Optical power meter
অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার (ও. পি. এম) হল একটি যন্ত্র যা অপটিক্যাল সিগন্যালে শক্তি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। এই শব্দটি সাধারণত ফাইবার অপটিক সিস্টেমে গড় শক্তি পরীক্ষার জন্য একটি যন্ত্রকে বোঝায়। অন্যান্য সাধারণ উদ্দেশ্যে হালকা শক্তি পরিমাপের যন্ত্রগুলিকে সাধারণত রেডিওমিটার, ফটোমিটার, লেজার পাওয়ার মিটার (ফটোডিয়োড সেন্সর বা থার্মোপাইল লেজার সেন্সর হতে পারে), লাইট মিটার বা লাক্স মিটার বলা হয়। একটি সাধারণ অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার একটি ক্যালিব্রেটেড সেন্সর, পরিমাপ পরিবর্ধক এবং প্রদর্শন নিয়ে গঠিত। সেন্সরটি প্রাথমিকভাবে তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং শক্তির স্তরের উপযুক্ত পরিসরের জন্য নির্বাচিত একটি ফটোডিয়ড নিয়ে গঠিত। ডিসপ্লে ইউনিটে, পরিমাপ করা অপটিক্যাল শক্তি এবং সেট তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রদর্শিত হয়। পাওয়ার মিটারগুলি একটি ট্রেসযোগ্য ক্রমাঙ্কন মান ব্যবহার করে ক্রমাঙ্কন করা হয়। একটি ঐতিহ্যবাহী অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার আলোর একটি বিস্তৃত বর্ণালীতে সাড়া দেয়, তবে ক্রমাঙ্কন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর নির্ভরশীল। এটি সাধারণত কোনও সমস্যা নয়, যেহেতু পরীক্ষার তরঙ্গদৈর্ঘ্য সাধারণত জানা যায়, তবে এর কয়েকটি ত্রুটি রয়েছে। প্রথমত, ব্যবহারকারীকে অবশ্যই মিটারটিকে সঠিক পরীক্ষার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সেট করতে হবে এবং দ্বিতীয়ত, যদি অন্যান্য জাল তরঙ্গদৈর্ঘ্য উপস্থিত থাকে, তবে ভুল পাঠের ফলাফল হবে। অপটিক্যাল পাওয়ার মিটারগুলি স্ট্যান্ড-অ্যালোন বেঞ্চ বা হ্যান্ডহেল্ড যন্ত্র হিসাবে পাওয়া যায় বা অপটিক্যাল লাইট সোর্স (ওএলএস), ভিজ্যুয়াল ফল্ট লোকেটর (ভিএফএল), বা একটি বড় বা মডুলার যন্ত্রের সাব-সিস্টেম হিসাবে অন্যান্য পরীক্ষার ক্রিয়াকলাপের সাথে মিলিত হয়। সাধারণত, একটি পাওয়ার মিটার স্বয়ংক্রিয়ভাবে পরম আলোকীয় শক্তি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়, অথবা ক্ষতি পরিমাপ করতে একটি মিলযুক্ত আলোর উৎসের সাথে ব্যবহৃত হয়। যখন কোনও আলোর উৎসের সঙ্গে সংযুক্ত করা হয়, তখন যন্ত্রটিকে অপটিক্যাল লস টেস্ট সেট বা ওএলটিএস বলা হয়, যা সাধারণত অপটিক্যাল শক্তি এবং শেষ থেকে শেষ পর্যন্ত অপটিক্যাল ক্ষতি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। আরও উন্নত ওএলটিএস দুই বা ততোধিক পাওয়ার মিটার অন্তর্ভুক্ত করতে পারে এবং তাই অপটিক্যাল রিটার্ন লস পরিমাপ করতে পারে। জিআর-198, হ্যান্ড-হেল্ড স্টেবিলাইজড লাইট সোর্স, অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার, রিফ্লেক্টেন্স মিটার এবং অপটিক্যাল লস টেস্ট সেটের জন্য জেনেরিক প্রয়োজনীয়তা, ওএলটিএস সরঞ্জামগুলি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করে। বিকল্পভাবে, একটি অপটিক্যাল টাইম ডোমেন রিফ্লেক্টোমিটার (ওটিডিআর) অপটিক্যাল লিঙ্কের ক্ষতি পরিমাপ করতে পারে যদি তার চিহ্নিতকারীগুলি টার্মিনাস পয়েন্টগুলিতে সেট করা হয় যার জন্য ফাইবার ক্ষতি পছন্দ করা হয়। তবে এটি একটি পরোক্ষ পরিমাপ। একটি লিঙ্কে একাধিক তন্তু থাকলে একটি একক-দিকের পরিমাপ বেশ ভুল হতে পারে, কারণ তন্তুগুলির মধ্যে ব্যাক-স্ক্যাটার সহগ পরিবর্তনশীল। দ্বিমুখী গড় তৈরি করা হলে নির্ভুলতা বাড়ানো যেতে পারে। জিআর-196, অপটিক্যাল টাইম ডোমেন রিফ্লেক্টোমিটার (ওটিডিআর) টাইপ সরঞ্জামের জন্য জেনেরিক প্রয়োজনীয়তা, ওটিডিআর সরঞ্জামগুলি নিয়ে গভীরভাবে আলোচনা করে। প্রধান অর্ধপরিবাহী সংবেদক প্রকারগুলি হল সিলিকন (সি), জার্মেনিয়াম (জিই) এবং ইন্ডিয়াম গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (আইএনজিএএ)। উপরন্তু, এগুলি উচ্চ আলোকীয় শক্তি পরীক্ষার জন্য ক্ষয়কারী উপাদানগুলির সাথে বা তরঙ্গদৈর্ঘ্য নির্বাচিত উপাদানগুলির সাথে ব্যবহার করা যেতে পারে যাতে তারা শুধুমাত্র নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সাড়া দেয়। এগুলি সবই একই ধরনের বর্তনীতে কাজ করে, তবে, তাদের মৌলিক তরঙ্গদৈর্ঘ্য প্রতিক্রিয়া বৈশিষ্ট্য ছাড়াও, প্রত্যেকটির আরও কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য রয়েছেঃ সি ডিটেক্টরগুলি তুলনামূলকভাবে কম শক্তি স্তরে পরিপূর্ণ হতে থাকে এবং এগুলি কেবল দৃশ্যমান এবং 850 এনএম ব্যান্ডে কার্যকর, যেখানে তারা সাধারণত ভাল কর্মক্ষমতা প্রদান করে। জিই ডিটেক্টরগুলি সর্বোচ্চ শক্তি স্তরে পরিপূর্ণ হয়, তবে দুর্বল নিম্ন শক্তি কর্মক্ষমতা, সমগ্র শক্তি পরিসরের উপর দুর্বল সাধারণ রৈখিকতা এবং সাধারণত তাপমাত্রা সংবেদনশীল। এগুলি "1550 এনএম" পরীক্ষার জন্য সামান্য সঠিক, তাপমাত্রা এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সংমিশ্রণ যেমন প্রতিক্রিয়াশীলতাকে প্রভাবিত করার কারণে। 1580 এনএম, তবে তারা সাধারণত ব্যবহৃত 850/1300/1550 এনএম তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যান্ডগুলির উপর দরকারী কর্মক্ষমতা প্রদান করে, তাই যেখানে কম নির্ভুলতা গ্রহণযোগ্য সেখানে এগুলি ব্যাপকভাবে স্থাপন করা হয়। অন্যান্য সীমাবদ্ধতার মধ্যে রয়েছেঃ নিম্ন শক্তি স্তরে অ-রৈখিকতা এবং ডিটেক্টর এলাকা জুড়ে দুর্বল প্রতিক্রিয়াশীলতা অভিন্নতা। আই. এন. জি. এ. এ ডিটেক্টরগুলি মধ্যবর্তী স্তরে পরিপূর্ণ হয়। এগুলি সাধারণত ভাল কার্যকারিতা প্রদান করে, তবে প্রায়শই 850 এনএম-এর কাছাকাছি তরঙ্গদৈর্ঘ্য সংবেদনশীল। সুতরাং এগুলি মূলত 1270-1650 এনএম-এ একক-মোড ফাইবার পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার সেন্সরের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল ফাইবার অপটিক সংযোগকারী ইন্টারফেস। সাধারণত সম্মুখীন হওয়া বিভিন্ন ধরনের ফাইবার এবং সংযোগকারীগুলির সাথে ব্যবহার করার সময় উল্লেখযোগ্য নির্ভুলতার সমস্যা এড়াতে সতর্ক অপটিক্যাল ডিজাইনের প্রয়োজন হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল সেন্সর ইনপুট পরিবর্ধক। বিভিন্ন পরিস্থিতিতে কর্মক্ষমতার উল্লেখযোগ্য অবনতি এড়াতে এর জন্য খুব সতর্ক নকশা প্রয়োজন। ক্ষমতা পরিমাপের পরিসীমা একটি সাধারণ ও. পি. এম প্রায় 0 ডিবিএম (1 মিলি ওয়াট) থেকে প্রায়-50 ডিবিএম (10 ন্যানো ওয়াট) পর্যন্ত রৈখিক, যদিও প্রদর্শনের পরিসীমা আরও বড় হতে পারে। 0 ডিবিএম-এর উপরে "উচ্চ শক্তি" হিসাবে বিবেচিত হয় এবং বিশেষভাবে অভিযোজিত ইউনিটগুলি প্রায় + 30 ডিবিএম (1 ওয়াট) পর্যন্ত পরিমাপ করতে পারে। - 50 ডিবিএম এর নিচে "কম শক্তি", এবং বিশেষভাবে অভিযোজিত ইউনিটগুলি-110 ডিবিএম হিসাবে কম পরিমাপ করতে পারে। পাওয়ার মিটারের নির্দিষ্টকরণ নির্বিশেষে, প্রায়-50 ডিবিএম-এর নিচে পরীক্ষা করা তন্তু বা সংযোগকারীগুলিতে বিপথগামী পরিবেষ্টিত আলোর ফুটো হওয়ার প্রতি সংবেদনশীল হতে থাকে। সুতরাং "কম শক্তিতে" পরীক্ষা করার সময়, কিছু ধরণের পরীক্ষার পরিসীমা/রৈখিকতা যাচাইকরণ (সহজেই অ্যাটেনুয়েটর দিয়ে করা) পরামর্শ দেওয়া হয়। কম শক্তির স্তরে, আলোকীয় সংকেত পরিমাপের প্রবণতা কোলাহলপূর্ণ হয়ে ওঠে, তাই উল্লেখযোগ্য পরিমাণে সংকেত গড় ব্যবহারের কারণে মিটারগুলি খুব ধীর হয়ে যেতে পারে। পাওয়ার মিটার আউটপুট থেকে ডিবিএম গণনা করতেঃ রৈখিক-থেকে-ডিবিএম গণনা পদ্ধতিটি হলঃ ডিবি = 10 লগ (পি1/পি2) যেখানে পি1 = পরিমাপ করা শক্তি স্তর (যেমন। এমওয়াটস-এ), পি2 = রেফারেন্স পাওয়ার স্তর, যা 1 মেগাওয়াট ক্যালিব্রেশন এবং নির্ভুলতা অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার ক্যালিব্রেশন এবং নির্ভুলতা একটি বিতর্কিত বিষয়। বেশিরভাগ প্রাথমিক রেফারেন্স মানগুলির নির্ভুলতা (যেমন। ওজন, সময়, দৈর্ঘ্য, ভোল্ট ইত্যাদি) এটি একটি উচ্চ নির্ভুলতার জন্য পরিচিত, সাধারণত এক বিলিয়নে 1 অংশের ক্রম। তবে বিভিন্ন ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবরেটরিজ দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা অপটিক্যাল পাওয়ার স্ট্যান্ডার্ডগুলি হাজারের মধ্যে মাত্র এক অংশে সংজ্ঞায়িত