Anesthetic vaporizer
অ্যানেশথিক ভেপোরাইজার (আমেরিকান ইংরেজি) বা অ্যানেশথিক ভেপোরাইজার (ব্রিটিশ ইংরেজি) হল এমন একটি যন্ত্র যা সাধারণত একটি অ্যানেশথিক মেশিনের সাথে সংযুক্ত থাকে যা একটি উদ্বায়ী অ্যানেশথিক এজেন্টের প্রদত্ত ঘনত্ব সরবরাহ করে। এটি তরল থেকে অ্যানেশথিক এজেন্টগুলির বাষ্পীভবন নিয়ন্ত্রণ করে এবং তারপরে তাজা গ্যাস প্রবাহে এগুলি যে ঘনত্বে যোগ করা হয় তা সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করে কাজ করে। এই যন্ত্রগুলির নকশায় পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, তাজা গ্যাস প্রবাহ এবং এজেন্ট বাষ্প চাপের তারতম্যের বিষয়টি বিবেচনা করা হয়। আধুনিক বাষ্পীভবন সাধারণত দুই ধরনের বাষ্পীভবন রয়েছেঃ প্লেনম এবং ড্রাউভার। দুটোরই নানা ভাল এবং মন্দ দিক আছে। দ্বৈত-বর্তনী গ্যাস-বাষ্প ব্লেন্ডার হল তৃতীয় ধরনের বাষ্পকারী যা বিশেষভাবে এজেন্ট ডেস্ফ্লুরেনের জন্য ব্যবহৃত হয়। প্লেনাম ভেপরাইজার এনেস্থেটিক মেশিনের ইতিবাচক চাপ দ্বারা চালিত হয় এবং সাধারণত মেশিনে লাগানো থাকে। রোগী স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্বাস নিচ্ছে বা যান্ত্রিকভাবে বায়ুচলাচল হচ্ছে কিনা তা নির্বিশেষে বাষ্পীভবনের কার্যকারিতা পরিবর্তিত হয় না। ভ্যাপোরাইজারের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণত বেশি থাকে, তবে সরবরাহের চাপ স্থির থাকার কারণে ভ্যাপোরাইজারকে সঠিকভাবে ক্রমাঙ্কন করা যেতে পারে যাতে তাজা গ্যাস প্রবাহের বিস্তৃত পরিসরে উদ্বায়ী অ্যানেশথিক বাষ্পের সুনির্দিষ্ট ঘনত্ব সরবরাহ করা যায়। প্লেনম ভেপোরাইজার একটি মার্জিত যন্ত্র যা নির্ভরযোগ্যভাবে কাজ করে, বাহ্যিক শক্তি ছাড়াই, বহু শত ঘন্টা অবিচ্ছিন্ন ব্যবহারের জন্য এবং খুব কম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। প্লেনম ভেপরাইজার আগত গ্যাসকে সঠিকভাবে দুটি প্রবাহে বিভক্ত করে কাজ করে। এই প্রবাহগুলির মধ্যে একটি সরাসরি বাইপাস চ্যানেলের বাষ্পীভবনের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। অন্যটি বাষ্পীভূত চেম্বারে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়। বাষ্পীভূত চেম্বারে গ্যাস উদ্বায়ী অ্যানেশথিক বাষ্পের সাথে সম্পূর্ণরূপে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। বাষ্পীভবন ছাড়ার আগে এই গ্যাসটি বাইপাস চ্যানেলে গ্যাসের সাথে মিশ্রিত করা হয়। একটি সাধারণ উদ্বায়ী পদার্থ, আইসোফ্লুরেনের সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ 32 কে. পি. এ (বায়ুমণ্ডলের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ)। এর মানে হল যে বাষ্পীভূত চেম্বার থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাস মিশ্রণের আইসোফ্লুরেনের আংশিক চাপ 32 কে. পি. এ। সমুদ্রপৃষ্ঠে (বায়ুমণ্ডলীয় চাপ প্রায় 101 কে. পি. এ), এটি