতো রোগে মুক্ত আলোর শৃঙ্খলের পরিমাণ নির্ধারণে এটি গুরুত্বপূর্ণ। রোগের শ্রেণিবিন্যাসের জন্য এবং একবার কোনও রোগীর চিকিৎসা হয়ে গেলে রোগ পর্যবেক্ষণের জন্য পরিমাণ নির্ধারণ গুরুত্বপূর্ণ (রোগীর চিকিৎসার পরে কাপ্পা এবং ল্যাম্বডা লাইট চেইনের মধ্যে অনুপাতের বৃদ্ধি রোগের পুনরাবৃত্তির ইঙ্গিত)। এটি পরিমাপ করা হচ্ছে এমন নমুনা থেকে একটি কোণে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা আলো পরিমাপ করে সঞ্চালিত হয়। ডায়াগনস্টিক নেফেলোমেট্রি-তে, হাইডেলবার্গার-কেন্ডাল বক্ররেখার আরোহী শাখাটি প্রতিক্রিয়ার গতিপথকে অনুকূল করে প্রসারিত করা হয় যাতে বেশিরভাগ প্লাজমা প্রোটিন (মানুষের রক্ত থেকে) পরিমাপ সংকেত হাইডেলবার্গার-কেন্ডাল বক্ররেখার বাম দিকে পড়ে, এমনকি খুব উচ্চ ঘনত্বে। এই কৌশলটি ক্লিনিকাল পরীক্ষাগারগুলিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় কারণ এটি তুলনামূলকভাবে সহজেই স্বয়ংক্রিয় হয়। এটি এই নীতির উপর ভিত্তি করে যে ছোট কণাগুলির একটি পাতলা সাসপেনশন কেবল শোষণ করার পরিবর্তে এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আলোকে (সাধারণত একটি লেজার) ছড়িয়ে দেবে। বিচ্ছুরণের পরিমাণ একটি কোণে (সাধারণত 30 এবং 90 ডিগ্রি) আলো সংগ্রহ করে নির্ধারিত হয়। অ্যান্টিবডি এবং অ্যান্টিজেন ঘনত্বে এমনভাবে মিশ্রিত হয় যে শুধুমাত্র ছোট সমষ্টি তৈরি হয় যা দ্রুত নীচে স্থির হয় না। আলোর বিচ্ছুরণের পরিমাণ পরিমাপ করা হয় এবং পরিচিত মিশ্রণ থেকে বিচ্ছুরণের পরিমাণের সাথে তুলনা করা হয়। অজানা পরিমাণ একটি আদর্শ বক্ররেখা থেকে নির্ধারিত হয়। নেফেলোমেট্রি অ্যান্টিজেন বা অ্যান্টিবডি সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে, তবে এটি সাধারণত বিকারক হিসাবে অ্যান্টিবডি এবং অজানা হিসাবে রোগীর অ্যান্টিজেন দিয়ে চালানো হয়। ইমিউনোলজি মেডিকেল ল্যাবে দুই ধরনের পরীক্ষা করা যেতে পারেঃ "এন্ড পয়েন্ট নেফেলোমেট্রি" এবং "কাইনেটিক (রেট) নেফেলোমেট্রি"। শেষ বিন্দু নেফেলোমেট্রি পরীক্ষাগুলি অ্যান্টিবডি/অ্যান্টিজেন প্রতিক্রিয়াকে সম্পূর্ণ করার অনুমতি দিয়ে চালানো হয় (যতক্ষণ না বর্তমান সমস্ত বিকারক অ্যান্টিবডি এবং বর্তমান রোগীর নমুনা অ্যান্টিজেনগুলি যা একত্রিত করতে পারে এবং আর কোনও জটিল গঠন করতে পারে না)। যাইহোক, বড় কণাগুলি দ্রবণ থেকে পড়ে যাবে এবং একটি মিথ্যা বিচ্ছুরণের কারণ হবে, এইভাবে কাইনেটিক নেফেলোমেট্রি তৈরি করা হয়েছিল। কাইনেটিক নেফেলোমেট্রি-তে, বিকারক যোগ করার ঠিক পরেই বিচ্ছুরণের হার পরিমাপ করা হয়। যতক্ষণ বিকারকটি স্থির থাকে ততক্ষণ পরিবর্তনের হারটি উপস্থিত অ্যান্টিজেনের পরিমাণের সাথে সরাসরি সম্পর্কিত হিসাবে দেখা যেতে পারে। চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রয়োগ ছাড়াও, জলের স্বচ্ছতা পরিমাপ করতে, অণুজীবের বৃদ্ধি পরিমাপ করতে এবং ওষুধের দ্রবণীয়তা পরীক্ষা করতে নেফেলোমেট্রি ব্যবহার করা যেতে পারে। আরও দেখুন নেফেলোমিটার প্রেসিপিটিন প্রতিক্রিয়া টার্বিডিমেট্রি রেফারেন্স ইমিউনোলজিক পরীক্ষা অ্যারোসল পরিমাপ সিএঃ নেফেলোমেট্রিয়া ডিঃ নেফেলোমেট্রি এসঃ নেফেলোমেট্রিয়া ফ্রঃ নেফেলোমেট্রি এটিঃ নেফেলোমেট্রিয়া এনএলঃ নেফেলোমেট্রি পিএলঃ নেফেলোমেট্রিয়া পিটিঃ নেফেলোমেট্রিয়া রুঃ নেফেলোমেট্রিয়া এসকেঃ নেফেলোমেট্রিয়া এসআরঃ নেফেলোমেট্রিজা এসভিঃ নেফেলোমেট্রি