Extensometer
এক্সটেনসোমিটার হল এমন একটি যন্ত্র যা কোনও বস্তুর দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি স্ট্রেস-স্ট্রেন পরিমাপ এবং প্রসার্য পরীক্ষার জন্য দরকারী। এর নাম "এক্সটেনশন-মিটার" থেকে এসেছে। এটি চার্লস হিউস্টন উদ্ভাবন করেছিলেন যিনি 1879 সালে জার্নাল অফ দ্য ফ্রাঙ্কলিন ইনস্টিটিউটে একটি নিবন্ধে এটি বর্ণনা করেছিলেন। হিউস্টন পরে টেস্টিং মেশিন এবং স্কেলের প্রধান প্রস্তুতকারক ফেয়ারব্যাঙ্কস অ্যান্ড ইউইংকে অধিকার দিয়েছিলেন। প্রধানত দুই ধরনের এক্সটেনসোমিটার রয়েছেঃ কন্টাক্ট এবং নন-কন্টাক্ট। কন্টাক্ট কন্টাক্ট এক্সটেনসোমিটার বহু বছর ধরে ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং আরও দুটি বিভাগে বিভক্ত। প্রথম ধরনের কন্টাক্ট এক্সটেনসোমিটারকে ক্লিপ-অন এক্সটেনসোমিটার বলা হয়। এই যন্ত্রগুলি এমন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ব্যবহৃত হয় যেখানে উচ্চ নির্ভুলতা স্ট্রেন পরিমাপের প্রয়োজন হয় (বেশিরভাগ এ. এস. টি. এম ভিত্তিক পরীক্ষা)। এগুলি অনেক বিন্যাসে আসে এবং খুব ছোট থেকে তুলনামূলকভাবে বড় (এক মিলিমিটারের কম থেকে 100 মিলিমিটারের বেশি) স্থানচ্যুতি পরিমাপ করতে পারে। এগুলির কম খরচ এবং ব্যবহারের সুবিধার সুবিধা রয়েছে, তবে এগুলি ছোট/সূক্ষ্ম নমুনাগুলিকে প্রভাবিত করতে পারে। স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষার জন্য ক্লিপ-অন ডিভাইসগুলি মূলত ডিজিটাল "সেন্সর আর্ম" এক্সটেনসোমিটার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। এগুলি একটি মোটর চালিত সিস্টেম দ্বারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে নমুনায় প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং ঐতিহ্যবাহী ক্লিপ-অন ডিভাইসের তুলনায় অনেক বেশি পুনরাবৃত্তিযোগ্য ফলাফল তৈরি করতে পারে। এগুলি ভারসাম্যহীন এবং তাই নমুনার উপর নগণ্য প্রভাব ফেলে। ডিজিটাল রূপান্তরকারী এবং সংশ্লিষ্ট ফিল্টারগুলির সাথে এনালগের অভাবের কারণে উন্নত রৈখিকতা, সংকেতের শব্দ হ্রাস এবং সংশ্লিষ্ট বলের ডেটার সাথে সিঙ্ক্রোনাইজেশন বড় সুবিধা যা সময় পিছিয়ে দেয় এবং কাঁচা ডেটা মসৃণ করে। উপরন্তু এই যন্ত্রগুলি ব্যর্থ না হওয়া পর্যন্ত নমুনায় থাকতে পারে এবং কোনও নির্ভুলতা না হারিয়ে খুব উচ্চ সম্প্রসারণ (1000 মিমি পর্যন্ত) পরিমাপ করতে পারে। এই যন্ত্রগুলির সাধারণত 0.3 মাইক্রোমিটার বা তার বেশি রেজোলিউশন থাকে (সর্বোচ্চ মানের যন্ত্রগুলি 0.02 মাইক্রোমিটারের মতো কম মান পড়তে পারে) এবং আইএসও 9513-এর 1ম এবং 0.50 শ্রেণী পূরণ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাপের নির্ভুলতা থাকে। নন-কন্ট্যাক্ট নির্দিষ্ট কিছু বিশেষ প্রয়োগের জন্য, নন-কন্ট্যাক্ট এক্সটেনসোমিটারগুলি সুবিধা আনতে শুরু করেছে যেখানে ফিলার আর্ম বা কন্ট্যাক্ট এক্সটেনসোমিটার ব্যবহার করা অবাস্তব। লেজার এ হল একটি এক্সটেনসোমিটার যা নির্দিষ্ট উপকরণগুলির উপর স্ট্রেন বা বর্ধিতকরণ পরিমাপ করতে সক্ষম যখন সেগুলি একটি প্রসার্য পরীক্ষার মেশিনে লোড