Magnetic resonance angiography
চৌম্বকীয় অনুরণন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি (এম. আর. এ) হল রক্তনালীগুলির ছবি তোলার জন্য চৌম্বকীয় অনুরণন ইমেজিং (এম. আর. আই) ভিত্তিক কৌশলগুলির একটি গোষ্ঠী। চৌম্বকীয় অনুরণন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি ধমনীগুলির (এবং কম সাধারণভাবে শিরাগুলির) চিত্র তৈরি করতে ব্যবহৃত হয় যাতে স্টেনোসিস (অস্বাভাবিক সংকীর্ণতা), অবরুদ্ধতা, অ্যানিউরিজম (জাহাজের প্রাচীর প্রসারণ, ফেটে যাওয়ার ঝুঁকিতে) বা অন্যান্য অস্বাভাবিকতার জন্য তাদের মূল্যায়ন করা যায়। এম. আর. এ প্রায়শই ঘাড় এবং মস্তিষ্কের ধমনী, বক্ষ এবং পেটের মহাধমনী, রেনাল ধমনী এবং পা মূল্যায়ন করতে ব্যবহৃত হয় (পরের পরীক্ষাটি প্রায়শই "রান-অফ" হিসাবে উল্লেখ করা হয়)। অধিগ্রহণ প্রবাহ প্রভাব বা বৈপরীত্যের (সহজাত বা ফার্মাকোলজিক্যালি উত্পন্ন) উপর ভিত্তি করে ধমনী এবং শিরা উভয় রক্তনালীর ছবি তৈরি করতে বিভিন্ন কৌশল ব্যবহার করা যেতে পারে। সবচেয়ে ঘন ঘন প্রয়োগ করা এম. আর. এ পদ্ধতিতে ইন্ট্রাভেনাস কনট্রাস্ট এজেন্ট ব্যবহার করা হয়, বিশেষত গ্যাডোলিনিয়ামযুক্ত রক্তের টি1-কে প্রায় 250 এমএস-এ সংক্ষিপ্ত করার জন্য, যা অন্যান্য সমস্ত টিস্যুর টি1-এর চেয়ে ছোট (চর্বি ব্যতীত)। শর্ট-টিআর সিকোয়েন্স রক্তের উজ্জ্বল চিত্র তৈরি করে। যাইহোক, এম. আর. এ সম্পাদনের জন্য অন্যান্য অনেক কৌশল বিদ্যমান, এবং দুটি সাধারণ গোষ্ঠীতে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারেঃ 'প্রবাহ-নির্ভর' পদ্ধতি এবং 'প্রবাহ-স্বাধীন' পদ্ধতি। প্রবাহ-নির্ভর অ্যাঞ্জিওগ্রাফি এম. আর. এ-র একটি পদ্ধতি রক্ত প্রবাহের উপর ভিত্তি করে। এই পদ্ধতিগুলিকে প্রবাহ নির্ভর এম. আর. এ হিসাবে উল্লেখ করা হয়। তারা এই সত্যের সুযোগ নেয় যে, অন্যান্য স্থির টিস্যু থেকে জাহাজগুলিকে আলাদা করার জন্য জাহাজের মধ্যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে। এইভাবে ভাস্কুলেচারের ছবি তৈরি করা যেতে পারে। প্রবাহ নির্ভর এম. আর. এ-কে বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা যেতে পারেঃ পর্যায়-বৈপরীত্য এম. আর. এ (পি. সি-এম. আর. এ) রয়েছে যা স্থির টিস্যু এবং টাইম-অফ-ফ্লাইট এম. আর. এ (টি. ও. এফ এম. আর. এ) থেকে রক্তকে আলাদা করার জন্য পর্যায় পার্থক্য ব্যবহার করে যা শোষণ করে যে রক্তের চলমান ঘূর্ণনগুলি স্থির টিস্যুর তুলনায় কম উত্তেজনা পালস অনুভব করে, যেমন। একটি পাতলা টুকরো ছবি তোলার সময়। টাইম-অফ-ফ্লাইট (টিওএফ) বা ইনফ্লো অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিধ্বনি