Polar alignment
মেরু সারিবদ্ধকরণ হল একটি টেলিস্কোপের নিরক্ষীয় মাউন্ট বা একটি সানডিয়ালের জিনোমনের ঘূর্ণন অক্ষকে একটি মহাজাগতিক মেরুর সাথে পৃথিবীর অক্ষের সমান্তরালে সারিবদ্ধ করার কাজ। সারিবদ্ধকরণ পদ্ধতি ব্যবহার করার পদ্ধতিটি দিনের আলোতে বা রাতে সারিবদ্ধকরণ হচ্ছে কিনা তার উপর নির্ভর করে পরিবর্তিত হয়। উপরন্তু, উত্তর গোলার্ধ বা দক্ষিণ গোলার্ধে সারিবদ্ধকরণ করা হলে পদ্ধতিটি পৃথক হয়। সারিবদ্ধকরণের উদ্দেশ্যও অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে; উদাহরণস্বরূপ, নৈমিত্তিক স্টারগাজিংয়ের তুলনায় জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে নির্ভুলতার মান অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। উত্তর গোলার্ধে মেরু নক্ষত্রগুলিকে লক্ষ্য করে, পোলারিসকে উত্তর তারা দেখা পৃথিবীর অক্ষের সমান্তরালে একটি টেলিস্কোপ মাউন্টের মেরু অক্ষকে সারিবদ্ধ করার স্বাভাবিক পদ্ধতি। পোলারিস উত্তর মহাজাগতিক মেরু থেকে প্রায় তিন-চতুর্থাংশ দূরে অবস্থিত এবং খালি চোখে সহজেই দেখা যায়। σ অক্টান্টিস, যা কখনও কখনও দক্ষিণ তারা নামে পরিচিত, দক্ষিণ গোলার্ধে একটি মেরু প্রান্তিককরণ সম্পাদন করতে দেখা যায়। + 5.6 মাত্রায়, অনভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকদের পক্ষে আকাশে সনাক্ত করা কঠিন। এর-88°57′23 "-এর পতন এটিকে দক্ষিণ মহাজাগতিক মেরু থেকে 1°2′37" দূরে রাখে। 2016 সালের হিসাবে দক্ষিণ মেরু থেকে 10 'দূরে + 6.9 মাত্রার একটি আরও কাছাকাছি নক্ষত্র বি. কিউ অক্টান্টিস অবস্থিত। খালি চোখে দৃশ্যমান না হলেও, এটি বেশিরভাগ মেরু অঞ্চলে সহজেই দৃশ্যমান। (এটি 2027 সালে দক্ষিণ মেরুর নিকটতম, অর্থাৎ 9 ', অবস্থিত হবে। রুক্ষ সারিবদ্ধকরণ পদ্ধতি উত্তর গোলার্ধে, পোলারিসের সাথে টেলিস্কোপ মাউন্টের অক্ষকে দৃশ্যমানভাবে সারিবদ্ধ করে রুক্ষ সারিবদ্ধকরণ করা যেতে পারে। দক্ষিণ গোলার্ধে বা যে জায়গাগুলিতে পোলারিস দৃশ্যমান নয়, সেখানে মাউন্টটি সমতল কিনা তা নিশ্চিত করে, পর্যবেক্ষকের অক্ষাংশের সাথে অক্ষাংশ সমন্বয় পয়েন্টারটি সামঞ্জস্য করে এবং চৌম্বকীয় কম্পাসের মাধ্যমে সত্যিকারের দক্ষিণ বা উত্তরের সাথে মাউন্টের অক্ষকে সারিবদ্ধ করে একটি মোটামুটি সারিবদ্ধকরণ করা যেতে পারে। (এর জন্য স্থানীয় চৌম্বকীয় পতনকে বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন)। এই পদ্ধতিটি কখনও কখনও আইপিসের মাধ্যমে সাধারণ পর্যবেক্ষণের জন্য বা ট্রাইপড-মাউন্ট করা ক্যামেরার সাহায্যে খুব প্রশস্ত কোণের অ্যাস্ট্রো-ইমেজিংয়ের জন্য পর্যাপ্ত হতে পারে; এটি প্রায়শই একটি নিরক্ষীয়-মাউন্ট করা টেলিস্কোপের সাথে