Du Noüy–Padday method
ডু নোয়-প্যাডডে পদ্ধতি হল ডু নোয় রিং পদ্ধতির একটি ন্যূনতম সংস্করণ যা বড় প্ল্যাটিনাম রিংকে একটি পাতলা রড দিয়ে প্রতিস্থাপন করে যা বায়ু-তরল ইন্টারফেসে ভারসাম্য পৃষ্ঠের টান বা গতিশীল পৃষ্ঠের টান পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে, রডটি ইন্টারফেসের লম্বভাবে অবস্থিত এবং এর উপর প্রয়োগ করা বল পরিমাপ করা হয়। প্যাডডে-র কাজের উপর ভিত্তি করে, এই পদ্ধতিটি ল্যাংমুয়ার-ব্লজেট ফিল্মের প্রস্তুতি ও পর্যবেক্ষণ, কালি ও আবরণের বিকাশ, ফার্মাসিউটিক্যাল স্ক্রিনিং এবং একাডেমিক গবেষণায় ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। বিস্তারিত বিবরণ ডু নোয় প্যাডে রড সাধারণত কয়েক মিলিমিটার বর্গক্ষেত্রের ক্রমে একটি ছোট রিং তৈরি করে। রডটি প্রায়শই একটি যৌগিক ধাতব উপাদান থেকে তৈরি করা হয় যা ইন্টারফেসে সম্পূর্ণ আর্দ্রতা নিশ্চিত করতে রুক্ষ করা যেতে পারে। সার্ফ্যাক্ট্যান্টগুলির সম্পূর্ণ অপসারণ নিশ্চিত করার জন্য রডটি জল, অ্যালকোহল এবং একটি শিখা বা শক্তিশালী অ্যাসিড দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। রডটি একটি পাতলা ধাতব হুকের মাধ্যমে একটি স্কেল বা ব্যালেন্সের সাথে সংযুক্ত করা হয়। প্যাডডে পদ্ধতি সর্বাধিক টান বল পদ্ধতি ব্যবহার করে, অর্থাৎ। পৃষ্ঠের উত্তেজনার কারণে সর্বাধিক বল রেকর্ড করা হয় কারণ প্রোবটি প্রথমে সিএ নিমজ্জিত হয়। সমাধানের মধ্যে এক মিমি এবং তারপর ধীরে ধীরে ইন্টারফেস থেকে প্রত্যাহার। একটি প্রোবে কাজ করা প্রধান শক্তি হল প্লবতা (প্রোব দ্বারা স্থানচ্যুত তরলের পরিমাণের কারণে) এবং প্রোবে মেনে চলা মেনিস্কাসের ভর। এটি একটি পুরনো, নির্ভরযোগ্য এবং সুবিন্যস্ত কৌশল। সর্বাধিক টান বল কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল যে প্রোবের উপর হ্রাসমান যোগাযোগ কোণ কার্যকরভাবে শূন্য। ডু নোয় রিং/সর্বাধিক টান বল পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্যাডডে যন্ত্রগুলিতে ব্যবহৃত পৃষ্ঠ টান পরিমাপ এখানে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছেঃ প্রোবে কাজ করা বলকে দুটি উপাদানে ভাগ করা যেতে পারেঃ i) প্রোব দ্বারা স্থানচ্যুত আয়তন থেকে উদ্ভূত বুয়েন্সি, এবং ii) প্রোবের সাথে লেগে থাকা তরলের মেনিস্কাসের ভর। পরেরটি পৃষ্ঠ টান বলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, অর্থাৎ। প্রোবের পরিধি কোথায়, প্রোবের নীচে পৃষ্ঠের টান এবং মেনিস্কাসের ওজন কোথায়। এখানে বিবেচনা করা পরিস্থিতিতে প্রোব দ্বারা স্থানচ্যুত ভলিউমটি মেনিস্কাসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এটি প্রোব এবং পরিমাপ করা সমাধানের মধ্যে যোগাযোগ কোণ, এবং কিব্রনের প্রোবগুলির সাথে বেশিরভাগ সমাধানের জন্য নগণ্য। সুতরাং, ভারসাম্য দ্বারা পরিমাপ করা বলটি প্রোবের উপর কাজ করা বলটি কোথায় এবং প্লবনের কারণে বলটি কোথায় তা দ্বারা দেওয়া হয়। বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়ে দ্রবণে নিমজ্জিত প্রোবের আয়তন অদৃশ্য হয়ে যায়, এবং এইভাবে, প্লবতা শব্দটিও অদৃশ্য হয়ে যায়। এটি বল বক্ররেখায় সর্বাধিক হিসাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়, যা আদর্শ অবস্থার জন্য উপরের ব্যুৎপত্তি ধারণ করে। অ-আদর্শ, যেমন। ত্রুটিযুক্ত প্রোব আকৃতি থেকে, পরিচিত পৃষ্ঠের টান সহ একটি সমাধান ব্যবহার করে ক্রমাঙ্কন রুটিনে আংশিকভাবে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। সুবিধা এবং অনুশীলন ডু নোয় রিংয়ের বিপরীতে, পৃষ্ঠের টান গণনা করার সময় কোনও সংশোধনকারী উপাদানের প্রয়োজন হয় না। ছোট আকারের কারণে রডটি উচ্চ থ্রুপুট