সময় এবং প্রবাহ ক্ষতিপূরণ ব্যবহার করে প্রবাহিত রক্তকে স্থির টিস্যুর চেয়ে অনেক বেশি উজ্জ্বল করে তোলে। প্রবাহিত রক্ত চিত্রায়িত এলাকায় প্রবেশ করার সাথে সাথে এটি সীমিত সংখ্যক উত্তেজনা পালস দেখেছে তাই এটি স্যাচুরেটেড নয়, এটি স্যাচুরেটেড স্থির টিস্যুর তুলনায় অনেক বেশি সংকেত দেয়। যেহেতু এই পদ্ধতিটি প্রবাহিত রক্তের উপর নির্ভরশীল, তাই ছবির সমতলে ধীর প্রবাহ (যেমন বড় অ্যানিউরিজম) বা প্রবাহের ক্ষেত্রগুলি ভালভাবে দৃশ্যমান নাও হতে পারে। এটি সাধারণত মাথা এবং ঘাড়ে ব্যবহৃত হয় এবং বিস্তারিত উচ্চ-রেজোলিউশনের চিত্র দেয়। এটি ইস্কেমিক স্ট্রোকের রোগীদের মধ্যে ইন্ট্রাক্রেনিয়াল সঞ্চালনের নিয়মিত অ্যাঞ্জিওগ্রাফিক মূল্যায়নের জন্য ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ কৌশল। চৌম্বকীয় অনুরণন সংকেতের পর্যায়ে রক্তের গতিবেগ এনকোড করতে ফেজ-কনট্রাস্ট এম. আর. এ ফেজ-কনট্রাস্ট (পি. সি-এম. আর. এ) ব্যবহার করা যেতে পারে। বেগ এনকোড করার জন্য ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি হল এক্সাইটেশন পালস এবং রিডআউটের মধ্যে একটি বাইপোলার গ্রেডিয়েন্টের প্রয়োগ। একটি দ্বি-মেরু ঢাল সমান আয়তনের দুটি প্রতিসম লোব দ্বারা গঠিত হয়। এটি কিছু সময়ের জন্য চৌম্বক ক্ষেত্রের গ্রেডিয়েন্ট চালু করে এবং তারপর একই সময়ের জন্য চৌম্বক ক্ষেত্রের গ্রেডিয়েন্টকে বিপরীত দিকে পরিবর্তন করে তৈরি করা হয়। সংজ্ঞা অনুসারে, একটি দ্বি-মেরু গ্রেডিয়েন্টের মোট ক্ষেত্রফল (0তম মুহূর্ত) শূন্যঃ (1) যে কোনও অক্ষ বা অক্ষের সংমিশ্রণ বরাবর দ্বি-মেরু গ্রেডিয়েন্ট প্রয়োগ করা যেতে পারে, যা প্রবাহ পরিমাপ করার দিকের উপর নির্ভর করে (যেমন। x)। , গ্রেডিয়েন্ট প্রয়োগের সময় অর্জিত পর্যায়টি, স্থির ঘূর্ণনের জন্য 0 হয়ঃ তাদের পর্যায়টি বাইপোলার গ্রেডিয়েন্ট প্রয়োগের দ্বারা প্রভাবিত হয় না। একটি ধ্রুবক বেগের সাথে চলমান স্পিনগুলির জন্য, প্রয়োগকৃত দ্বি-মেরু গ্রেডিয়েন্টের দিক বরাবরঃ (2) উপার্জিত পর্যায়টি দ্বি-মেরু গ্রেডিয়েন্টের প্রথম মুহূর্ত এবং উভয়ের সাথে আনুপাতিক, এইভাবে অনুমান করার একটি উপায় প্রদান করে। এটি ইমেজযুক্ত স্পিনগুলির লারমোর ফ্রিকোয়েন্সি। পরিমাপ করার জন্য, এম. আর. আই সংকেতটি বাইপোলার গ্রেডিয়েন্টস (বিভিন্ন চৌম্বক ক্ষেত্র) দ্বারা পরিচালিত হয় যা সর্বাধিক প্রত্যাশিত প্রবাহের বেগ নির্ধারণ করে। বাইপোলার গ্রেডিয়েন্টের বিপরীত একটি চিত্র অধিগ্রহণ তখন অর্জিত হয় এবং দুটি চিত্রের পার্থক্য গণনা করা হয়। পেশী বা হাড়ের মতো স্থির টিস্যুগুলি বিয়োগ করবে, তবে রক্তের মতো চলমান টিস্যুগুলি একটি ভিন্ন পর্যায় অর্জন করবে কারণ এটি ক্রমাগত গ্রেডিয়েন্টের মধ্য দিয়ে চলে, এইভাবে তার প্রবাহের গতিও দেয়। যেহেতু পর্যায়-বৈপরীত্য একবারে শুধুমাত্র একটি দিকে প্রবাহ অর্জন করতে পারে, তাই প্রবাহের সম্পূর্ণ চিত্র দেওয়ার জন্য তিনটি দিকের 3টি পৃথক চিত্র অধিগ্রহণ গণনা করতে হবে। এই পদ্ধতির ধীরগতি সত্ত্বেও, কৌশলটির শক্তি হল যে প্রবাহিত রক্তের ইমেজিং ছাড়াও, রক্ত প্রবাহের পরিমাণগত পরিমাপ পাওয়া যেতে পারে। প্রবাহ-স্বাধীন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি যেখানে এম. আর. এ-র বেশিরভাগ কৌশল বৈসাদৃশ্য এজেন্টের উপর নির্ভর করে বা বৈসাদৃশ্য তৈরি করতে রক্তে প্রবাহিত হয় (বৈসাদৃশ্য বর্ধিত কৌশল), সেখানে অ-বৈসাদৃশ্য বর্ধিত প্রবাহ-স্বাধীন পদ্ধতিও রয়েছে। এই পদ্ধতিগুলি, যেমন নাম থেকে বোঝা যায়, প্রবাহের উপর নির্ভর করে না, বরং টি1, টি2 এবং ভক্সেলের বিভিন্ন টিস্যুর রাসায়নিক স্থানান্তরের পার্থক্যের উপর ভিত্তি করে। এই ধরনের কৌশলগুলির একটি প্রধান সুবিধা হল যে আমরা প্রায়শই ভাস্কুলার রোগে আক্রান্ত রোগীদের মধ্যে পাওয়া ধীর প্রবাহের অঞ্চলগুলি আরও সহজে কল্পনা করতে পারি। উপরন্তু, অ-বৈপরীত্য বর্ধিত পদ্ধতির জন্য অতিরিক্ত বৈপরীত্য এজেন্টের প্রশাসনের প্রয়োজন হয় না, যা সম্প্রতি দীর্ঘস্থায়ী কিডনি রোগ এবং কিডনি ব্যর্থতার রোগীদের নেফ্রোজেনিক সিস্টেমিক ফাইব্রোসিসের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। বৈসাদৃশ্য-বর্ধিত চৌম্বকীয় অনুরণন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি এমআরআই বৈসাদৃশ্য এজেন্টের ইনজেকশন ব্যবহার করে এবং বর্তমানে এমআরএ সম্পাদন করার সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতি। বৈপরীত্য মাধ্যমটি একটি শিরায় ইনজেকশন দেওয়া হয় এবং প্রাক-বৈপরীত্য এবং ধমনীর মধ্য দিয়ে এজেন্টের প্রথম পাসের সময় উভয় চিত্রই অর্জিত হয়। প্রক্রিয়াকরণের পরে এই দুটি অধিগ্রহণের বিয়োগের মাধ্যমে, একটি চিত্র পাওয়া যায় যা নীতিগতভাবে শুধুমাত্র রক্তনালী দেখায়, আশেপাশের টিস্যু নয়। যদি সময়টি সঠিক হয়, তবে এর ফলে খুব উচ্চ মানের ছবি তৈরি হতে পারে। একটি বিকল্প হল এমন একটি কনট্রাস্ট এজেন্ট ব্যবহার করা যা বেশিরভাগ এজেন্ট হিসাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে ভাস্কুলার সিস্টেম ছেড়ে যায় না, তবে এক ঘন্টা পর্যন্ত সঞ্চালনে থাকে (একটি "ব্লাড-পুল এজেন্ট")। যেহেতু ছবি অর্জনের জন্য দীর্ঘ সময় পাওয়া যায়, তাই উচ্চ রেজোলিউশনের ইমেজিং সম্ভব। তবে, একটি সমস্যা