অপেশাদার জ্যোতির্বিজ্ঞানের সূচনা বিন্দু হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতির নির্ভুলতা উন্নত করার উপায় রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, অক্ষাংশ স্কেলটি সরাসরি পড়ার পরিবর্তে, মাউন্টের মেরু অক্ষের উচ্চতা পরিমাপ করতে একটি ক্যালিব্রেটেড নির্ভুলতা ইনক্লিনোমিটার ব্যবহার করা যেতে পারে। যদি মাউন্টের সেটিং সার্কেলগুলি পরিচিত স্থানাঙ্কের একটি উজ্জ্বল বস্তু খুঁজে বের করার জন্য ব্যবহার করা হয়, তবে বস্তুটির কেবল আজিমুথের সাথে মিল থাকা উচিত, যাতে মাউন্টের আজিমুথ সামঞ্জস্য করে বস্তুটিকে কেন্দ্র করে মেরু সারিবদ্ধকরণ প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করা উচিত। সাধারণত, এটি ট্র্যাক করার অনুমতি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নির্ভুলতা প্রদান করে (অর্থাৎ। মোটর চালিত) আকাশের টেলিফোটো ছবি। একটি লেন্স বা উল্লেখযোগ্য বিবর্ধন টেলিস্কোপের মাধ্যমে অ্যাস্ট্রো-ইমেজিংয়ের জন্য, নিম্নলিখিত পদ্ধতির মধ্যে একটি ব্যবহার করে রুক্ষ সারিবদ্ধকরণকে পরিমার্জন করার জন্য আরও সঠিক সারিবদ্ধকরণ পদ্ধতি প্রয়োজন। পোলারস্কোপ পদ্ধতি দৃশ্য পর্যবেক্ষণ এবং সংক্ষিপ্ত এক্সপোজার ইমেজিং (কয়েক মিনিট পর্যন্ত)-এর জন্য উপযুক্ত একটি সারিবদ্ধকরণ মেরু ক্ষেত্রের সাহায্যে অর্জন করা যেতে পারে। এটি একটি নিম্ন-ম্যাগনিফিকেশন টেলিস্কোপ যা মাউন্টের সাথে সহ-অক্ষীয়ভাবে মাউন্ট করা হয়েছে (এবং এই সারিবদ্ধকরণের নির্ভুলতা সর্বাধিক করার জন্য সামঞ্জস্য করা হয়েছে)। দক্ষিণ গোলার্ধে পোলারিস (বা মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি একটি নক্ষত্রপুঞ্জ)-এর সঙ্গে পর্বতটিকে সারিবদ্ধ করতে একটি বিশেষ জাল ব্যবহার করা হয়। যদিও আদিম পোলারিস্কোপগুলির মূলত বছর এবং দিনের সময়ের সাথে মেলে মাউন্টের যত্নশীল সমন্বয় প্রয়োজন ছিল, এই প্রক্রিয়াটি কম্পিউটার অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে সরলীকৃত করা যেতে পারে যা জালকের সঠিক অবস্থান গণনা করে। একটি নতুন ধাঁচের উত্তর-গোলার্ধের জাল প্রায় ত্রিশ বছর ধরে পোলারিসের প্রবাহকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য 72টি বিভাগ (20 মিনিটের ব্যবধানের প্রতিনিধিত্ব করে) এবং বৃত্ত সহ একটি 'ক্লক-ফেস' শৈলী ব্যবহার করে। এই জালের ব্যবহার এক বা দুই মিনিটের মধ্যে সারিবদ্ধকরণের অনুমতি দিতে পারে। ড্রিফ্ট সারিবদ্ধকরণ পদ্ধতি হল একটি মোটামুটি সারিবদ্ধকরণ সম্পন্ন হওয়ার পরে মেরু সারিবদ্ধকরণকে পরিমার্জন করার একটি পদ্ধতি। পদ্ধতিটি ক্লক ড্রাইভ ব্যবহার করে আকাশে তারাগুলি ট্র্যাক করার