করা হয়। ধারাবাহিক লিঙ্কগুলির মাধ্যমে এই নির্ভুলতা আরও হ্রাস পাওয়ার সময়, যন্ত্রের ক্রমাঙ্কন নির্ভুলতা সাধারণত মাত্র কয়েক শতাংশ হয়। সবচেয়ে সঠিক ফিল্ড অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার 1 শতাংশ ক্রমাঙ্কন নির্ভুলতার দাবি করে। এটি একটি তুলনীয় বৈদ্যুতিক মিটারের তুলনায় কম নির্ভুল মাত্রার ক্রম। অপটিক্যাল পাওয়ার মিটারের জন্য ক্যালিব্রেশন প্রক্রিয়া আইইসি 61315 এড-এ দেওয়া হয়েছে। 3 বিঃ 2019-ফাইবার-অপটিক পাওয়ার মিটারের ক্যালিব্রেশন। উপরন্তু, অতিরিক্ত কারণগুলি বিবেচনায় নেওয়ার সময়, প্রাপ্ত ব্যবহারের নির্ভুলতা সাধারণত দাবি করা ক্রমাঙ্কন নির্ভুলতার তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম হয়। সাধারণ ক্ষেত্রের প্রয়োগগুলিতে, কারণগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেঃ পরিবেষ্টিত তাপমাত্রা, অপটিক্যাল সংযোগকারীর ধরন, তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বৈচিত্র্য, রৈখিকতা বৈচিত্র্য, মরীচি জ্যামিতির বৈচিত্র্য, ডিটেক্টর স্যাচুরেশন। অতএব, ব্যবহারিক যন্ত্রের নির্ভুলতা এবং রৈখিকতা একটি ভাল স্তর অর্জন করার জন্য যথেষ্ট নকশা দক্ষতা এবং উৎপাদনে যত্নের প্রয়োজন। ডেটা ট্রান্সমিশন এবং অপটিক্যাল ফাইবারের নির্ভরযোগ্যতার ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব এবং ডেটা সেন্টারে এই সিস্টেমগুলির অপটিক্যাল লস মার্জিন তীব্রভাবে হ্রাস করার সাথে সাথে অপটিক্যাল পাওয়ার মিটারগুলির নির্ভুলতার উপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং আন্তর্জাতিক ল্যাবরেটরি অ্যাক্রিডিটেশন কো-অপারেশন (আই. এল. এ. সি) স্বীকৃত ক্রমাঙ্কনের মাধ্যমে যথাযথ ট্রেসেবিলিটি সম্মতির উপর জোর দেওয়া হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে জাতীয় মানদণ্ডে মেট্রোলজিকাল ট্রেসেবিলিটি এবং সামগ্রিক নির্ভুলতার দাবির উপর আস্থা বাড়ানোর জন্য আই. এস. ও/আই. ই. সি 17025-এর বাহ্যিক ল্যাবরেটরি অ্যাক্রিডিটেশন। বর্ধিত সংবেদনশীলতা মিটার একটি শ্রেণীর পরীক্ষাগার পাওয়ার মিটারের-110 ডিবিএম ক্রমের বর্ধিত সংবেদনশীলতা রয়েছে। এটি একটি খুব ছোট ডিটেক্টর এবং লেন্সের সংমিশ্রণ এবং সাধারণত 270 হার্জ-এ একটি যান্ত্রিক হালকা চপার ব্যবহার করে অর্জন করা হয়, তাই মিটারটি আসলে এসি আলো পরিমাপ করে। এটি অনিবার্য ডিসি বৈদ্যুতিক প্রবাহ প্রভাবগুলি দূর করে। যদি হালকা কাটা একটি উপযুক্ত সিঙ্ক্রোনাস (বা "লক-ইন") পরিবর্ধকের সাথে সিঙ্ক্রোনাইজ করা হয়, আরও সংবেদনশীলতা লাভ অর্জন করা হয়। বাস্তবে, এই ধরনের যন্ত্রগুলি সাধারণত ছোট ডিটেক্টর ডায়োডের কারণে কম পরম নির্ভুলতা অর্জন করে এবং একই