করা হয়। নীতিটি একটি লেজার দিয়ে নমুনা পৃষ্ঠকে আলোকিত করে কাজ করে, নমুনা পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলনগুলি তারপর একটি সিসিডি ক্যামেরা দ্বারা গ্রহণ করা হয় এবং জটিল অ্যালগরিদম দ্বারা প্রক্রিয়া করা হয়। লেজার এক্সটেনসোমিটার ব্যবহার করার সময় নমুনার সাথে চিহ্ন সংযুক্ত করার প্রয়োজন হয় না, যা উপাদান পরীক্ষার পরীক্ষাগারগুলির জন্য যথেষ্ট সময় সাশ্রয় করে। এক মাইক্রোমিটারের কম রেজোলিউশন (সাধারণত 0.1 মাইক্রোমিটার) এবং 900 মিমি পর্যন্ত দৈর্ঘ্য অর্জন করা যেতে পারে, যা এই যন্ত্রগুলিকে সবচেয়ে জটিল পরীক্ষার জন্য উপযুক্ত করে তোলে। লেজার এক্সটেনসোমিটারগুলি প্রাথমিকভাবে এমন উপকরণগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যা একটি ঐতিহ্যবাহী "ক্লিপ-অন" এক্সটেনসোমিটারের ক্ষতি করতে পারে, অথবা যেখানে ডিভাইসে ক্লিপটির ভর নমুনার সাথে শারীরিকভাবে সংযুক্ত থাকার কারণে উপাদান বৈশিষ্ট্যগুলিকে প্রভাবিত করে। লেজার এক্সটেনসোমিটারগুলি উচ্চতর বা শূন্যের নিচে তাপমাত্রায় পরীক্ষার জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। ভিডিও এ এমন একটি যন্ত্র যা একটি ফ্রেম গ্র্যাবার বা পিসির সাথে সংযুক্ত একটি ডিজিটাল ভিডিও ক্যামেরা ব্যবহার করে পরীক্ষার সময় নমুনার অবিচ্ছিন্ন চিত্র ক্যাপচার করে নির্দিষ্ট উপকরণের স্ট্রেস/স্ট্রেন পরিমাপ করতে সক্ষম। পরীক্ষার অধীনে থাকা উপাদানের নমুনা সাধারণত একটি নির্দিষ্ট আকারে কাটা হয় এবং বিশেষ চিহ্নিতকারী (সাধারণত বিশেষ স্টিকার বা কলম দিয়ে চিহ্নিত করা হয় যা চিহ্নিতকারীকে নমুনার রঙ এবং ক্যাপচার করা ছবিতে টেক্সচার থেকে আলাদা করে) দিয়ে চিহ্নিত করা হয়। ক্যাপচার করা ছবিতে এই চিহ্নিতকারীগুলির মধ্যে পিক্সেল দূরত্ব ক্রমাগত ক্যাপচার করা ভিডিওতে ট্র্যাক করা হয়, যখন পরীক্ষার অধীনে থাকা নমুনাটি প্রসারিত/সংকুচিত করা হয়। এই পিক্সেল দূরত্বটি রিয়েল টাইমে পরিমাপ করা যেতে পারে এবং একটি ক্রমাঙ্কন মানের বিরুদ্ধে ম্যাপ করা যেতে পারে যাতে সরাসরি স্ট্রেন পরিমাপ দেওয়া যায় এবং প্রয়োজনে স্ট্রেন নিয়ন্ত্রণে টেস্টিং মেশিনটি নিয়ন্ত্রণ করা যায়। সঠিক ক্রমাঙ্কন মান এবং ভাল চিত্র প্রক্রিয়াকরণ অ্যালগরিদমের সাহায্যে, এক মাইক্রোমিটারের (মাইক্রোমিটার) চেয়ে অনেক কম রেজোলিউশন অর্জন করা যেতে পারে। সঠিক ক্রমাঙ্কন মান ক্রমাঙ্কন নমুনার উপরও নির্ভর করে যা সাধারণত খুব নির্ভুলতার সাথে একটি বিশেষভাবে খোদাই করা উপাদান। ক্রমাঙ্কন করার জন্য, নতুন নমুনার জন্য ব্যবহৃত একই পরীক্ষার অবস্থার অধীনে ক্রমাঙ্কন নমুনা দিয়ে প্রথমে ছবি তোলা হয়। ভিডিও এক্সটেনসোমিটারগুলি প্রাথমিকভাবে এমন উপকরণগুলির জন্য ব্যবহৃত হয় যা একটি ঐতিহ্যবাহী যোগাযোগ বা ডিজিটাল "ফিলার আর্ম" এক্সটেনসোমিটারের ক্ষতি করতে পারে। কিছু অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ভিডিও এক্সটেনসোমিটার যান্ত্রিক পরিমাপ ইউনিটগুলিকে প্রতিস্থাপন করছে-তবে এটি মূলত ক্লিপ-অন ডিভাইস। 