সুবিধাজনকভাবে 32 শতাংশ ঘনত্বের সমান। যাইহোক, বাষ্পীভবনের আউটপুট সাধারণত 1-2% এ সেট করা হয়, যার অর্থ হল যে তাজা গ্যাসের খুব কম অনুপাতই বাষ্পীভূত চেম্বারের মধ্য দিয়ে ঘুরিয়ে দেওয়া প্রয়োজন (এই অনুপাতটি বিভাজন অনুপাত হিসাবে পরিচিত)। এটিও দেখা যায় যে একটি প্লেনম ভেপরাইজার শুধুমাত্র একদিকে কাজ করতে পারেঃ যদি এটি বিপরীত দিকে সংযুক্ত থাকে, তবে অনেক বেশি পরিমাণে গ্যাস বাষ্পীভূত চেম্বারে প্রবেশ করে এবং তাই বাষ্পের সম্ভাব্য বিষাক্ত বা মারাত্মক ঘনত্ব সরবরাহ করা যেতে পারে। (প্রযুক্তিগতভাবে, যদিও ভ্যাপোরাইজারের ডায়ালটি ভলিউম শতাংশে ক্যালিব্রেট করা হয় (যেমন। 2 শতাংশ), এটি আসলে যা সরবরাহ করে তা হল অবেদনিক এজেন্টের আংশিক চাপ (যেমন। 2kPa))। প্লেনম ভেপরাইজারের কার্যকারিতা উদ্বায়ী এজেন্টের সম্পৃক্ত বাষ্প চাপের উপর ব্যাপকভাবে নির্ভর করে। এটি প্রতিটি এজেন্টের জন্য অনন্য, তাই এটি অনুসরণ করে যে প্রতিটি এজেন্টকে কেবল তার নিজস্ব নির্দিষ্ট ভেপরাইজার ব্যবহার করতে হবে। ফ্রেজার-সুইটম্যান ব্যবস্থার মতো বেশ কয়েকটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করা হয়েছে যাতে ভুল এজেন্ট দিয়ে একটি প্লেনম ভেপরাইজার ভরাট করা অত্যন্ত কঠিন হয়। একটি ভ্যাপোরাইজারের মধ্যে দুটি এজেন্টের মিশ্রণের ফলে ভ্যাপোরাইজারের অপ্রত্যাশিত কার্যকারিতা হতে পারে। যে কোনও একটি এজেন্টের জন্য স্যাচুরেটেড বাষ্প চাপ তাপমাত্রার সাথে পরিবর্তিত হয় এবং প্লেনম ভেপরাইজারগুলি একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার সীমার মধ্যে কাজ করার জন্য ডিজাইন করা হয়। এগুলির বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা তাপমাত্রার পরিবর্তনের (বিশেষত বাষ্পীভবনের মাধ্যমে শীতলকরণ) ক্ষতিপূরণের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। তাদের প্রায়শই প্রায় 5 কেজি ওজনের একটি ধাতব জ্যাকেট থাকে, যা ঘরের তাপমাত্রার সাথে ভারসাম্য বজায় রাখে এবং তাপের উৎস সরবরাহ করে। উপরন্তু, বাষ্পীভূত চেম্বারের প্রবেশদ্বারটি একটি দ্বি-ধাতব ফালা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা বাষ্পীভবনের দক্ষতার ক্ষতির ক্ষতিপূরণের জন্য চেম্বারে শীতল হওয়ার সাথে সাথে আরও গ্যাস গ্রহণ করে। প্রথম তাপমাত্রা-ক্ষতিপূরণ প্লেনাম ভেপরাইজার ছিল সাইপ্রান 'ফ্লুওটিইসি' হ্যালোথেন ভেপরাইজার, যা 1956 সালে হ্যালোথেনকে ক্লিনিকাল অনুশীলনে প্রবর্তনের পরপরই বাজারে মুক্তি পায়। ড্রভার ভ্যাপোরাইজার ড্রভার ভ্যাপোরাইজার রোগীর দ্বারা তৈরি নেতিবাচক চাপ দ্বারা চালিত হয় এবং তাই গ্যাস প্রবাহের বিরুদ্ধে কম প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকতে হবে। এর কার্যকারিতা রোগীর মিনিট ভলিউমের উপর নির্ভর করেঃ মিনিট ভেন্টিলেশন বৃদ্ধির সাথে সাথে এর আউটপুট কমে যায়। ড্রভার ভ্যাপোরাইজারের নকশাটি