হল যে উচ্চ রেজোলিউশনের চিত্রের প্রয়োজন হলে ধমনী এবং শিরা উভয়ই একই সময়ে উন্নত হয়। বিয়োগহীন বৈসাদৃশ্য-বর্ধিত চৌম্বকীয় অনুরণন অ্যাঞ্জিওগ্রাফিঃ এম. আর. এ প্রযুক্তির সাম্প্রতিক উন্নয়নগুলি একটি অ-বৈসাদৃশ্য বর্ধিত মুখোশ চিত্রের বিয়োগ ছাড়াই উচ্চ মানের বৈসাদৃশ্য-বর্ধিত এম. আর. এ চিত্র তৈরি করা সম্ভব করেছে। এই পদ্ধতিটি রোগ নির্ণয়ের গুণমান উন্নত করতে দেখানো হয়েছে, কারণ এটি গতি বিয়োগ শিল্পকর্মের পাশাপাশি চিত্রের পটভূমির শব্দ বৃদ্ধি রোধ করে, উভয়ই চিত্র বিয়োগের সরাসরি ফলাফল। এই পদ্ধতির জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল বড় ইমেজ এলাকায় শরীরের চর্বি দমন করা, যা এম. ডি. আই. এক্স. ও. এন অধিগ্রহণ পদ্ধতি ব্যবহার করে সম্ভব। ঐতিহ্যবাহী এম. আর. এ প্রকৃত চিত্র অধিগ্রহণের সময় শরীরের চর্বি থেকে উদ্ভূত সংকেতগুলিকে দমন করে, যা এমন একটি পদ্ধতি যা চৌম্বকীয় এবং বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় ক্ষেত্রের ছোট বিচ্যুতির প্রতি সংবেদনশীল এবং ফলস্বরূপ কিছু অঞ্চলে অপর্যাপ্ত চর্বি দমন দেখাতে পারে। এম. ডি. আই. এক্স. এন পদ্ধতিগুলি চর্বি বা জল দ্বারা তৈরি চিত্র সংকেতগুলিকে আলাদা করতে এবং সঠিকভাবে আলাদা করতে পারে। এম. আর. এ স্ক্যানের জন্য 'জলের চিত্র' ব্যবহার করে, কার্যত কোনও শরীরের চর্বি দেখা যায় না যাতে উচ্চ মানের এম. আর ভেনোগ্রামের জন্য কোনও বিয়োগ মাস্কের প্রয়োজন হয় না। অ-বর্ধিত চৌম্বকীয় অনুরণন অ্যাঞ্জিওগ্রাফিঃ যেহেতু কন্ট্রাস্ট এজেন্টের ইনজেকশন দুর্বল কিডনি কার্যকারিতার রোগীদের জন্য বিপজ্জনক হতে পারে, তাই অন্যান্য কৌশল তৈরি করা হয়েছে, যার জন্য কোনও ইনজেকশনের প্রয়োজন হয় না। এই পদ্ধতিগুলি টি1, টি2-এর পার্থক্য এবং ভক্সেলের বিভিন্ন টিস্যুর রাসায়নিক স্থানান্তরের উপর ভিত্তি করে তৈরি। ফ্লো-ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যাঞ্জিওগ্রাফির জন্য একটি উল্লেখযোগ্য অ-বর্ধিত পদ্ধতি হল ব্যালেন্সড স্টেডি-স্টেট ফ্রি প্রিশেশন (বি. এস. এস. এফ. পি) ইমেজিং যা স্বাভাবিকভাবেই ধমনী এবং শিরা থেকে উচ্চ সংকেত তৈরি করে। 2ডি এবং 3ডি অধিগ্রহণ ছবি অধিগ্রহণের জন্য দুটি ভিন্ন পন্থা বিদ্যমান। সাধারণভাবে, 2ডি এবং 3ডি ছবি সংগ্রহ করা যেতে পারে। যদি থ্রিডি তথ্য অর্জিত হয়, তবে নির্বিচারে দেখার কোণে ক্রস বিভাগগুলি গণনা করা যেতে পারে। বিভিন্ন টুকরো থেকে 2ডি তথ্য একত্রিত করে ত্রিমাত্রিক তথ্যও তৈরি করা যেতে পারে, তবে এই পদ্ধতির ফলে মূল তথ্য অধিগ্রহণের থেকে ভিন্ন দৃশ্য কোণে নিম্নমানের চিত্র তৈরি হয়। উপরন্তু, থ্রিডি