50 মিমি গেজ দৈর্ঘ্যের প্লাস্টিকের উপর স্থিতিস্থাপকতার মডুলাস পরিমাপ করার সময় আইএসও 527-এ 1 মাইক্রোমিটার নির্ভুলতার প্রয়োজন হয়। কিছু ভিডিও এক্সটেনসোমিটার এটি অর্জন করতে পারে না, যদিও উৎপাদন পরীক্ষার জন্য স্বয়ংক্রিয় মোটরযুক্ত ডিজিটাল এক্সটেনসোমেট্রি ব্যবহার করা ভাল যাতে অপারেটররা ম্যানুয়ালি নমুনার সাথে চিহ্ন সংযুক্ত করতে না পারে এবং সিস্টেম সেটিং এবং সামঞ্জস্য করতে সময় ব্যয় করে। লক্ষ্য করুন যে কিছু ভিডিও এক্সটেনসোমিটারের গ্রহণযোগ্য ফলাফল অর্জনে অসুবিধা হয় যখন তাপমাত্রা চেম্বারের মধ্যে স্ট্রেন পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। উচ্চ নির্ভুলতার দাবি করা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য, অ-যোগাযোগের স্ট্রেন পরিমাপ, ভিডিও এক্সটেনসোমিটার একটি প্রমাণিত সমাধান। কিছু নির্দিষ্ট পরীক্ষার প্রয়োগগুলিতে এগুলি অন্যান্য প্রযুক্তির তুলনায় উচ্চতর, যেমন লেজার স্পেকল কারণ একটি বড় পরিসরে স্ট্রেন পরিমাপ করার ক্ষমতা রয়েছে। এটি মডুলাসের মতো পরিমাপের পাশাপাশি ব্যর্থতার সময় স্ট্রেন নির্ধারণের অনুমতি দেয়। পরীক্ষার সময় পরিবেষ্টিত আলোর অবস্থার পরিবর্তন পরীক্ষার ফলাফলকে প্রভাবিত করতে পারে যদি ভিডিও এক্সটেনসোমিটার আলোর অ্যারে এবং লেন্স উভয়ের উপর উপযুক্ত ফিল্টার ব্যবহার না করে। এই প্রযুক্তি সহ সিস্টেমগুলি পরিবেষ্টিত আলোর অবস্থার সমস্ত প্রভাব সরিয়ে দেয়। খনির পরিবেশে, ব্যাটার/হাইওয়ালের স্থানচ্যুতি পরিমাপ করতে এক্সটেনসোমিটার ব্যবহার করা হয়। স্থানচ্যুতি বনাম সময় প্লট করা ভূ-প্রযুক্তিগত প্রকৌশলীদের প্রাচীরের ব্যর্থতা আসন্ন কিনা তা নির্ধারণ করতে সক্ষম করে। জটিল ব্যর্থতার জন্য, রাডার বা লেজার স্ক্যানের মতো আরও সরঞ্জাম ব্যবহার করা হয় যা ত্রিমাত্রিক এবং শেষ পর্যন্ত 4-মাত্রিক বিশ্লেষণ সক্ষম করে। ভূগর্ভস্থ জল এবং অ্যাকুইফার এক্সটেনসোমিটারগুলি অ্যাকুইফারগুলির সংকোচন পরিমাপের পাশাপাশি তাদের সম্প্রসারণ পরিমাপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এরগোমিটারগুলি গভীরতা, হার এবং সংকোচনের ব্যাপ্তির উল্লেখযোগ্য তথ্য সরবরাহ করতে পারে। অঞ্চলগুলিতে অবনতির একটি স্পষ্ট চিত্র সংগ্রহ করা এই সামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্যটি লক্ষ্য করা যায়। স্ট্যান্ডার্ড এ. এস. টি. এম. ই83 স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস ফর ভেরিফিকেশন অ্যান্ড ক্লাসিফিকেশন অফ এক্সটেনসোমিটারস এ. এস. টি. এম. ডি4403 স্ট্যান্ডার্ড প্র্যাকটিস ফর এক্সটেনসোমিটারস ইউজড ইন রক আরও দেখুন কম্প্রেসমিটার ডিফর্মেশন মনিটরিং রেফারেন্স হিউস্টন, চার্লস। ফ্রাঙ্কলিন ইনস্টিটিউটের জার্নাল, খণ্ড "লোহার উপর ক্রমাগত এবং প্রগতিশীলভাবে ক্রমবর্ধমান স্ট্রেনের প্রভাব"। 107, নং। 1, জানুয়ারি 1879, পৃ. 41-44। জে. আর. ডেভিস সম্পাদিত টেনসাইল টেস্টিং আরও পড়ুন। 2য় সংস্করণ। ম্যাটেরিয়ালস পার্ক, ওহিওঃ এ. এস. এম ইন্টারন্যাশনাল, 2004. পৃ. 77-82। । দৈর্ঘ্য, দূরত্ব, বা পরিসীমা পরিমাপের যন্ত্রপাতি উপাদান পরীক্ষার সময়ঃ ডেহনুংসেন্সর