Duoplasmatron
ডুওপ্লাজম্যাট্রন একটি আয়ন উৎস যেখানে একটি ক্যাথোড ফিলামেন্ট একটি ভ্যাকুয়াম চেম্বারে ইলেকট্রন নির্গত করে। আর্গনের মতো একটি গ্যাস খুব অল্প পরিমাণে চেম্বারে প্রবেশ করানো হয়, যেখানে এটি ক্যাথোড থেকে মুক্ত ইলেকট্রনের সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে চার্জ বা আয়নিত হয়ে একটি প্লাজমা গঠন করে। এরপরে প্লাজমা কমপক্ষে দুটি উচ্চ চার্জযুক্ত গ্রিডের একটি সিরিজের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয় এবং একটি আয়ন মরীচি হয়ে যায়, যা ডিভাইসের অ্যাপারচার থেকে মোটামুটি উচ্চ গতিতে চলে। ইতিহাস ডুওপ্লাজম্যাট্রন প্রথম 1956 সালে ম্যানফ্রেড ভন আর্ডেন দ্বারা গ্যাস আয়নগুলির একটি শক্তিশালী উৎস সরবরাহ করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। অন্যান্য অবদানকারী যেমন ডেমিরকানভ, ফ্রোলিচ এবং কিস্টেমেকার 1959 থেকে 1965 সালের মধ্যে উন্নয়ন অব্যাহত রেখেছিলেন। 1960-এর দশক জুড়ে, অনেকে তদন্ত চালিয়ে যান, নেতিবাচক আয়ন নিষ্কাশন এবং বহুগুণিত আয়ন উৎপাদন আবিষ্কার করেন। দুই ধরনের প্লাজম্যাট্রন রয়েছে, ইউনিপ্লাজম্যাট্রন এবং ডুওপ্লাজম্যাট্রন। উপসর্গটি স্রাবের সংকোচনকে বোঝায়। অপারেশন স্ট্যান্ডার্ড ডুওপ্লাজম্যাট্রন তিনটি প্রধান উপাদান নিয়ে গঠিত যা এর ক্রিয়াকলাপের জন্য দায়ী। এর মধ্যে রয়েছে গরম ক্যাথোড, মধ্যবর্তী বিদ্যুদ্বাহক এবং অ্যানোড। মধ্যবর্তী বিদ্যুদ্বাহকের প্রধান কাজ হল স্রাব উৎপাদন করা। এই স্রাব অ্যানোডের কাছাকাছি একটি ছোট অংশে এবং মধ্যবর্তী বিদ্যুদ্বাহক এবং অ্যানোডের মধ্যে একটি ছোট চৌম্বক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ থাকে। ডুওপ্লাজম্যাট্রনের দুটি ভিন্ন ধরনের প্লাজমা রয়েছেঃ ক্যাথোড প্লাজমা যা ক্যাথোডের কাছাকাছি এবং অ্যানোড প্লাজমা যা অ্যানোডের কাছাকাছি। ক্যাথোড উপযুক্ত পরিমাণে শক্তির সাথে ইলেকট্রনের একটি মরীচি ইনজেকশন দিয়ে কাজ করে। এই ইনজেকশনটি অ্যানোডে গ্যাস অণুগুলিকে, সাধারণত আর্গন গ্যাসকে আয়নিত করে এবং অ্যানোডের কাছাকাছি সম্ভাব্যতা বৃদ্ধি করে। যে আয়নগুলি বিকর্ষণ করা হয়, সেগুলি হ্রাস অঞ্চলটি অতিক্রম করার জন্য পর্যাপ্ত শক্তি ধারণকারী আয়নগুলির সাথে একত্রিত হয় এবং আয়নগুলির এই সংমিশ্রণটি নির্দেশিত আয়ন এবং ইলেকট্রন দিয়ে প্রসারণ কাপটি পূরণ করে। ডুওপ্লাজম্যাট্রনের জন্য সর্বোত্তম কার্যকরী মোডটি বিবেচনা করা হয় যখন ক্যাথোডটি এমন একটি নির্গমনের সাথে সামঞ্জস্য করা হয় যেখানে মধ্যবর্তী বিদ্যুদ্বাহক এবং ক্যাথোড সম্ভাব্যতা প্রায় সমান হয়। প্রয়োগ ডুওপ্লাজম্যাট্রন হল এক ধরনের আয়ন উৎস। ভর স্পেকট্রোমিটার এবং অন্যান্য ধরনের যন্ত্রের জন্য আয়ন গঠনের জন্য আয়ন উৎসগুলি প্রয়োজনীয়। পেনিং আয়নীকরণ উৎসের তুলনায়, ডুওপ্লাজম্যাট্রনের কম ব্যয়, সহজ পরিচালনা এবং দীর্ঘ জীবনকালের মতো সুবিধা রয়েছে। যাইহোক, ডুওপ্লাজম্যাট্রনের রশ্মির তীব্রতা কম থাকে, যা একটি বড় অসুবিধা হতে পারে। ব্রাউন, আই. জি., "দ্য ফিজিক্স অ্যান্ড টেকনোলজি অফ আয়ন সোর্সস", উইলি-ভি. সি. এইচ (2004), পৃ. 110 দাস, ছবীল (24 আগস্ট 2006)। সমসাময়িক মাস স্পেকট্রোমেট্রি-র মৌলিক বিষয়। জন উইলি অ্যান্ড সন্স, ইনকর্পোরেটেড বাহ্যিক সংযোগ ডুওপ্লাজম্যাট্রন-অ্যানিমেশন আয়ন উৎস প্লাজমা প্রযুক্তি এবং প্রয়োগ