ডেটা শুধুমাত্র ক্রস বিভাগীয় চিত্র তৈরি করতে ব্যবহার করা যায় না, তবে ডেটা থেকে অনুমানও গণনা করা যেতে পারে। ত্রিমাত্রিক তথ্য অর্জন জটিল জাহাজের জ্যামিতি নিয়ে কাজ করার সময়ও সহায়ক হতে পারে যেখানে রক্ত সমস্ত স্থানিক দিকে প্রবাহিত হচ্ছে (দুর্ভাগ্যবশত, এই ক্ষেত্রে তিনটি ভিন্ন প্রবাহ এনকোডিংও প্রয়োজন, প্রতিটি স্থানিক দিকে একটি করে)। পিসি-এমআরএ এবং টিওএফ-এমআরএ উভয়েরই সুবিধা এবং অসুবিধা রয়েছে। টি. ও. এফ-এম. আর. এ-র তুলনায় পিসি-এম. আর. এ-র ধীর প্রবাহের ক্ষেত্রে কম অসুবিধা রয়েছে এবং প্রবাহের পরিমাণগত পরিমাপেরও অনুমতি দেয়। পি. সি-এম. আর. এ স্পন্দনশীল এবং অভিন্ন নয় এমন প্রবাহের ছবি তোলার সময় কম সংবেদনশীলতা দেখায়। সাধারণভাবে, ধীর রক্ত প্রবাহ প্রবাহ নির্ভর এম. আর. এ-তে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। এটি রক্ত সংকেত এবং স্থির টিস্যু সংকেতের মধ্যে পার্থক্যকে ছোট করে তোলে। এটি হয় পিসি-এম. আর. এ-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে দ্রুত প্রবাহের তুলনায় রক্ত এবং স্থির টিস্যুর মধ্যে পর্যায়ের পার্থক্য হ্রাস পায় এবং টি. ও. এফ-এম. আর. এ-র ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে আড়াআড়ি রক্ত চুম্বকায়ন এবং এইভাবে রক্তের সংকেত হ্রাস পায়। কন্ট্রাস্ট এজেন্টগুলি রক্ত সংকেত বাড়ানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে-এটি বিশেষত খুব ছোট জাহাজ এবং খুব ছোট প্রবাহের বেগযুক্ত জাহাজগুলির জন্য গুরুত্বপূর্ণ যা সাধারণত সেই অনুযায়ী দুর্বল সংকেত দেখায়। দুর্ভাগ্যবশত, যদি রোগীরা দুর্বল রেনাল ফাংশনে ভুগছেন তবে গ্যাডোলিনিয়াম-ভিত্তিক কনট্রাস্ট মিডিয়ার ব্যবহার বিপজ্জনক হতে পারে। এই জটিলতাগুলি এড়ানোর পাশাপাশি বৈসাদৃশ্য মাধ্যমের খরচ দূর করার জন্য, অ-বর্ধিত পদ্ধতিগুলি সম্প্রতি গবেষণা করা হয়েছে। বিকাশের অ-বর্ধিত কৌশল প্রবাহ-স্বাধীন এন. ই. এম. আর. এ পদ্ধতিগুলি প্রবাহের উপর ভিত্তি করে নয়, তবে স্থির টিস্যু থেকে রক্তকে আলাদা করার জন্য টি1, টি2 এবং রাসায়নিক স্থানান্তরের পার্থক্যকে কাজে লাগায়। গেটেড বিয়োগ দ্রুত স্পিন-ইকোঃ একটি ইমেজিং কৌশল যা সিস্টোল এবং ডায়াস্টোল-এ অর্জিত দুটি দ্রুত স্পিন প্রতিধ্বনি ক্রমকে বিয়োগ করে। সিস্টোলিক ডেটা বিয়োগ করে আর্টেরিওগ্রাফি অর্জন করা হয়, যেখানে ধমনীগুলি অন্ধকার দেখায়, ডায়াস্টোলিক ডেটা সেট থেকে, যেখানে ধমনীগুলি উজ্জ্বল দেখায়। ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাফিক গেটিং ব্যবহার করা প্রয়োজন। এই কৌশলটির বাণিজ্যিক নামগুলির মধ্যে রয়েছে ফ্রেশ ব্লাড ইমেজিং (তোশিবা), ট্রান্স (ফিলিপস), নেটিভ স্পেস (সিমেন্স) এবং ডেল্টাফ্লো (জিই)। 4ডি ডাইনামিক এম. আর অ্যাঞ্জিওগ্রাফি (4ডি-এম. আর. এ): বর্ধিতকরণের আগে প্রথম চিত্রগুলি পরবর্তী চিত্রগুলিতে ভাস্কুলার গাছটি বের করার জন্য একটি বিয়োগ মাস্ক হিসাবে কাজ করে। অপারেটরকে তার গতিশীলতার ভিজ্যুয়ালাইজেশনের সাথে রক্ত-খাঁজটির ধমনী এবং শিরাযুক্ত পর্যায়গুলি বিভক্ত করার অনুমতি দেয়। এম. আর. এ-র অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতি নিয়ে গবেষণা করতে এখনও পর্যন্ত অনেক কম সময় ব্যয় করা হয়েছে। বোল্ড ভেনোগ্রাফি বা সসপেক্টিবিলিটি ওয়েটেড ইমেজিং (এসডাব্লুআই): এই পদ্ধতিটি টিস্যুগুলির মধ্যে সংবেদনশীলতার পার্থক্যকে কাজে লাগায় এবং এই পার্থক্যগুলি সনাক্ত করতে ফেজ ইমেজ ব্যবহার করে। একটি বর্ধিত বৈসাদৃশ্য মাত্রার চিত্র তৈরি করতে মাত্রা এবং পর্যায়ের তথ্য একত্রিত করা হয় (ডিজিটালভাবে, একটি চিত্র-প্রক্রিয়াকরণ প্রোগ্রাম দ্বারা) যা শিরাযুক্ত রক্ত, রক্তক্ষরণ এবং লোহা সঞ্চয়ের প্রতি দুর্দান্তভাবে সংবেদনশীল। এস. ডব্লিউ. আই-এর সাথে শিরাযুক্ত রক্তের ইমেজিং একটি রক্ত-অক্সিজেন-স্তর নির্ভর (বি. ও. এল. ডি) কৌশল যার কারণে এটিকে (এবং কখনও কখনও স্থির) বি. ও. এল. ডি ভেনোগ্রাফি হিসাবে উল্লেখ করা হয়। শিরাযুক্ত রক্তের প্রতি সংবেদনশীলতার কারণে এস. ডব্লিউ. আই সাধারণত ট্রমাটিক ব্রেন ইনজুরি (টি. বি. আই) এবং উচ্চ রেজোলিউশনের মস্তিষ্কের ভেনোগ্রাফির জন্য ব্যবহৃত হয়। প্রবাহ প্রভাব ভিত্তিক এম. আর. এ-র অনুরূপ পদ্ধতিগুলি শিরাগুলির চিত্রের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, চৌম্বকীয় অনুরণন ভেনোগ্রাফি (এম. আর. ভি) একটি সমতলকে নিকৃষ্টভাবে উত্তেজিত করে অর্জন করা হয় যখন উত্তেজনা সমতলের চেয়ে অবিলম্বে উচ্চতর সমতলে সংকেত সংগ্রহ করা হয় এবং এইভাবে উদ্দীপ্ত সমতল থেকে সম্প্রতি সরানো শিরাযুক্ত রক্তের ইমেজিং করা হয়। টিস্যু সিগন্যালের পার্থক্য, এম. আর. এ-র জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিটি শরীরের অন্যান্য টিস্যুর তুলনায় রক্তের বিভিন্ন সংকেত বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে, যা এম. আর প্রবাহের প্রভাব থেকে স্বাধীন। ট্রুএফআইএসপি বা বি. টি. এফ. ই-এর মতো ভারসাম্যপূর্ণ পালস সিকোয়েন্সের মাধ্যমে এটি সবচেয়ে সফলভাবে করা হয়। টিস্যু বেঁচে থাকার কার্যকারিতা মূল্যায়ন করার জন্য স্ট্রোক ইমেজিংয়েও বোল্ড ব্যবহার করা যেতে পারে। শিল্পকর্ম এম. আর. এ কৌশলগুলি সাধারণভাবে অশান্ত প্রবাহের