অনেক সহজঃ সাধারণভাবে এটি শ্বাস-প্রশ্বাসের সংযুক্তিতে মাউন্ট করা একটি সাধারণ কাচের জলাধার। ড্রভার ভ্যাপোরাইজারগুলি যে কোনও তরল উদ্বায়ী এজেন্টের সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে (ডায়াইথিল ইথার বা ক্লোরোফর্মের মতো পুরানো এজেন্ট সহ, যদিও ডেসফ্লুরেন ব্যবহার করা বিপজ্জনক হবে)। যেহেতু ভেপরাইজারের কার্যকারিতা এতটাই পরিবর্তনশীল, সঠিক ক্রমাঙ্কন অসম্ভব। যাইহোক, অনেক নকশায় একটি লিভার থাকে যা বাষ্পীভূত চেম্বারে প্রবেশ করা তাজা গ্যাসের পরিমাণ সামঞ্জস্য করে। ড্রভার ভ্যাপোরাইজারটি যে কোনও উপায়ে মাউন্ট করা যেতে পারে এবং সার্কিটগুলিতে যেখানে পুনরায় শ্বাস নেওয়া হয় বা বৃত্তের শ্বাস-প্রশ্বাসের সংযুক্তির ভিতরে ব্যবহার করা যেতে পারে। ড্রভার ভ্যাপোরাইজারগুলির সাধারণত কোনও তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণকারী বৈশিষ্ট্য থাকে না। দীর্ঘস্থায়ী ব্যবহারের সাথে, তরল এজেন্টটি এমন পর্যায়ে শীতল হতে পারে যেখানে জলাধারের বাইরে ঘনীভবন এবং এমনকি তুষার তৈরি হতে পারে। এই শীতলকরণ বাষ্পীভবনের কার্যকারিতা ব্যাহত করে। এই প্রভাব হ্রাস করার একটি উপায় হল একটি বাটি জলে ভেপরাইজার স্থাপন করা। ড্রভার ভেপরাইজারের আপেক্ষিক অদক্ষতা এর নিরাপত্তায় অবদান রাখে। একটি আরও দক্ষ নকশা অত্যধিক অবেদনিক বাষ্প তৈরি করবে। একটি ড্রভার ভ্যাপোরাইজার থেকে আউটপুট ঘনত্ব একটি প্লেনম ভ্যাপোরাইজার দ্বারা উত্পাদিত তুলনায় অনেক বেশি হতে পারে, বিশেষ করে কম প্রবাহে। নিরাপদ ব্যবহারের জন্য, শ্বাস-প্রশ্বাসের সংযুক্তিতে অবেদনিক বাষ্পের ঘনত্ব ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা উচিত। ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও, ড্রভার ভ্যাপোরাইজারটি তৈরি করা সস্তা এবং ব্যবহার করা সহজ। উপরন্তু, এর বহনযোগ্য নকশার অর্থ হল এটি মাঠে বা পশুচিকিৎসা অ্যানেস্থেসিয়ায় ব্যবহার করা যেতে পারে। ডুয়াল-সার্কিট গ্যাস-বাষ্প ব্লেন্ডার তৃতীয় শ্রেণীর ভেপরাইজার (ডুয়াল-সার্কিট গ্যাস-বাষ্প ব্লেন্ডার) বিশেষভাবে এজেন্ট ডিসফ্লুরেনের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। ডেস্ফ্লুরেন 23.5 ডিগ্রি সেলসিয়াসে ফোটে, যা ঘরের তাপমাত্রার খুব কাছাকাছি। এর মানে হল যে স্বাভাবিক কার্যকরী তাপমাত্রায়, ডেস্ফ্লুরেনের সম্পৃক্ত বাষ্প চাপ তাপমাত্রার সামান্য ওঠানামার সাথে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়। এর মানে হল যে একটি সাধারণ প্লেনম ভ্যাপোরাইজারের বৈশিষ্ট্যগুলি ডেস্ফ্লুরেনের সঠিক ঘনত্ব নিশ্চিত করার জন্য যথেষ্ট নয়। উপরন্তু, একটি খুব উষ্ণ দিনে, সমস্ত ডেস্ফ্লুরেন ফুটতে থাকে এবং ডেস্ফ্লুরেনের খুব উচ্চ (সম্ভাব্য মারাত্মক) ঘনত্ব রোগীর কাছে পৌঁছতে পারে। একটি ডেস্ফ্লুরেন ভেপোরাইজার (যেমন। ডেটেক্স-ওহমেদা দ্বারা উৎপাদিত টিইসি 6) 39 ডিগ্রি