Cryogenic seal
ক্রায়োজেনিক সিলগুলি ক্রায়োজেনিক তাপমাত্রায় রাখা ক্রায়োজেনিক তরলগুলির জন্য একটি যান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রদান করে। সিল তৈরির জন্য সোল্ডারিং এবং ওয়েল্ডিং সহ বিভিন্ন কৌশল উপলব্ধ; তবে, ভ্যাকুয়াম-টাইট পরিস্থিতিতে ক্রায়োজেনিক উপাদানগুলিকে ভেষজভাবে আটকে রাখার জন্য বিশেষ উপকরণ এবং প্রক্রিয়াগুলি প্রয়োজনীয়। সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় তরল হিলিয়াম এবং তরল নাইট্রোজেন, যা খুব কম তাপমাত্রায়-153 ডিগ্রি সেলসিয়াস (120 কেলভিন) এর নিচে ফোটে, পাশাপাশি কম হিমাঙ্ক এবং রেফ্রিজারেটিং মিশ্রণ সহ হাইড্রোকার্বন। বিশুদ্ধ ইন্ডিয়াম তার বা সোল্ডার প্রিফর্ম ওয়াশারগুলি সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য নিম্ন তাপমাত্রার সীলমোহর উপকরণ হিসাবে গৃহীত হয়। সঠিকভাবে গঠিত হলে, ইন্ডিয়াম 4.0x10-9 এমবার-লিটার/সেকেন্ডের কম ফুটো হার বহন করবে। বিকল্প ক্রায়োজেনিক সিল উপকরণের মধ্যে রয়েছে সিলিকন গ্রীস শঙ্কুযুক্ত সিল এবং পিবি/এসএন (সীসা-টিন) তারের সিল। 1940-এর দশকে মৌলিক ক্রায়োজেনিক প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয়, যদিও তা আদিম। ইস্পাত কাটার সরঞ্জামগুলি তাদের পরিষেবা জীবন বাড়ানোর জন্য তরল নাইট্রোজেনে নিমজ্জিত করা হয়েছিল। ক্রায়োজেনিক্স ব্যবহার করে যান্ত্রিক প্রক্রিয়াগুলি 1950-এর দশকে ভালভাবে নথিভুক্ত করা হয়েছিল এবং 1980-এর দশকের মধ্যে ক্রায়োজেনিক তরলগুলি আধুনিক যন্ত্রগুলিতে সংরক্ষণ এবং ব্যবহারের জন্য বিবেচনা করা শুরু হয়েছিল। আজ, যন্ত্রের রেজোলিউশন এবং কার্যকারিতার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্রায়োজেনিক তরলগুলিকে আবদ্ধ করার জন্য উচ্চ প্রযুক্তির বাণিজ্যিক, চিকিৎসা এবং সামরিক প্রয়োগগুলিতে ক্রায়োজেনিক সীল একটি প্রয়োজনীয়তা। ক্রায়োজেনিক সিল ব্যবহার করে এমন অ্যাপ্লিকেশনগুলির মধ্যে রয়েছেঃ চৌম্বকীয় অনুরণন ইমেজিং (এমআরআই) ক্রোমাটোগ্রাফি ডাইল্যুশন রেফ্রিজারেশন ইউনিট শীতল ডিটেক্টর অপটিক্যাল উইন্ডোজ ইনফ্রারেড ডিটেক্টর সেন্ট্রিফিউগাল ক্রায়োজেনিক পাম্প মানহীন বায়বীয় যানবাহন ব্যবস্থা ক্ষেপণাস্ত্র সতর্কতা রিসিভার স্যাটেলাইট ট্র্যাকিং সিস্টেম ইনফ্রারেড টেলিস্কোপ ইন্ডিয়াম সিল ইন্ডিয়াম ক্রায়োজেনিক সিলের সুবিধাঃ ইন্ডিয়াম সিল সমাবেশের জন্য প্রতিষ্ঠিত/প্রমাণিত নকশা কৌশল বিচ্ছিন্নকরণ এবং পুনরায় সমাবেশের বিকল্প ইন্ডিয়ামকে ঘরের তাপমাত্রায় নরম এবং নমনীয় ব্যবহারের পরে দরকারী সিলগুলিতে সংস্কার করা যেতে পারে, ইন্ডিয়ামের কম গলন তাপমাত্রার কারণে, তাই এটি ত্রুটিগুলি পূরণ করে। এটি সঙ্গমের পৃষ্ঠগুলির মধ্যে একটি অভেদ্য বন্ধন তৈরি করে, একটি হার্মেটিক সীল তৈরি করে যা ক্রায়োজেনিক তাপমাত্রায় নমনীয় থাকে