যন্ত্রগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে যা পৃষ্ঠের টান নির্ধারণ করতে 96-ওয়েল প্লেট ব্যবহার করে। রডের ছোট ব্যাসটি কিছু ডিভাইসে 50 লিটার নমুনা ব্যবহার করে অল্প পরিমাণে তরল ব্যবহার করার অনুমতি দেয়। উপরন্তু, রডটি উইলহেলমি পদ্ধতির জন্যও ব্যবহারের অনুমতি দেয় কারণ পরিমাপের সময় রডটি সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করা হয় না। এর জন্য গতিশীল পৃষ্ঠ টানটি বিস্তৃত সময়সীমার উপর পৃষ্ঠের গতিবিদ্যার সঠিক নির্ধারণের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। প্যাডডে কৌশলটি কম অপারেটর বৈচিত্র্যও সরবরাহ করে এবং একটি অ্যান্টি-ভাইব্রেশন টেবিলের প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য যন্ত্রের তুলনায় এই সুবিধাটি প্যাডডে যন্ত্রগুলিকে সহজেই মাঠে ব্যবহার করার সুযোগ করে দেয়। যৌগিক উপাদান দিয়ে তৈরি রডটি বাঁকানোর সম্ভাবনাও কম এবং তাই ডু নোয় পদ্ধতিতে দেওয়া আরও ব্যয়বহুল প্ল্যাটিনাম রডের চেয়ে সস্তা। একটি সাধারণ পরীক্ষায়, একটি ম্যানুয়াল বা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র ব্যবহার করে রডটি বিশ্লেষণ করা পৃষ্ঠে নামানো হয় যতক্ষণ না একটি মেনিস্কাস তৈরি হয় এবং তারপরে উত্থাপিত হয় যাতে রডের নীচের প্রান্তটি নিরবচ্ছিন্ন পৃষ্ঠের সমতলে থাকে। এই কৌশলটির একটি অসুবিধা হল যে এটি দুটি তরলের মধ্যে আন্তঃমুখীয় টান পরিমাপ করতে রডটিকে পৃষ্ঠের মধ্যে পুঁতে রাখতে পারে না। ব্যবহারিক ব্যবহার একটি একক প্রোব ব্যবহার করে এমন একটি যন্ত্রের ব্যবহারিক ব্যবহার হল এটি একটি উচ্চ থ্রুপুট যন্ত্রের বিকাশের অনুমতি দেয়। রক্ত-মস্তিষ্কের বাধায় (বিবিবি) ওষুধের অনুপ্রবেশ বোঝার জন্য, ওষুধের দ্রবণীয়তা বোঝার জন্য, একটি ওষুধের বিষাক্ততা পরীক্ষা করার জন্য একটি পর্দার বিকাশ, অক্সিডাইজড ফসফোলিপিডের ভৌত রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ এবং নতুন সার্ফ্যাক্ট্যান্ট/পলিমারের বিকাশের জন্য বাস্তব সময়ে গঠনের জন্য একটি উচ্চ থ্রুপুট পৃষ্ঠ টান যন্ত্র ব্যবহার করা যেতে পারে। বি. বি. বি-তে ওষুধের অনুপ্রবেশ এইচ. টি. এস পৃষ্ঠ টান যন্ত্র ব্যবহার করে দুর্বলভাবে দ্রবণীয় ওষুধ প্রার্থীদের ভৌত রাসায়নিক প্রোফাইলিং করা হয়। রক্ত-মস্তিষ্কের প্রতিবন্ধকতার মাধ্যমে অনুপ্রবেশের অনুমিত পূর্বাভাস। ওষুধের বিষাক্ততা পরীক্ষা করার জন্য একটি পর্দার বিকাশ ড্রাগ-লিপিড-কমপ্লেক্সের সাথে একটি সম্পর্ক বিশেষ ক্যাটিয়ানিক ওষুধগুলিতে ফসফোলিপিডোসিসের পূর্বাভাস দেওয়ার জন্য উচ্চ-থ্রুপুট পৃষ্ঠ টান যন্ত্রের সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল। ওষুধের দ্রবণীয়তা বোঝা ওষুধের দ্রবণীয়তা আগে শেকার পদ্ধতি দ্বারা করা হয়েছে। একটি 96-ওয়েল উচ্চ থ্রুপুট ডিভাইস ওষুধ পরীক্ষার জন্য একটি নতুন পদ্ধতির বিকাশের অনুমতি দিয়েছে। অক্সিডাইজড ফসফোলিপিডস অক্সিডাইজড লিপিডের ভৌত রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যগুলি একটি উচ্চ থ্রুপুট ডিভাইস ব্যবহার করে চিহ্নিত করা হয়েছিল। যেহেতু এই অক্সিডাইজড লিপিডগুলি ব্যয়বহুল এবং শুধুমাত্র অল্প পরিমাণে পাওয়া যায়, তাই একটি পৃষ্ঠ টান যন্ত্র যা শুধুমাত্র অল্প পরিমাণে আয়তনের প্রয়োজন হয় তা আরও ভাল। নতুন সার্ফ্যাক্ট্যান্ট/পলিমারের বিকাশ শাখা-প্রশাখাযুক্ত কপোলিমার দ্রবণগুলির পৃষ্ঠের টান প্রোফাইলগুলি এইচ. টি. এস পৃষ্ঠের টেনসিওমিটার ব্যবহার করে একটি ফাংশন পলিমার ঘনত্ব হিসাবে পিএইচ-ট্রিগারড অ্যাগ্রিগেশন ইমালশন ড্রপলেট তৈরি করার জন্য সঞ্চালিত হয়েছিল। আরও দেখুন টেনসিওমিটার (পৃষ্ঠের টান) ডু নোয় রিং পদ্ধতি সেসিল ড্রপ কৌশল উইলহেলমি প্লেট পদ্ধতি তথ্যসূত্র পৃষ্ঠ বিজ্ঞান তরল বলবিজ্ঞান