সেলসিয়াসে উত্তপ্ত হয় এবং 194 কেপিএ-তে চাপ দেওয়া হয়। এটি প্লেনাম ভ্যাপোরাইজারের মতো একইভাবে অ্যানেশথিক মেশিনে লাগানো হয়, তবে এর কার্যকারিতা বেশ আলাদা। এটি তাপ ব্যবহার করে ডিসফ্লুরেনযুক্ত একটি চেম্বারকে বাষ্পীভূত করে এবং তাজা গ্যাস প্রবাহে অল্প পরিমাণে বিশুদ্ধ ডিসফ্লুরেন বাষ্প প্রবেশ করায়। একটি ট্রান্সডিউসার তাজা গ্যাসের প্রবাহ অনুভব করে। সুইচ অন করার পরে একটি ওয়ার্ম-আপ পিরিয়ড প্রয়োজন। প্রধান শক্তি হারিয়ে গেলে ডেস্ফ্লুরেন ভেপরাইজার ব্যর্থ হবে। ভ্যাপোরাইজারটি প্রায় খালি থাকলে অ্যালার্মের শব্দ হয়। একটি বৈদ্যুতিন প্রদর্শন ভ্যাপোরাইজারের মধ্যে ডিসফ্লুরেনের মাত্রা নির্দেশ করে। ডেস্ফ্লুরেন ভেপোরাইজারের ব্যয় এবং জটিলতা ডেস্ফ্লুরেনের জনপ্রিয়তার আপেক্ষিক অভাবের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটি জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। ঐতিহাসিকভাবে, ইথার (প্রথম উদ্বায়ী এজেন্ট) প্রথম জন স্নো-এর ইনহেলার (1847) দ্বারা ব্যবহৃত হয়েছিল কিন্তু ক্লোরোফর্ম (1848) ব্যবহার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছিল। ইথার তারপর ধীরে ধীরে কার্ট শিমেলবাশের "মাস্ক"-এর মাধ্যমে নিয়মিত ব্যবহারের মাধ্যমে একটি পুনরুজ্জীবন (1862-1872) তৈরি করে, যা তরল ইথারের ফোঁটার জন্য একটি নার্কোসিস মাস্ক। এখন অপ্রচলিত, এটি তার দিয়ে তৈরি এবং কাপড় দিয়ে আবৃত একটি মুখোশ ছিল। ডেন্টাল সার্জনদের কাছ থেকে ইথার পরিচালনার আরও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতির জন্য চাপ এবং চাহিদা এর প্রসবের আধুনিকীকরণ করতে সহায়তা করেছিল। 1877 সালে, ক্লোভার একটি ওয়াটার জ্যাকেট সহ একটি ইথার ইনহেলার আবিষ্কার করেন এবং 1899 সালের শেষের দিকে ইথারের বিকল্পগুলি সামনে আসে, মূলত মেরুদণ্ডের অ্যানেস্থেশিয়া প্রবর্তনের কারণে। পরবর্তীকালে, এর ফলে সাইক্লোপ্রোপেন, ট্রাইক্লোরোইথিলিন এবং হ্যালোথেনের প্রবর্তনের কারণে ইথার (1930-1956) ব্যবহার হ্রাস পায়। 1980-এর দশকের মধ্যে, অ্যানেশথিক ভেপরাইজার যথেষ্ট বিকশিত হয়েছিল; পরবর্তী পরিবর্তনগুলি তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ, একটি দ্বি-ধাতব ফালা, তাপমাত্রা-সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভাজন অনুপাত এবং অ্যান্টি-স্পিল পরিমাপের মতো অতিরিক্ত সুরক্ষা বৈশিষ্ট্যগুলির একটি রাফ্টের দিকে পরিচালিত করে। রেফারেন্স এক্সটার্নাল লিঙ্ক ফ্রি রিসোর্স যা howequipmentworks.com অ্যানেসথেটিক মেশিনে অ্যানেসথেসিয়া ভেপরাইজারের নীতিগুলি গ্রাফিকভাবে ব্যাখ্যা করেঃ একটি উপস্থাপনা মাইকেল পি ডসচ দ্বারা অ্যানেসথেসিয়া গ্যাস মেশিন Anaesthesia.UK অপারেটিং নির্দেশাবলী এবং সঠিক অ্যানেসথেসিয়ার জন্য রক্ষণাবেক্ষণ নির্দেশিকা অ্যানেসথেসিয়া ড্রাগ ডেলিভারি ডিভাইসের ইতিহাস ডোজ ফর্ম