প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করে; মেরু সারিবদ্ধকরণের যে কোনও ত্রুটি আইপিস/সেন্সরের তারাগুলির প্রবাহ হিসাবে প্রদর্শিত হবে। তারপরে প্রবাহ হ্রাস করার জন্য সমন্বয় করা হয় এবং ট্র্যাকিং সন্তোষজনক না হওয়া পর্যন্ত প্রক্রিয়াটি পুনরাবৃত্তি করা হয়। মেরু অক্ষের উচ্চতা সমন্বয়ের জন্য, পূর্ব বা পশ্চিমে একটি নিম্ন তারার সন্ধান করার চেষ্টা করা যেতে পারে। আজিমুথ সমন্বয়ের জন্য, একজন সাধারণত পর্যবেক্ষণকারী অবস্থানের বিপরীত গোলার্ধে নিরক্ষরেখা থেকে প্রায় 20 ডিগ্রি হ্রাস সহ মেরিডিয়ানের কাছাকাছি একটি নক্ষত্রকে ট্র্যাক করার চেষ্টা করে। অ্যাস্ট্রোমেট্রিক (প্লেট) সমাধান একটি কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত একটি ইমেজিং ক্যামেরার সাথে সংযুক্ত টেলিস্কোপের জন্য, খুব সঠিক মেরু প্রান্তিককরণ (চাপের 0.1 মিনিটের মধ্যে) অর্জন করা সম্ভব। মেরু ক্ষেত্র ব্যবহার করে প্রথমে একটি প্রাথমিক রুক্ষ সারিবদ্ধকরণ করা হয়। তারপর একটি ছবি তোলা যেতে পারে এবং একটি স্টার ডাটাবেস ব্যবহার করা হয় খুঁটির কাছাকাছি তারাগুলিকে লক্ষ্য করার সময় দেখার সঠিক ক্ষেত্র সনাক্ত করতে-'প্লেট সমাধান'। টেলিস্কোপটি তারপর তার ডান আরোহণ অক্ষের চারপাশে নব্বই ডিগ্রি ঘোরানো হয় এবং একটি নতুন 'প্লেট সমাধান' করা হয়। প্রকৃত মেরুর তুলনায় ছবিগুলি যে বিন্দুর চারপাশে ঘোরে তার ত্রুটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গণনা করা হয় এবং অপারেটরকে আরও সঠিক মেরু সারিবদ্ধকরণের জন্য মাউন্টটি সামঞ্জস্য করার জন্য সহজ নির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। গাণিতিক, দুই-তারা মেরু বিন্যাস উচ্চতা এবং আজিমুথের মেরু ত্রুটি টেলিস্কোপটিকে দুটি তারার দিকে নির্দেশ করে বা দুটি অবস্থানের দুটি অ্যাস্ট্রোমেট্রিক সমাধান এবং ডান আরোহণ এবং পতনে পরিমাপ করা ত্রুটি নিয়ে গণনা করা যেতে পারে। টেলিস্কোপ এনকোডারের ডান আরোহণ এবং পতন এবং দ্বিতীয় তারার অবস্থানের মধ্যে পার্থক্য থেকে মেরু প্রান্তিককরণের উচ্চতা এবং আজিমুথ ত্রুটি গণনা করা যেতে পারে। মূল সূত্রগুলি নিম্নরূপঃ যেখানে ডান আরোহণ হল পতন হল স্থান অক্ষাংশ হল রেফারেন্স বিন্দুর ঘন্টা কোণ সমান (-স্থানীয় পার্শ্বীয় সময়) ডান আরোহণের ত্রুটি হল পতনে ত্রুটি হল উচ্চতায় মেরু ত্রুটি (উচ্চতা) হল আজিমুথের মেরু ত্রুটি উপরের সূত্রটি ম্যাট্রিক্স নোটেশনে লেখা হলে বিপরীত গণনা করা যেতে পারে। সুতরাং টেলিস্কোপ এনকোডার এবং দ্বিতীয় রেফারেন্স তারার মধ্যে δe এবং δa-তে প্রকাশিত মেরু ত্রুটি গণনা করা যেতে পারে। এক্সেল পোলার অ্যালাইনমেন্টের সাথে পোলার অ্যালাইনমেন্ট একটি ডিজিটাল