প্রতি সংবেদনশীল, যার ফলে বিভিন্ন চৌম্বকীয় প্রোটন ঘূর্ণন পর্যায় সঙ্গতি (ইন্ট্রা-ভক্সেল ডিফাজিং ঘটনা) হারায়, যার ফলে সংকেত হ্রাস পায়। এই ঘটনার ফলে ধমনী স্টেনোসিসের অতিরিক্ত মূল্যায়ন হতে পারে। এম. আর. এ-তে পর্যবেক্ষণ করা অন্যান্য নিদর্শনগুলির মধ্যে রয়েছেঃ পর্যায়-বৈপরীত্য এম. আর. এঃ ছবিতে সর্বাধিক রক্তের বেগকে অবমূল্যায়ন করার কারণে পর্যায় মোড়ানো। পর্যায়-বৈপরীত্য এম. আর. এ-র জন্য সর্বাধিক নির্ধারিত বেগ সম্পর্কে দ্রুত-চলমান রক্তের বিকল্প হয় এবং সংকেতটি পাই থেকে-পাই-তে মোড় নেয়, যা প্রবাহের তথ্যকে অবিশ্বস্ত করে তোলে। সর্বাধিক পরিমাপ করা বেগের উপরে বেগ এনকোডিং (ভিইএনসি) মান ব্যবহার করে এটি এড়ানো যেতে পারে। তথাকথিত ফেজ-আনরাপিং-এর মাধ্যমেও এটি সংশোধন করা যেতে পারে। ম্যাক্সওয়েল পদঃ প্রধান ক্ষেত্র B0-এ গ্রেডিয়েন্ট ক্ষেত্রের পরিবর্তনের কারণে ঘটে। এর ফলে অতিরিক্ত চৌম্বক ক্ষেত্র বিকৃত হয় এবং প্রবাহের জন্য ভুল পর্যায়ের তথ্য দেয়। ত্বরণঃ রক্ত প্রবাহকে ত্বরান্বিত করা পর্যায়-বৈপরীত্য কৌশল দ্বারা সঠিকভাবে এনকোড করা হয় না, যার ফলে রক্ত প্রবাহের পরিমাণ নির্ধারণে ত্রুটি হতে পারে। টাইম-অফ-ফ্লাইট এম. আর. এঃ ল্যামিনার প্রবাহের কারণে স্যাচুরেশন আর্টিফ্যাক্টঃ অনেক রক্তনালীতে, রক্তবাহী জাহাজের কেন্দ্রের কাছাকাছি রক্ত প্রবাহ ধীর হয়। এর ফলে বাহিকার দেয়ালের কাছাকাছি রক্ত স্যাচুরেটেড হয়ে যায় এবং বাহিকার আপাত ক্ষমতা হ্রাস করতে পারে। ভিনিশিয়ান অন্ধ শিল্পকর্মঃ যেহেতু কৌশলটি স্ল্যাবগুলিতে চিত্র অর্জন করে (যেমন একাধিক ওভারল্যাপিং পাতলা-স্ল্যাব অধিগ্রহণ, এমওটিএসএ), স্ল্যাব জুড়ে একটি অ-অভিন্ন উল্টানো কোণ রচনা করা চিত্রগুলিতে অনুভূমিক স্ট্রাইপ হিসাবে উপস্থিত হতে পারে। দৃশ্যায়ন মাঝে মাঝে, এম. আর. এ সরাসরি (পুরু) টুকরো তৈরি করে যা আগ্রহের পুরো পাত্র ধারণ করে। তবে, আরও সাধারণভাবে, অধিগ্রহণের ফলে শরীরে 3ডি ভলিউমের প্রতিনিধিত্বকারী টুকরোগুলির একটি স্ট্যাক তৈরি হয়। কম্পিউটার মনিটরের মতো 2ডি ডিভাইসে এই 3ডি ডেটাসেটটি প্রদর্শন করতে কিছু রেন্ডারিং পদ্ধতি ব্যবহার করতে হবে। সর্বাধিক প্রচলিত পদ্ধতি হল সর্বাধিক তীব্রতা অভিক্ষেপ (এম. আই. পি), যেখানে কম্পিউটার ভলিউমের মাধ্যমে রশ্মির অনুকরণ করে এবং পর্দায় প্রদর্শনের জন্য সর্বোচ্চ মান নির্বাচন করে। ফলস্বরূপ চিত্রগুলি প্রচলিত ক্যাথেটার অ্যাঞ্জিওগ্রাফি চিত্রের অনুরূপ। যদি এই ধরনের বেশ কয়েকটি অনুমান একটি সিনে লুপ বা কুইকটাইম ভিআর অবজেক্টে একত্রিত করা হয়, তবে গভীরতার ছাপ উন্নত হয় এবং পর্যবেক্ষক