Audio analyzer
অডিও বিশ্লেষক হল একটি পরীক্ষা এবং পরিমাপের যন্ত্র যা বৈদ্যুতিন এবং বৈদ্যুতিন-ধ্বনিগত যন্ত্রের অডিও কার্যকারিতা নিরপেক্ষভাবে পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। অডিও মানের মেট্রিকগুলি স্তর, লাভ, গোলমাল, সুরেলা এবং আন্তঃসংযোগ বিকৃতি, ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া, সিগন্যালের আপেক্ষিক পর্যায়, আন্তঃ-চ্যানেল ক্রসস্টক এবং আরও অনেক কিছু সহ বিভিন্ন পরামিতিগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে। উপরন্তু, অনেক নির্মাতাদের আচরণ এবং অডিও ডিভাইসের সংযোগের জন্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে যার জন্য নির্দিষ্ট পরীক্ষা এবং নিশ্চিতকরণের প্রয়োজন হয়। অডিও বিশ্লেষণের জন্য প্রয়োজন যে পরীক্ষার অধীনে থাকা যন্ত্রটি পরিচিত বৈশিষ্ট্যগুলির একটি উদ্দীপক সংকেত গ্রহণ করে, যার সাথে নির্দিষ্ট পরিমাপে প্রকাশিত পার্থক্য নির্ধারণের জন্য বিশ্লেষক দ্বারা আউটপুট সংকেত (প্রতিক্রিয়া) তুলনা করা যেতে পারে। এই সংকেতটি বিশ্লেষক নিজেই তৈরি বা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বা অন্য কোনও উৎস থেকে আসতে পারে (যেমন, একটি রেকর্ডিং) যতক্ষণ পর্যন্ত কাঙ্ক্ষিত পরিমাপের সাথে সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্যগুলি সংজ্ঞায়িত করা হয়। পরীক্ষা এবং পরিমাপের সরঞ্জাম হিসাবে, অডিও বিশ্লেষকদের পরীক্ষার অধীনে সাধারণ ডিভাইসগুলির (ডিইউটি) বাইরেও পারফরম্যান্স সরবরাহ করতে হয়। উচ্চমানের অডিও বিশ্লেষকদের অবশ্যই কম মাত্রার শব্দ, বিকৃতি এবং হস্তক্ষেপ প্রদর্শন করতে হবে যাতে তারা সার্থক বলে বিবেচিত হয় এবং প্রকৌশলী এবং ডিজাইনারদের দ্বারা বিশ্বস্ত হওয়ার জন্য অবশ্যই ধারাবাহিকভাবে এবং নির্ভরযোগ্যভাবে তা করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, যখন একটি বাণিজ্যিক সিডি প্লেয়ার 1 কিলোহার্জ-এ প্রায়-98 ডিবি-এর মোট সুরেলা বিকৃতি এবং গোলমাল (টিএইচডি + এন) অনুপাত অর্জন করতে পারে, তখন একটি উচ্চমানের অডিও বিশ্লেষক টিএইচডি + এন-121 ডিবি-এর মতো কম প্রদর্শন করতে পারে (এটি অডিও প্রিসিশন এপিএক্স555-এর নির্দিষ্ট সাধারণ কর্মক্ষমতা)। অডিও বিশ্লেষক পণ্যের উন্নয়ন এবং উৎপাদন উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। একজন ডিজাইন ইঞ্জিনিয়ার পণ্যের কার্যকারিতা বোঝার এবং পরিমার্জন করার সময় এটি খুব কার্যকর বলে মনে করবেন, অন্যদিকে একজন প্রোডাকশন ইঞ্জিনিয়ার দ্রুত নিশ্চিত করার জন্য পরীক্ষা করতে চাইবেন যে ইউনিটগুলি নির্দিষ্টকরণগুলি পূরণ করে। প্রায়শই অডিও বিশ্লেষকগুলি এই দুটি ক্ষেত্রে একটির জন্য অনুকূলিত হয়। বর্তমান জনপ্রিয় অডিও বিশ্লেষক মডেলগুলির মধ্যে রয়েছেঃ এপিএক্স585 এবং এপিএক্স555 (অডিও প্রিসিশন থেকে), ডিস্কোপ এম1 এবং সিরিজ 3 (স্পেকট্রাল পরিমাপ থেকে, পূর্বে প্রিজম সাউন্ড), ইউ8903এ (এজিলেন্ট থেকে) এবং ইউপিপি এবং ইউপিভি বিশ্লেষক (রোহদে ও শোয়ার্জ থেকে)। অডিও পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত প্রাচীনতম নির্ভরযোগ্য উৎসগুলির মধ্যে একটি ছিল 1939 সালে হিউলেট-প্যাকার্ড দ্বারা তৈরি প্রথম পণ্য, এইচপি 200এ অডিও দোলক। এইচ. পি. 200এ-এর চতুর এবং সস্তা নকশা পরীক্ষকদের খুব উচ্চ মানের, কম বিকৃতি সাইন তরঙ্গ তৈরি করতে দেয় যা পরীক্ষার জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এর পরে 1941 সালে কোম্পানিটি এইচপি320এ এবং এইচপি320বি বিকৃতি বিশ্লেষক চালু করে। এই প্রাথমিক বিশ্লেষকরা শুধুমাত্র মোট সুরেলা বিকৃতি এবং শব্দের সংমিশ্রণ নির্ধারণ করতে পেরেছিলেন এবং ডিইউটি-র আউটপুট থেকে উদ্দীপক সংকেতের মৌলিক ফ্রিকোয়েন্সি অপসারণের জন্য একটি খাড়া খাঁজ ফিল্টার ব্যবহার করে কাজ করেছিলেন। অবশিষ্ট সংকেতটি এসি ভোল্টেজ হিসাবে পরিমাপ করা হয়েছিল এবং এইভাবে মোট শব্দ এবং বিকৃতির ম্যানুয়াল গণনার জন্য প্রায় 0.1% ন্যূনতম অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। এইচপি, ওয়ান্ডেল অ্যান্ড গোল্টারম্যান, র্যাডফোর্ড, মার্কনি, সাউন্ড টেকনোলজি এবং অ্যাম্বারের পরবর্তী পণ্যগুলি 1950 থেকে 1970-এর দশক পর্যন্ত পরিমাপের ক্ষমতাকে পরিমার্জন করতে থাকে, তবে ব্যবহারের মডেল তুলনামূলকভাবে স্থির ছিল; সিগন্যাল জেনারেটর এবং বিশ্লেষকগুলি পৃথক সরঞ্জাম ছিল এবং পরীক্ষায় উচ্চ প্রযুক্তিগত দক্ষতাসম্পন্ন ব্যক্তির দ্বারা প্রতিটিটির যত্ন সহকারে সুর করা জড়িত ছিল। 1980 সালে টেকট্রনিক্স এএ501 বিকৃতি বিশ্লেষক প্রবর্তনের সাথে সাথে এটি পরিবর্তিত হয়, যা স্তর নির্ধারণ, ফ্রিকোয়েন্সি টিউনিং এবং নলিংয়ের প্রক্রিয়াগুলি স্বয়ংক্রিয় করে। এই একই সময়ে হিউলেট-প্যাকার্ড জনপ্রিয় এইচপি8903বি চালু করে, যা একটি একক ইউনিটে একটি উচ্চমানের সিগন্যাল জেনারেটর এবং বিশ্লেষককে একত্রিত করে। আশির দশকের মাঝামাঝি সময়ে, টেকট্রনিক্স অডিও পরীক্ষার সরঞ্জামের উৎপাদন বন্ধ করে দেয় এবং 1984 সালে এএ501 তৈরি করা দলের সদস্যরা অডিও প্রিসিশন শুরু করে। প্রথম অডিও প্রিসিশন পণ্য ছিল সিস্টেম ওয়ান, যা একটি সমন্বিত জেনারেটর এবং বিশ্লেষককে একটি সংযুক্ত পিসির সাথে একত্রিত করে পরীক্ষার পদ্ধতিগুলি সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় করে এবং সেই সময়ে অন্যান্য পণ্যগুলিতে ব্যবহৃত সাধারণ মাইক্রোপ্রসেসরগুলির তুলনায় অনেক বেশি মাত্রায় গণনামূলক শক্তি সরবরাহ করে। একটি পিসির অভিনব ব্যবহার উচ্চ মাত্রার কাস্টম অটোমেশনের অনুমতি দেয় এবং ফলাফলের একটি মৌলিকভাবে ভিন্ন চাক্ষুষ উপস্থাপনা সক্ষম করে। প্রিজম সাউন্ড (ডি-স্কোপ), রোহডে এবং শোয়ার্জ (ইউ. পি. এল) এবং স্ট্যানফোর্ড রিসার্চ (এস. আর. 1) সহ অন্যান্যরা অডিও বিশ্লেষকের সাথে পিসি প্রযুক্তির সংমিশ্রণ গ্রহণ করেছিলেন। উপলব্ধ পিসির শক্তি বাড়ার সাথে সাথে পরিমাপগুলি স্বয়ং অডিও বিশ্লেষকদের দ্বারা অভ্যন্তরীণভাবে সঞ্চালিত হওয়া থেকে এফএফটি (ফাস্ট ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম) গণনা সম্পাদনকারী সংযুক্ত পিসিতে চলমান অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে স্থানান্তরিত হয়, যা অনেক ফলাফলের নমনীয়তা এবং রেজোলিউশনকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে। অ্যানালগ ছাড়াও, অডিও বিশ্লেষকরা আজ প্রায়শই বিভিন্ন ধরনের ডিজিটাল আই/ও-এর মাধ্যমে অডিও সংকেত তৈরি এবং পরিমাপ করতে সক্ষম। উদাহরণস্বরূপ, রোহদে এবং শোয়ার্জ ইউপিপি এইএস/ইবিইউ, এস/পিডিআইএফ, আই 2 এস এবং এইচডিএমআই বিকল্প প্রদান করে; অডিও প্রিসিশন এপিএক্স 500 সিরিজ বিশ্লেষক এইএস/ইবিইউ, এস/পিডিআইএফ, আই 2 এস, এইচডিএমআই, পিডিএম (পালস ডেনসিটি মড্যুলেশন) এবং ব্লুটুথ রেডিও সমর্থন করে এবং সম্পূর্ণরূপে ডিএসপি ভিত্তিক। ব্লক ডায়াগ্রাম এবং অপারেশন একটি আধুনিক অডিও বিশ্লেষকের মধ্যে রয়েছেঃ একটি অডিও জেনারেটর যা ডিইউটি-কে অ্যানালগ এবং ডিজিটাল উভয় উদ্দীপনা প্রদান করে। অডিও ইনপুট পর্যায়গুলি যা ডিইউটি থেকে প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে, অ্যানালগ এবং ডিজিটাল উভয়ই, এবং বিশ্লেষণের জন্য এটিকে উপযুক্ত সংকেতে (অ্যানালগ বা ডিজিটাল) রূপান্তরিত করে একটি সংকেত বিশ্লেষক যা প্রতিক্রিয়া ফিল্টার করে এবং পরিমাপের ফলাফল গণনা করে, সাধারণত আধুনিক সমাধানগুলিতে একটি সংযুক্ত বা এমবেডেড পিসি ব্যবহারকারীর কাছে আউটপুটের একটি ফর্ম (প্রদর্শন, প্রতিবেদন ইত্যাদি) একটি ক্লোজ-লুপ পরীক্ষায়, বিশ্লেষণ ইঞ্জিন অডিও জেনারেটরকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং একই সাথে ডিইউটি-র আউটপুট পরিমাপ করে, যেমন নীচে দেখানো হয়েছেঃ সংকেত বিশ্লেষক অডিও জেনারেটর এবং অডিও ইনপুট পর্যায় উভয়কেই নিয়ন্ত্রণ প্রদান করতে পারে, যাতে পরীক্ষার শর্ত পূরণ হয়। এটি একটি ডি. ইউ. টি-র উদ্দীপনা এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যে সুনির্দিষ্ট সময়ের সম্পর্ক নির্ধারণের অনুমতি দেয়। একটি ওপেন-লুপ পরীক্ষায়, ডিইউটি চালানোর অডিও উৎসের উপর সংকেত বিশ্লেষকের কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না এবং এইভাবে ব্যবহারকারীকে অবশ্যই যত্ন নিতে হবে যাতে উৎসটি উপযুক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির একটি সংকেত প্রদান করে। ওপেন লুপ পরীক্ষাগুলি ডিইউটি পরিমাপের জন্য দরকারী যার কোনও সরাসরি সংকেত ইনপুট নেই, যেমন সিডি বা এমপি 3 প্লেয়ার। ইলেক্ট্রো-অ্যাকোস্টিক ডিভাইস ইলেক্ট্রো-অ্যাকোস্টিক ডিভাইস যেমন লাউডস্পিকার এবং মাইক্রোফোন বিশ্লেষণের জন্য বিশেষ সমস্যা উপস্থাপন করে, কারণ তাদের অবশ্যই বাতাসের মাধ্যমে সংকেত গ্রহণ বা প্রেরণ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে, উপরে দেখানো মডেলের ডিইউটি সম্পূর্ণ বৈদ্যুতিন-যান্ত্রিক ব্যবস্থা দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে হবে, যেমন, একটি লাউডস্পিকার চালানোর জন্য একটি পাওয়ার পরিবর্ধক, একটি লাউডস্পিকার, একটি পরিমাপ মাইক্রোফোন এবং মাইক্রোফোন প্রাক-পরিবর্ধক। পরীক্ষার অধীনে প্রকৃত যন্ত্রটি কেবল তখনই পরিমাপ করা যেতে পারে যখন এই ব্যবস্থার অন্যান্য যন্ত্রগুলি সম্পূর্ণরূপে চিহ্নিত করা হয়, যাতে এই যন্ত্রগুলির অবদানগুলি প্রতিক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। অনেক আধুনিক অডিও বিশ্লেষক পরিমাপের ক্রম ধারণ করে যা এই পদ্ধতিটিকে স্বয়ংক্রিয় করে এবং সাম্প্রতিক বিকাশের কেন্দ্রবিন্দু আধা-বৈপরীত্য পরিমাপের উপর রয়েছে। এই কৌশলগুলি লাউডস্পিকারগুলিকে একটি অ-আদর্শ (কোলাহলপূর্ণ) পরিবেশে বৈশিষ্ট্যযুক্ত করার অনুমতি দেয়, একটি অ্যানিকোইক চেম্বারের প্রয়োজন ছাড়াই, যা তাদের উচ্চ ভলিউম উৎপাদন লাইন উৎপাদনে ব্যবহারের জন্য আদর্শভাবে উপযুক্ত করে তোলে। বেশিরভাগ আধা-অ্যানকোইক পরিমাপ একটি সাইন তরঙ্গ থেকে তৈরি একটি আবেগ প্রতিক্রিয়ার উপর ভিত্তি করে করা হয় যার ফ্রিকোয়েন্সি একটি লগারিদমিক স্কেলে প্রবাহিত হয়, যে কোনও অ্যাকোস্টিক প্রতিফলন অপসারণের জন্য একটি উইন্ডো ফাংশন প্রয়োগ করা হয়। লগ সুইপ্ট সাইন পদ্ধতি সংকেত-থেকে-শব্দের অনুপাত বৃদ্ধি করে এবং নাইকুইস্ট ফ্রিকোয়েন্সি পর্যন্ত পৃথক বিকৃতি হারমোনিক্স পরিমাপের অনুমতি দেয়, যা এমএলএস (সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ক্রম) এর মতো পুরানো বিশ্লেষণ কৌশলগুলির সাথে আগে অসম্ভব ছিল। অডিও জেনারেটর পরীক্ষা এবং পরিমাপে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত একটি অডিও