ক্যামেরা এবং একটি কম্পিউটার ব্যবহার করে জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক টেলিস্কোপের জন্য নিরক্ষীয় মাউন্টিংয়ের মেরু সারিবদ্ধকরণের একটি পদ্ধতি। ফটোগ্রাফি একটি স্ট্যান্ডার্ড লেন্স সহ একটি ডিজিটাল ক্যামেরা টেলিস্কোপের উপর স্থাপন করা হয় এবং মহাজাগতিক মেরুর দিকে নির্দেশ করা হয়। এক্সপোজারটি "বি" (বাল্ব) এ সেট করা হয় এবং ক্যামেরাটি ধীরে ধীরে মেরু অক্ষের চারপাশে ঘোরানোর সময় একটি চিত্র নেওয়া হয়। এটি এক ধরনের স্টার-ট্রেল চিত্র দেয়। স্টার ট্রেইলগুলির শুরু এবং শেষ অবশ্যই কয়েক সেকেন্ডের স্ট্যাটিক এক্সপোজার দিয়ে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা উচিত। আবর্তনের কারণে, অক্ষের বর্তমান দিক সম্পর্কে তথ্য ছবিতে লুকিয়ে থাকে। বিকল্পভাবে, দুটি স্থির চিত্র নেওয়া যেতে পারে, যা মেরু অক্ষের চারপাশে ঘূর্ণন দ্বারা পৃথক হয়। ছবিগুলির মূল্যায়নের জন্য একটি বিশেষ এক্সেল স্প্রেডশিট তৈরি করা হয়েছে। তিনটি তারার জন্য, আয়তক্ষেত্রাকার এক্স-ওয়াই-স্থানাঙ্কগুলি তাদের পথের উভয় প্রান্তে বা উভয় স্থির চিত্রে পরিমাপ করা হয়। উপরন্তু, আমাদের 3টি তারার বর্তমান সঠিক আরোহণ এবং পতন, মানমন্দিরের দ্রাঘিমাংশ এবং অক্ষাংশ এবং ছবিগুলি তোলার তারিখ এবং সময় প্রয়োজন। স্প্রেডশিটটি তখন ডিগ্রিগুলিতে আজিমুথ এবং মেরু উচ্চতার প্রয়োজনীয় সংশোধনগুলি আউটপুট করে এবং একটি সহায়ক ক্ষেত্রে, সমন্বয় স্ক্রুগুলির সংশ্লিষ্ট সংখ্যক বাঁক, এইভাবে সঠিক সারিবদ্ধকরণের সরাসরি পদ্ধতির অনুমতি দেয়। এক্সেল স্প্রেডশীট এবং ব্যবহারের জন্য বিস্তারিত নির্দেশাবলী ভিএইচএস-অবজারভেটরি নিউমুয়েনস্টারের ওয়েবসাইটে বিনামূল্যে ডাউনলোডের জন্য উপলব্ধ। সরঞ্জাম ক্রসহেয়ার আইপিস একটি ক্রসহেয়ার আইপিস একটি সাধারণ অকুলার, যার মধ্যে একমাত্র পার্থক্য হল কৌণিক দূরত্বের লক্ষ্য এবং পরিমাপের জন্য এটির একটি ক্রসহেয়ার রয়েছে। এটি যে কোনও ধরনের মেরু সারিবদ্ধকরণে কার্যকর, তবে বিশেষত প্রবাহে। স্বয়ংক্রিয় পথনির্দেশক ব্যবস্থা নিবেদিত মেরু ক্ষেত্র সাধারণত একটি খোদাই করা জাল সহ একটি ছোট টেলিস্কোপ মাউন্টের ঘূর্ণন অক্ষের মধ্যে ঢোকানো হয়। আরও দেখুন সেলেস্টিয়াল পোল সেটিং সার্কেলস ইনার্শিয়াল গাইডেন্স সিস্টেম টি পয়েন্ট রেফারেন্স এক্সটার্নাল লিঙ্ক কিভাবে আপনার নিরক্ষীয় মাউন্টকে মেরু সারিবদ্ধ করা যায়-সেলেস্ট্রন (ওয়েব আর্কাইভ) একটি ইক্যু মাউন্ট ব্যবহার করে-মেরু সারিবদ্ধকরণের অ্যাস্ট্রো-বেবি ড্রিফ্ট পদ্ধতিতে প্রারম্ভিকদের জন্য সহজ মেরু সারিবদ্ধকরণ-অ্যাস্ট্রোসার্ফ এলএক্স 200 মেরু সারিবদ্ধকরণ পদ্ধতি-ফিলিপ পারকিনস টেলিস্কোপ