কারণে, শুধুমাত্র একক-মোড ফাইবারের সাথে মিলিত হলে সঠিক হতে পারে। মাঝে মাঝে এই ধরনের যন্ত্রের একটি শীতল আবিষ্কারক থাকতে পারে, যদিও জার্মানিয়াম সেন্সরগুলির আধুনিক পরিত্যাগের সাথে এবং আই. এন. জি. এ. এ সেন্সরগুলির প্রবর্তনের সাথে এটি এখন ক্রমবর্ধমান অস্বাভাবিক। পালস পাওয়ার পরিমাপ অপটিক্যাল পাওয়ার মিটার সাধারণত সময়-গড় শক্তি প্রদর্শন করে। সুতরাং স্পন্দন পরিমাপের জন্য, সর্বোচ্চ শক্তির মান গণনা করার জন্য সংকেত শুল্ক চক্রটি অবশ্যই জানা উচিত। যাইহোক, তাৎক্ষণিক সর্বোচ্চ শক্তি অবশ্যই সর্বোচ্চ মিটার রিডিংয়ের চেয়ে কম হতে হবে, অথবা ডিটেক্টর স্যাচুরেট হতে পারে, যার ফলে ভুল গড় রিডিং হতে পারে। এছাড়াও, কম স্পন্দন পুনরাবৃত্তির হারে, তথ্য বা স্বর সনাক্তকরণ সহ কিছু মিটার অনুপযুক্ত বা কোনও রিডিং তৈরি করতে পারে না। "হাই পাওয়ার" মিটারের একটি শ্রেণীতে ডিটেক্টরের সামনে কিছু ধরনের অপটিক্যাল অ্যাটেনুয়েটিং উপাদান থাকে, যা সাধারণত সর্বোচ্চ পাওয়ার রিডিংয়ে প্রায় 20 ডিবি বৃদ্ধির অনুমতি দেয়। এই স্তরের উপরে, সাধারণত তাপীয় সনাক্তকরণের উপর ভিত্তি করে একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রেণীর "লেজার পাওয়ার মিটার" যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। সাধারণ ফাইবার অপটিক পরীক্ষার প্রয়োগগুলি ফাইবার অপটিক সিগন্যালে পরম শক্তি পরিমাপ করে। এই প্রয়োগের জন্য, পরীক্ষা করা তরঙ্গদৈর্ঘ্যে পাওয়ার মিটারটি সঠিকভাবে ক্রমাঙ্কন করতে হবে এবং এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সেট করতে হবে। একটি উপযুক্ত স্থিতিশীল আলোর উৎসের সংমিশ্রণে একটি ফাইবারে অপটিক্যাল ক্ষতি পরিমাপ করা। যেহেতু এটি একটি আপেক্ষিক পরীক্ষা, সঠিক ক্রমাঙ্কন কোনও নির্দিষ্ট প্রয়োজনীয়তা নয়, যদি না দূরত্বের সমস্যার কারণে দুই বা ততোধিক মিটার ব্যবহার করা হয়। যদি আরও জটিল দ্বিমুখী ক্ষতি পরীক্ষা করা হয়, তবে পাওয়ার মিটার ক্রমাঙ্কন উপেক্ষা করা যেতে পারে, এমনকি যখন দুই মিটার ব্যবহার করা হয়। দ্রুত তারের ধারাবাহিকতা পরীক্ষায় সহায়তা করার জন্য কিছু যন্ত্র অপটিক্যাল টেস্ট টোন সনাক্তকরণের জন্য সজ্জিত। স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট টোন সাধারণত 270 হার্জ, 1 কিলোহার্জ, 2 কিলোহার্জ হয়। কিছু ইউনিট রিবন ফাইবার ধারাবাহিকতা পরীক্ষার জন্য 12টি টনের মধ্যে একটিও নির্ধারণ করতে পারে। টেস্ট অটোমেশন সাধারণ টেস্ট অটোমেশন বৈশিষ্ট্যগুলি সাধারণত লস টেস্টিং অ্যাপ্লিকেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এবং এর মধ্যে রয়েছেঃ রেফারেন্স পাওয়ার স্তরে ইউনিটটিকে 0 ডিবি পড়ার জন্য সেট করার ক্ষমতা, সাধারণত পরীক্ষার