ঘরের তাপমাত্রা থেকে ক্রায়োজেনিক স্নানের নিমজ্জন পর্যন্ত তাপীয় শকের পরে সীলের অখণ্ডতা থাকে সীলের গুণমান সঙ্গমের পৃষ্ঠের গঠন থেকে স্বাধীন, উদাহরণস্বরূপ সিরামিক, জার্মেনিয়াম, ধাতু বা কাচ। ইন্ডিয়াম একটি স্ব-নিষ্ক্রিয়কারী অক্সাইড স্তর গঠন করে, যা 80-100 ′ পুরু। এই স্তরটি একটি অ্যাসিড ইচ দিয়ে সরানো সহজ, এবং অন্তর্নিহিত, উন্মুক্ত ইন্ডিয়াম ধাতুটি একটি শক্ত, হার্মেটিক বন্ধন গঠনের জন্য সংকুচিত করা যেতে পারে। অসুবিধাগুলি ফ্ল্যাঞ্জগুলির মধ্যে ইন্ডিয়ামকে সংকুচিত করার জন্য প্রয়োজনীয় ভারী যান্ত্রিক কাঠামো। পালসেটিং লোডগুলি ইন্ডিয়াম সিলের ক্রিপের কারণ হয়, যা বোল্টের টানকে শিথিল করে, যার ফলে সিলের গুণমান হ্রাস পায়। ইন্ডিয়াম সিলের সঙ্গমের পৃষ্ঠগুলির জন্য প্রক্রিয়া তথ্য যতটা সম্ভব পরিষ্কার রাখা উচিত এবং অ্যাসিটোন ব্যবহার করে পরিষ্কার করা যেতে পারে। পরিষ্কার, অক্সাইড-মুক্ত ইন্ডিয়াম নিজের সাথে ঠান্ডা হয়ে যাবে। একটি তারের সিলের সঙ্গমের প্রান্তগুলি সংকোচনের অধীনে একত্রিত হবে। ইন্ডিয়াম তার দিয়ে তৈরি সিলের একটি আরও নির্ভরযোগ্য বিকল্প হল একটি সিল যা একটি ইন্ডিয়াম ওয়াশার ব্যবহার করে। ওয়াশারগুলি তারের সংযুক্ত বাট প্রান্তের মধ্যে ইন্টারফেসটি সরিয়ে সীল অবক্ষয় এবং ক্রায়োজেনিক ফুটো হওয়ার ঝুঁকি হ্রাস করে। ওয়াশারগুলি কোনও বিরতি ছাড়াই একটি অবিচ্ছিন্ন রিং হিসাবে তৈরি করা হয়। ইন্ডিয়াম সিল আটকে রাখার জন্য যতটা সম্ভব ফাস্টেনার ব্যবহার করা উচিত। উপ-শূন্য তাপমাত্রায় উপাদানটির শক্ত হয়ে যাওয়া রোধ করার পাশাপাশি নিম্ন বাষ্প-চাপযুক্ত উপাদানগুলির অশুচিতা সীমাবদ্ধ করার জন্য ব্যবহৃত ইন্ডিয়াম উপাদান অবশ্যই অতি-বিশুদ্ধ (99.9 ন্যূনতম বিশুদ্ধতা) হতে হবে। ইন্ডিয়াম ক্রায়োজেনিক সিলের জন্য ব্যবহৃত উপাদানগুলি ভ্যাকুয়াম-কাস্ট উপাদান থেকে তৈরি করা উচিত যাতে সমাবেশে ফিক্সচারিংয়ের পরে আউটগ্যাসিং প্রতিরোধ করা যায়। নির্ভরযোগ্যতা পরীক্ষা ক্রায়োজেনিক তাপমাত্রা শক পরীক্ষার ধরন কম্প্যাক্ট ইন্ডিয়াম সীল কম্প্রেসিবল হার্মেটিক সীল কম্প্রেশন সীল ক্রায়োজেনিক ভ্যাকুয়াম সীল হ্রাসযোগ্য ক্রায়োজেনিক সীল ইন্ডিয়াম ও-রিং ভ্যাকুয়াম সীল ইন্ডিয়াম সীল ইন্ডিয়াম তার ও-রিং ইন্ডিয়াম তার সীল নিম্ন প্রোফাইল ইন্ডিয়াম সীল নিম্ন তাপমাত্রা সীল পুনঃব্যবহারযোগ্য ক্রায়োজেনিক ভ্যাকুয়াম সীল পুনঃব্যবহারযোগ্য ইন্ডিয়াম তার সীল পুনঃব্যবহারযোগ্য, নিম্ন-প্রোফাইল, ক্রায়োজেনিক তার সীল নরম ভ্যাকুয়াম সামঞ্জস্যপূর্ণ সিল ভ্যাকুয়াম সামঞ্জস্যপূর্ণ সীল ক্রায়োজেনিক তাপমাত্রায় কর্নার জয়েন্ট সিল ভ্যাকুয়াম সামঞ্জস্যপূর্ণ সীল নির্মাতারা ইন্ডিয়াম কর্পোরেশন সিএমআর-ডাইরেক্ট গারলক হেলিকোফ্লেক্স এআইএম ইএসপিআই ধাতু সিলওয়াইজ ক্যাপ্টন ® মাইলার® ইন্ডিয়াম তার