Transformer ratio arm bridge
ট্রান্সফরমার অনুপাত আর্ম ব্রিজ বা টিআরএ ব্রিজ হল বৈদ্যুতিক উপাদান পরিমাপের জন্য এক ধরনের ব্রিজ সার্কিট, যা এসি ব্যবহার করে। এটি ইম্পিডেন্স বা অ্যাডমিট্যান্সের ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা যেতে পারে। এটি প্রতিরোধক, ক্যাপাসিটার এবং ইন্ডাক্টরগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে, ছোট এবং বড় পদগুলি পরিমাপ করে, যেমন। ক্যাপাসিটারগুলিতে সিরিজ প্রতিরোধ। এটি সম্ভবত উপলব্ধ সবচেয়ে সঠিক ধরনের সেতু, যা প্রয়োজনীয় নির্ভুলতার জন্য সক্ষম, উদাহরণস্বরূপ, যখন জাতীয় মানের বিরুদ্ধে গৌণ উপাদানের মান পরীক্ষা করা হয়। সমস্ত সেতুর মতো, টিআরএ সেতুতে একটি অজানা উপাদানকে একটি মানের সঙ্গে তুলনা করা হয়। সমস্ত এসি সেতুর মতো, এর জন্য একটি সংকেত উৎস এবং একটি নাল ডিটেক্টর প্রয়োজন। এই শ্রেণীর সেতুর নির্ভুলতা এক বা একাধিক ট্রান্সফরমারের বাঁকগুলির অনুপাতের উপর নির্ভর করে। একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা হল যে সীসা ধারণক্ষমতা সহ ট্রান্সফরমার জুড়ে স্বাভাবিক বিপথগামী ধারণক্ষমতা সেতুর সংবেদনশীলতাকে প্রভাবিত করতে পারে তবে এর পরিমাপের নির্ভুলতাকে প্রভাবিত করে না। ইতিহাস টিআরএ সেতুর আবিষ্কারের কৃতিত্ব অ্যালান ব্লুমলিনের ইউকে পেটেন্ট 323037 (1929 সালে প্রকাশিত)-এ দেওয়া হয়েছে এবং এই শ্রেণীর সেতু কখনও কখনও ব্লুমলিন সেতু নামে পরিচিত, যদিও পূর্ববর্তী ধরনের সেতুর সংযোগ দেখা যায়। ব্লুমলিনের প্রথম পেটেন্ট ছিল একটি ক্যাপাসিট্যান্স-পরিমাপ সেতুর জন্যঃ চিত্র। 1টি পেটেন্টের একটি চিত্র থেকে পুনরায় আঁকা হয়েছে। পরবর্তীকালে অনুপাত বাহু নীতিটি আরও সাধারণভাবে প্রয়োগ করা হয়েছিল, অন্যান্য শ্রেণীর বৈদ্যুতিন উপাদানগুলিতে এবং আর. এফ পর্যন্ত ফ্রিকোয়েন্সিগুলিতে এবং অজানা উপাদানটি কীভাবে ট্রান্সফরমার বা ট্রান্সফরমারের সাথে সংযুক্ত ছিল তার অনেক বৈচিত্র্য সহ। ব্লুমলিন নিজেই আরও বেশ কয়েকটি সম্পর্কিত পেটেন্টের জন্য দায়বদ্ধ ছিলেন। ব্রিটিশ কোম্পানি স্ট্যান্ডার্ড টেলিফোনস অ্যান্ড ক্যাবলস দ্বারা নিযুক্ত থাকাকালীন তিনি তাঁর প্রথম সেতু তৈরি করেছিলেন, যা পরীক্ষার যন্ত্র তৈরি করত না। এর পর থেকে টিআরএ সেতুগুলি বুনটন, ইএসআই (পূর্বে ব্রাউন ইঞ্জিনিয়ারিং এবং বিইসিও), জেনারেল রেডিও, মার্কনি ইন্সট্রুমেন্টস, এইচ. ডব্লিউ. সুলিভান (বর্তমানে মেগারের অংশ) এবং ওয়েন কের সহ অনেক বিশেষজ্ঞ নির্মাতারা তৈরি করেছেন। দুটি ট্রান্সফরমার ব্যবহার করে একটি সম্ভাব্য বিন্যাস চিত্রে দেখানো হয়েছে। 