জেনারেটরকে অবশ্যই অ্যানালগ এবং ডিজিটাল উভয় উদ্দীপনার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিভিন্ন মানদণ্ড পূরণ করতে হবেঃ বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গ তৈরি করার ক্ষমতা সাইন স্কয়ার মাল্টিটোন (একযোগে সাইন তরঙ্গের একটি গোষ্ঠী) সুইপ (এক নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সি থেকে অন্য নির্দিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিতে ক্রমাগত সরানো) স্ট্যান্ডার্ড ইন্টার-মড্যুলেশন তরঙ্গ (এস. এম. পি. টি. ই, ডি. আই. এন, ডি. এফ. ডি এবং ডি. আই. এম) স্বেচ্ছাচারী তরঙ্গ অত্যন্ত কম অবশিষ্টাংশ বিকৃতি এবং শব্দের প্রশস্ত পরিসর ফ্রিকোয়েন্সির পর্যাপ্ত উচ্চ নির্ভুলতা ফ্রিকোয়েন্সির অত্যন্ত উচ্চ নির্ভুলতা সামঞ্জস্যযোগ্য এবং সঠিক উৎস প্রতিবন্ধকতা ভারসাম্যপূর্ণ/ভারসাম্যহীন আউটপুট বিকল্প (এনালগ) এসি এবং ডিসি কাপলিং অতিরিক্তভাবে, জেনারেটর অনুমতি দেবে পরীক্ষার শর্তগুলিকে ডি. ইউ. টি-র বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য করার সময় এটি গুরুত্বপূর্ণ। সমন্বিত অডিও বিশ্লেষক প্রবর্তনের আগে, অডিও জেনারেটর এবং অডিও বিশ্লেষক পৃথক সরঞ্জাম ছিল। এই নিবন্ধে, সংকেত বিশ্লেষক একটি আধুনিক অডিও বিশ্লেষকের উপাদানকে বোঝায় যা প্রকৃত পরিমাপ প্রয়োগ করে। অ্যানালগ সার্কিট, ডিজিটাল সিগন্যাল প্রসেসিং (ডিএসপি) বা এফএফটি-তে বাস্তবায়িত হোক না কেন, বিশ্লেষক ইঞ্জিনকে অবশ্যই উচ্চ নির্ভুল বাস্তবায়ন প্রদান করতে হবেঃ এসি/ডিসি ভোল্টমিটার (পিক এবং আরএমএস) হাই পাস, লো পাস এবং ওয়েটিং ফিল্টার ব্যান্ড পাস এবং নচ ফিল্টার ফ্রিকোয়েন্সি কাউন্টার যেহেতু বেশিরভাগ আধুনিক যন্ত্রগুলি ডিজিটাল ভিত্তিক, সিগন্যাল বিশ্লেষণ প্রায়শই এফএফটি-ভিত্তিক গণনা ব্যবহার করে সঞ্চালিত হয়, যার ফলে একক পরীক্ষা পাসের মাধ্যমে অনেক ফলাফল গণনা করা যায়। এই পরিমাপের ফলাফলগুলি বিশ্লেষক দ্বারা বিভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড ইউনিট এবং ফরম্যাট যেমন ভোল্ট, ডিবি, ডিবিইউ, এসপিএল, ওম, আপেক্ষিক শতাংশ ইত্যাদি ব্যবহার করে পাঠযোগ্য ডেটাতে প্রক্রিয়া করা হয়, যা নির্দিষ্ট পরিমাপের উপর নির্ভর করে। প্রাপ্ত ফলাফলগুলি একটি গণনা করা ফলাফলে বেশ কয়েকটি প্রাথমিক ফলাফলকে একত্রিত করে অর্জন করা হয়। পরিমাপ এবং ফলাফল অডিও বিশ্লেষক বিভিন্ন ধরনের পরামিতি পরিমাপ করতে সক্ষম। মৌলিক পরিমাপগুলি হলঃ স্তর এবং লাভঃ স্তর একটি সংকেতের মাত্রা বর্ণনা করে এবং পরম বা আপেক্ষিক ভাষায় প্রকাশ করা যেতে পারে। সাধারণ পরম এককগুলি ভোল্ট, ওয়াট, ডিবিভি এবং ডিবিইউ হতে পারে, যেখানে আপেক্ষিক পরিমাপগুলি সাধারণত ডিবি-তে প্রকাশ করা হয়। স্তরটি একটি শীর্ষ পরিমাপ বা একটি আরএমএস পরিমাপ হিসাবেও শর্তযুক্ত হতে পারে। লাভ হল একটি ডিইউটি-র আউটপুটে সংকেত স্তরের অনুপাত যা ইনপুটের সংকেত স্তর দ্বারা ভাগ করা হয়, সাধারণত ডিবি-তে প্রকাশ করা হয়। ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়াঃ ফ্রিকোয়েন্সির একটি ফাংশন হিসাবে একটি ডিইউটি-র আউটপুট স্তর পরিমাপ করে। স্তরটি উপরের মতো একই ইউনিটে প্রকাশ করা হয়, সাধারণত ডিবিভি এবং ডিবিইউ। মোট হারমোনিক বিকৃতি এবং শব্দ (টি. এইচ. ডি + এন): হারমোনিক বিকৃতি পণ্যগুলি উদ্দীপক ফ্রিকোয়েন্সিগুলির গুণিতক, যেখানে শব্দ হল এমন শক্তি যা গাণিতিকভাবে ইনপুট সিগন্যালের সাথে সম্পর্কিত নয়। একটি সংকেত ফলস্বরূপ, টি. এইচ. ডি + এন-কে ডি. ইউ. টি প্রতিক্রিয়ার সমস্ত সংকেত বিষয়বস্তু হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যা উদ্দীপনায় অন্তর্ভুক্ত নয়। সিগন্যাল-টু-নয়েজ রেশিও (এস. এন. আর): একটি ডি. ইউ. টি থেকে আসা অবাঞ্ছিত শব্দের সাথে কাঙ্ক্ষিত সংকেতের অনুপাত, যা ডিবি-তে প্রকাশ করা হয়। ক্রসস্টকঃ একটি অডিও চ্যানেল থেকে একটি সংকেতের অবাঞ্ছিত উপস্থিতি যা একটি ডিইউটি-র অন্যান্য অডিও চ্যানেলে প্রদর্শিত হয়। যেহেতু এটি একটি অনুপাত, তাই এটি ডিবি-তে প্রকাশ করা হয়। পর্যায়ঃ একই কম্পাঙ্কের দুটি সংকেতের মধ্যে সময়ের সম্পর্ক, যা সংকেতের সময়ের একটি ভগ্নাংশ হিসাবে প্রকাশ করা হয়। এটি সাধারণত মাত্রায় প্রকাশ করা হয়, একটি সাইনোসয়েডাল সংকেতের একটি সম্পূর্ণ চক্র 360 ডিগ্রি হয়। ইন্টারমডুলেশন বিকৃতি (আইএমডি): বিকৃতি যা দুই বা ততোধিক সংকেতের অ-রৈখিক মিশ্রণের ফলাফল, সাধারণত বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে দুটি সাইন-তরঙ্গ বা একটি সাইন-তরঙ্গ এবং বর্গ-তরঙ্গের যোগফল। ফ্রিকোয়েন্সিগুলির সুরেলা গুণকগুলিতে বিকৃতি পণ্য ছাড়াও, পণ্যগুলি মূল ফ্রিকোয়েন্সিগুলির যোগফল এবং পার্থক্যের গুণকগুলিতেও পাওয়া যায়। টাইম ডোমেইন ডিসপ্লেঃ সংকেতের একটি অসিলোস্কোপ ডিসপ্লের সমতুল্য, যা সময়ের একটি ফাংশন হিসাবে তাৎক্ষণিক প্রশস্ততা দেখায়। অডিও সিস্টেম পরিমাপ বিকৃতি রেফারেন্স অডিও পরিমাপে ডেসিবেল বোঝা অডিও বিশ্লেষকের সাথে অডিও বিশ্লেষক দ্বি-মুখী রেডিও পরীক্ষার ব্যবহার করে সিনাড পরিমাপ অডিও বিশ্লেষকের সাথে ছয়টি মৌলিক অডিও পরীক্ষার ভূমিকা অডিও নির্দিষ্টকরণ কীভাবে লিখবেন (এবং পড়বেন) অডিও পরিমাপ হ্যান্ডবুক অ্যাকোস্টিক ট্রান্সডিউসার টেস্টিং অডিও ইলেকট্রনিক্স