উৎস। পরবর্তী স্মরণ এবং কম্পিউটারে ডাউনলোডের জন্য অভ্যন্তরীণ স্মৃতিতে রিডিং সংরক্ষণ করার ক্ষমতা। একটি পরীক্ষার উৎসের সাথে তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে সিঙ্ক্রোনাইজ করার ক্ষমতা, যাতে মিটারটি উৎস তরঙ্গদৈর্ঘ্যে সেট হয়। এর জন্য একটি বিশেষভাবে মিলে যাওয়া উৎস প্রয়োজন। এটি অর্জনের সবচেয়ে সহজ উপায় হল একটি পরীক্ষার স্বর শনাক্ত করা, তবে সর্বোত্তম উপায় হল তথ্য স্থানান্তর করা। তথ্য পদ্ধতির সুবিধা রয়েছে যে উৎসটি অতিরিক্ত দরকারী তথ্য পাঠাতে পারে যেমন নামমাত্র উৎস শক্তি স্তর, ক্রমিক সংখ্যা ইত্যাদি। তরঙ্গদৈর্ঘ্য-নির্বাচিত মিটার একটি ক্রমবর্ধমান সাধারণ বিশেষ-উদ্দেশ্যমূলক ও. পি. এম, যাকে সাধারণত "পি. ও. এন পাওয়ার মিটার" বলা হয়, একটি লাইভ পি. ও. এন (প্যাসিভ অপটিক্যাল নেটওয়ার্ক) সার্কিটে সংযুক্ত করার জন্য এবং একই সাথে বিভিন্ন দিক এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যে অপটিক্যাল শক্তি পরীক্ষা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই ইউনিটটি মূলত তরঙ্গদৈর্ঘ্য ফিল্টার এবং অপটিক্যাল কাপলারগুলির সংগ্রহ সহ একটি ট্রিপল পাওয়ার মিটার। পরিমাপ করা অপটিক্যাল সংকেতগুলির বিভিন্ন দায়িত্ব চক্র দ্বারা সঠিক ক্রমাঙ্কন জটিল হয়। সামান্য দক্ষতাসম্পন্ন অপারেটরদের সহজ ব্যবহারের সুবিধার্থে এটিতে একটি সহজ পাস/ফেল ডিসপ্লে থাকতে পারে। ভোল্টেজ বিদ্যুৎ পরিমাপের জন্য ফটোডিয়োড ব্যবহার করার সময় ফাইবার অপটিক পাওয়ার মিটারের তরঙ্গদৈর্ঘ্য সংবেদনশীলতা একটি সমস্যা। যদি তাপমাত্রা-সংবেদনশীল পরিমাপ ভোল্টেজ-বর্তমান পরিমাপকে ফটোডিয়োড দ্বারা প্রতিস্থাপন করে তবে একটি ও. পি. এম-এর তরঙ্গদৈর্ঘ্য সংবেদনশীলতা হ্রাস করা যেতে পারে। সুতরাং যদি ফটোডিয়ড একটি ধ্রুবক ভোল্টেজ উৎস দ্বারা বিপরীত পক্ষপাতদুষ্ট হয় এবং ধ্রুবক বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, যখন আলো দ্বারা ট্রিগার করা হয় তখন জংশনটি শক্তি অপচয় করে। জংশনের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং থার্মিস্টর দ্বারা পরিমাপ করা তাপমাত্রা বৃদ্ধি অপটিক্যাল শক্তির সাথে সরাসরি আনুপাতিক। ধ্রুবক বিদ্যুৎ সরবরাহের কারণে, ফটোডিয়োডে শক্তির প্রতিফলন প্রায় শূন্য এবং ভ্যালেন্স ব্যান্ড এবং পরিবহন ব্যান্ডের মধ্যে ইলেকট্রনের রূপান্তর স্থিতিশীল। আরও দেখুন অপটিক্যাল অ্যাটেনুয়েটর রেফারেন্স বাহ্যিক লিঙ্ক ওপিএম অ্যাপ্লিকেশন নোটস গ্রিনটিইজি অ্যাপ্লিকেশন নোট লেজার পাওয়ার পরিমাপ নির্দেশিকা ওপিএম অপটিক্যাল যন্ত্র বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় বিকিরণ মিটার ফাইবার অপটিক্স টেলিযোগাযোগ সরঞ্জাম নির্দিষ্ট করার জন্য