2. (দুটি ট্রান্সফরমার সংকেত উৎস এবং নাল ডিটেক্টর উভয়কেই পরিমাপ করা উপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন করার অনুমতি দেয়।) অজানা এবং মান উভয়ই টি1 দ্বারা চালিত হয়, যা টি2-এর প্রাথমিক অংশে স্রোত সরবরাহ করে। টি2 প্রাইমারি-র দুটি অংশের ঘূর্ণায়মান বোধের কারণে, এই স্রোতগুলি অ্যান্টিফেজে রয়েছে। যদি এবং এর একই মান থাকে এবং টি1-এ একই ট্যাপ থেকে খাওয়ানো হয়, তবে অ্যান্টিফেজ স্রোতগুলি পুরোপুরি বাতিল হয়ে যায় এবং নাল ডিটেক্টর ভারসাম্য দেখায়। যখন এবং অসম হয়, তখন টি1 সেকেন্ডারি-তে একটি ভিন্ন ট্যাপের সাথে সংযোগ করে ভারসাম্য বজায় রাখা যেতে পারে। উপযুক্ত কলের সাথে সংযুক্ত দুই বা ততোধিক মান ব্যবহার করে একটি সঠিক ভারসাম্য অর্জন করা যেতে পারে। চিত্র. 2 টি শো এবং একক উপাদান হিসাবে। চিত্র. 3 পরিবাহিতা এবং সংবেদনশীলতার জন্য পৃথক মান দেখায়, যা ছোটখাটো পাশাপাশি প্রধান শর্তগুলিকে সমাধান করার অনুমতি দেয়। মানগুলি টি1 সেকেন্ডারি-তে স্থির ট্যাপের সাথে সংযুক্ত পরিবর্তনশীল উপাদান হিসাবে দেখানো হয়েছে, তবে পরিবর্তনশীল ট্যাপের সাথে সংযুক্ত নির্দিষ্ট মান সহ সেতুগুলি সমানভাবে তৈরি করা যেতে পারে। অজানা উপাদানটিও টি1 গৌণ বরাবর একটি ট্যাপ আংশিক-পথের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। এছাড়াও টি1 সেকেন্ডারি-র দুটি বাহুতে বাঁক নেওয়ার সংখ্যা অগত্যা সমান নয়, এবং একইভাবে টি2 প্রাইমারি-রও সমান নয়। এই বিভিন্ন বিকল্পের সংমিশ্রণগুলি নির্মাণের দুর্দান্ত নমনীয়তা প্রদান করে, শুধুমাত্র অল্প সংখ্যক মান ব্যবহার করে বিস্তৃত মানের পরিমাপের অনুমতি দেয়-মূলত প্রতিরোধ বা পরিবাহিতা মানের প্রতি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় একটি এবং প্রতিক্রিয়া বা সংবেদনশীলতার প্রতি উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় একটি মান। চিত্রে। 3, ভারসাম্যে সেতুটি মানগুলির ম্যানুয়াল স্যুইচিং দ্বারা ভারসাম্যপূর্ণ (শূন্য) হতে পারে, তবে "অটোবেলেন্স" সেতুগুলি, যেখানে স্যুইচিং সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে স্বয়ংক্রিয়, সেগুলিও তৈরি করা হয়। বিশদ উদাহরণ একটি সর্বজনীন টিআরএ সেতুর ক্রিয়াকলাপ 1950-এর দশকের একটি প্রকৃত পণ্য, ওয়েন কের বি221 সেতুর ভিত্তিতে সর্বোত্তমভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি ভালভ (ভ্যাকুয়াম টিউব) প্রযুক্তি ব্যবহার করে। নিম্নলিখিত বর্ণনাটি সরলীকৃত করা হয়েছে। সেতুটি দুটি ট্রান্সফরমারের উপর ভিত্তি করে তৈরি (চিত্র। 