থ্রিডি কাঠামো সম্পর্কে ভাল ধারণা পেতে পারেন। এম. আই. পি-এর একটি বিকল্প হল ডাইরেক্ট ভলিউম রেন্ডারিং যেখানে এম. আর সংকেতটি উজ্জ্বলতা, অস্বচ্ছতা এবং রঙের মতো বৈশিষ্ট্যগুলিতে অনুবাদ করা হয় এবং তারপরে একটি অপটিক্যাল মডেলে ব্যবহৃত হয়। ক্লিনিক্যাল ব্যবহার এম. আর. এ শরীরের অনেক ধমনী অধ্যয়নে সফল হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে মস্তিষ্ক এবং মাথা ও ঘাড়ের অন্যান্য ধমনী, বক্ষ ও পেটে মহাধমনী এবং এর প্রধান শাখা, রেনাল ধমনী এবং নীচের অঙ্গগুলির ধমনী। তবে, করোনারি ধমনীর ক্ষেত্রে, সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি বা আক্রমণাত্মক ক্যাথেটার অ্যাঞ্জিওগ্রাফির তুলনায় এমআরএ কম সফল হয়েছে। প্রায়শই, অন্তর্নিহিত রোগ হল এথেরোস্ক্লেরোসিস, তবে অ্যানিউরিজম বা অস্বাভাবিক ভাস্কুলার অ্যানাটমির মতো চিকিৎসা সংক্রান্ত অবস্থাও নির্ণয় করা যেতে পারে। আক্রমণাত্মক ক্যাথেটার অ্যাঞ্জিওগ্রাফির তুলনায় এম. আর. এ-র একটি সুবিধা হল পরীক্ষার অ-আক্রমণাত্মক চরিত্র (শরীরে কোনও ক্যাথেটার চালু করতে হবে না)। সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি এবং ক্যাথেটার অ্যাঞ্জিওগ্রাফির তুলনায় আরেকটি সুবিধা হল যে রোগী কোনও আয়নাইজিং বিকিরণের সংস্পর্শে আসে না। এছাড়াও, এম. আর. আই-এর জন্য ব্যবহৃত বৈসাদৃশ্য মাধ্যম সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি এবং ক্যাথেটার অ্যাঞ্জিওগ্রাফি-র জন্য ব্যবহৃত মাধ্যমগুলির তুলনায় কম বিষাক্ত হতে পারে, যেখানে কম সংখ্যক মানুষের অ্যালার্জির কোনও ঝুঁকি থাকে। এছাড়াও রোগীর মধ্যে ইনজেকশনের প্রয়োজন অনেক কম হয়। পদ্ধতির সবচেয়ে বড় ত্রুটি হল এর তুলনামূলকভাবে উচ্চ খরচ এবং এর কিছুটা সীমিত স্থানিক রেজোলিউশন। স্ক্যানের সময়কালও একটি সমস্যা হতে পারে, যেখানে সিটি অনেক দ্রুত হয়। এমন রোগীদের ক্ষেত্রেও এটি বাতিল করা হয় যাদের জন্য এমআরআই পরীক্ষা অনিরাপদ হতে পারে (যেমন চোখে পেসমেকার বা ধাতু বা নির্দিষ্ট অস্ত্রোপচারের ক্লিপ থাকা)। কপালীয় সঞ্চালন দৃশ্যমান করার জন্য এম. আর. এ পদ্ধতিগুলি একটি সাধারণ এম. আর. আই মস্তিষ্কের অবস্থানের থেকে আলাদা নয়। মাথার কুণ্ডলীর মধ্যে অচলকরণের প্রয়োজন হবে। এম. আর. এ সাধারণত মোট এম. আর. আই মস্তিষ্ক পরীক্ষার একটি অংশ এবং স্বাভাবিক এম. আর. আই প্রোটোকলে প্রায় 10 মিনিট যোগ করে। আরও দেখুন কম্পিউটড টমোগ্রাফি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি ট্রান্সক্র্যানিয়াল ডপলার সোনোগ্রাফি রেফারেন্স বাহ্যিক লিঙ্ক চৌম্বকীয় অনুরণন ইমেজিং ভাস্কুলার পদ্ধতি