Everhart–Thornley detector
এভারহার্ট-থর্নলি ডিটেক্টর (ই-টি ডিটেক্টর বা ইটি ডিটেক্টর) একটি গৌণ ইলেক্ট্রন এবং ব্যাক-স্ক্যাটারড ইলেক্ট্রন ডিটেক্টর যা স্ক্যানিং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপগুলিতে (এসইএম) ব্যবহৃত হয়। এটির নামকরণ করা হয়েছে এর ডিজাইনার টমাস ই. এভারহার্ট এবং রিচার্ড এফ. এম. থর্নলির নামে, যিনি 1960 সালে এসইএম-এর খালি করা নমুনা চেম্বারের ভিতরে সিন্টিলেটর থেকে ফোটন সংকেত বহন করার জন্য একটি হালকা পাইপ যুক্ত করে বিদ্যমান গৌণ ইলেক্ট্রন ডিটেক্টরগুলির দক্ষতা বাড়ানোর জন্য তাদের নকশা প্রকাশ করেছিলেন। এর আগে এভারহার্ট ইলেক্ট্রন মাল্টিপ্লায়ারকে ফটোমল্টিপ্লায়ারে পরিবর্তন করে ভ্লাদিমির জোয়ারিকিন এবং জ্যান এ রাজচম্যানের দ্বারা গৌণ ইলেক্ট্রন সনাক্তকরণের জন্য একটি নকশা উন্নত করেছিলেন। লাইটগাইড এবং অত্যন্ত দক্ষ ফটোমল্টিপ্লায়ার সহ এভারহার্ট-থর্নলি ডিটেক্টর হল এসইএম-এ সর্বাধিক ব্যবহৃত ডিটেক্টর। ডিটেক্টরটি মূলত মাইক্রোস্কোপের নমুনা চেম্বারের ভিতরে একটি ফ্যারাডে খাঁচার ভিতরে একটি সিন্টিলেটর নিয়ে গঠিত। তুলনামূলকভাবে কম শক্তি (সংজ্ঞা অনুসারে 50 ই. ভি-র কম) গৌণ ইলেকট্রন আকর্ষণ করার জন্য ফ্যারাডে খাঁচায় একটি কম ধনাত্মক ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়। নমুনা চেম্বারের মধ্যে থাকা অন্যান্য ইলেকট্রনগুলি এই কম ভোল্টেজ দ্বারা আকৃষ্ট হয় না এবং কেবল তখনই ডিটেক্টরে পৌঁছবে যদি তাদের ভ্রমণের দিকটি তাদের সেখানে নিয়ে যায়। সিন্টিলেটরের একটি উচ্চ ধনাত্মক ভোল্টেজ রয়েছে (10,000 ভি প্রকৃতির) যাতে এতে আগত ইলেকট্রনগুলিকে ত্বরান্বিত করা যায় যেখানে সেগুলিকে হালকা ফোটনে রূপান্তরিত করা যায়। তাদের ভ্রমণের দিকটি আয়না হিসাবে কাজ করা সিন্টিলেটরের উপর একটি ধাতব আবরণ দ্বারা লাইট গাইডের দিকে মনোনিবেশ করা হয়। হালকা পাইপের ফোটনগুলি মাইক্রোস্কোপের ভ্যাকুয়াম চেম্বারের বাইরে পরিবর্ধন করার জন্য একটি ফটোমল্টিপ্লায়ার টিউবে ভ্রমণ করে। ই-টি সেকেন্ডারি ইলেক্ট্রন ডিটেক্টরটি এস. ই. এম-এর ব্যাক-স্ক্যাটারড ইলেক্ট্রন মোডে হয় ফ্যারাডে খাঁচা বন্ধ করে অথবা ফ্যারাডে খাঁচায় একটি নেতিবাচক ভোল্টেজ প্রয়োগ করে ব্যবহার করা যেতে পারে। যাইহোক, বিএসই ডিটেক্টর হিসাবে ই-টি ডিটেক্টর ব্যবহার করার পরিবর্তে ডেডিকেটেড বিএসই ডিটেক্টর থেকে আরও ভাল ব্যাক-স্ক্যাটারড ইলেক্ট্রন ইমেজ আসে। তথ্যসূত্র অণুবীক্ষণ যন্ত্র