4): টি1 ভোল্টেজ ট্রান্সফরমার হিসাবে বর্ণনা করা হয়, এবং স্বাভাবিক উপায়ে সংকেত উৎস দ্বারা চালিত হয়। টি2, "কারেন্ট ট্রান্সফরমার", সার্কিটের দুটি বাহুর তুলনা করে-অজানা এবং বিভিন্ন মানের জন্য-এবং নাল ডিটেক্টরকে চালিত করে, যা দুটি জাদু চোখকে খাওয়ানোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ সংবেদনশীলতার সাথে একটি পর্যায়-সংবেদনশীল ডিটেক্টরের রূপ নেয়। (যন্ত্রটির পরবর্তী সংস্করণগুলি, ট্রানজিস্টোরাইজড সার্কিট্রি সহ, নাল ডিটেক্টরের জন্য প্রদর্শন হিসাবে একটি চলন্ত কয়েল মিটার ব্যবহার করেছিল।) 1, 10, 100 এবং 1000 মোড়ের ট্যাপগুলি টি1 সেকেন্ডারি এবং টি2 প্রাইমারি পি2এ-তে দেখানো হয়। চার-মুখী নির্বাচক সুইচগুলি দেখানো হয়, তবে ট্যাপ নির্বাচনগুলি আসলে একটি একক সুইচ-এ একত্রিত হয়ে সাতটি পরিমাপের পরিসর দেয়। সম্পূর্ণ নির্ভুলতার পূর্ণ-স্কেল সীমা (± 0.1% হিসাবে নির্দিষ্ট) হল 100 এম. ও. এম, 11.1 পি. এফ এবং 10 কে. এইচ সর্বনিম্ন সংবেদনশীল পরিসীমার জন্য, এবং সবচেয়ে সংবেদনশীল পরিসীমার জন্য 100 ও. এম, 11.1 এম. এফ এবং 10 এম. এইচ। প্রতিটি পরিসীমা কম নির্ভুলতায় উচ্চতর প্রতিরোধ, উচ্চতর আবেশ বা নিম্ন ধারণক্ষমতার দিকে প্রসারিত করা যেতে পারে। টি1 দ্বারা প্রয়োগ করা ভোল্টেজ প্রায় 30 ভি. আর. এম. এস। ন্যূনতম সংবেদনশীল পরিসরে, সবচেয়ে সংবেদনশীল দুটি ক্ষেত্রে 30 এমভি। এর প্রধান এবং গৌণ উপাদানগুলির সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যানগুলি প্রতিরোধের মান 1 আরএস এবং ক্যাপাসিট্যান্স মান সিএস 1 কে টি 1-এর সেকেন্ডারি ট্যাপ 0 থেকে 10-এর মধ্যে একটিতে পরিবর্তন করে প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যানগুলি একইভাবে 2 টাকা এবং সিএস 2 পরিবর্তন করে পাওয়া যায়। তৃতীয় এবং চতুর্থ উল্লেখযোগ্য সংখ্যা দেওয়ার জন্য অবিচ্ছিন্ন ("ভার্নিয়ার") সূক্ষ্ম সমন্বয় 3 টাকা এবং সিএস 3 দ্বারা সরবরাহ করা হয়। টি1-এ 10 ট্যাপ করার জন্য 3 টাকা এবং সিএস3 সংযুক্ত দেখানো হয়েছে, কিন্তু বাস্তবে এই দুটি মান তাদের মান অনুযায়ী উপযুক্ত যে কোনও সুবিধাজনক ট্যাপের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। টি2-এর প্রাথমিক পি2বি উভয় মেরুকরণের 100-টার্ন ট্যাপ সরবরাহ করে। ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক ট্যাপের মধ্যে ক্যাপাসিট্যান্স মান পরিবর্তন করলে ক্যাপাসিট্যান্স পরিমাপ এবং ইন্ডাক্ট্যান্স পরিমাপের মধ্যে নির্বাচন করা হয়। একইভাবে প্রতিরোধের মানের মেরুকরণকে বিপরীত করা যেতে পারে, যাতে চারটি চতুর্থাংশে পরিমাপ করা যায়। উপরে বর্ণিত প্রধান ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও, যন্ত্রের সামনের প্যানেলে প্রতিরোধ এবং ধারণক্ষমতা উভয়ের জন্য শূন্য সমন্বয় রয়েছে। তারের ক্ষত প্রতিরোধের মানগুলির ইন্ডাক্টিভ উপাদানগুলি ক্যাপাসিটারগুলি ছাঁটাই করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। এই সমস্ত এবং অন্যান্য ছাঁটাইয়ের উপাদানগুলি চিত্রে বাদ দেওয়া হয়েছে। 4. এই সেতুটি সমান্তরালে পরিবাহিতা এবং সংবেদনশীলতা পরিমাপ করে। সংবেদনশীল রিডিং ক্যাপাসিট্যান্স হিসাবে প্রদর্শিত হয়, এবং ইন্ডাক্ট্যান্স অবশ্যই ব্যবহার করে পারস্পরিক হিসাবে গণনা করা উচিত গাণিতিক সরলীকরণের জন্য, সেতুটি 1592 Hz এ কাজ করে যাতে ω2 108s−2 হয়। রিডিংগুলি সিরিজে প্রতিরোধ এবং ধারণক্ষমতায় রূপান্তরিত করা যেতে পারে। সবচেয়ে সংবেদনশীল পরিসরে, সীসা প্রতিরোধ এবং প্রবর্তন বিবেচনা করার জন্য রিডিং সামঞ্জস্য করা আবশ্যক। বাহ্যিক লিঙ্কটি দুই-, তিন-বা চার-টার্মিনাল পরিমাপ করার অনুমতি দেয়। প্রচলিত উপাদান পরিমাপ ছাড়াও, সেতুটি অ্যাটেনুয়েটর কর্মক্ষমতা, ট্রান্সফরমার টার্ন অনুপাত এবং ট্রান্সফরমার স্ক্রিনিংয়ের কার্যকারিতা পরিমাপ করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে। শর্ত সাপেক্ষে, একটি উপাদানের ইন-সিটু (ইন-সার্কিট) পরিমাপ সম্ভব। অতিরিক্ত বাহ্যিক উপাদানগুলির সাথে, একটি মেরুকরণ ভোল্টেজ সহ ক্যাপাসিটার বা একটি স্থায়ী সরাসরি বিদ্যুৎ সহ ইন্ডাক্টরগুলি পরিমাপ করা যেতে পারে। একটি ঐচ্ছিক লো-ইম্পেডেন্স অ্যাডাপ্টার পরিমাপের পরিসরকে আরও চারটি মাত্রার ক্রম দ্বারা নীচের দিকে প্রসারিত করে, ± 1 শতাংশ মৌলিক নির্ভুলতায় পূর্ণ-স্কেল রিডিং 10 মি, 5 এফ এবং 1 মাইক্রোএইচ পর্যন্ত দেয়। আরও দেখুন ক্যাপ্যাসিট্যান্স মিটার এল. সি. আর মিটার রেফারেন্স একটি অপ্রকাশিত বইয়ের খসড়ার উপর ভিত্তি করে হেনরি পি. হল, এ হিস্ট্রি অফ ইম্পিডেন্স মেজারমেন্টস। বৈদ্যুতিক মিটার ব্রিজ সার্কিট যন্ত্র পরিমাপ ইংরেজি উদ্ভাবন প্রতিবন্ধকতা পরিমাপ বৈদ্যুতিন পরীক্ষার সরঞ্জাম