Quartz fiber dosimeter
কোয়ার্টজ ফাইবার ডসিমিটার, যাকে কখনও কখনও সেলফ ইন্ডিকেটিং পকেট ডসিমিটার (এসআইপিডি) বা সেলফ রিডিং পকেট ডসিমিটার (এসআরপিডি) বা কোয়ার্টজ ফাইবার ইলেক্ট্রোমিটার (কিউএফই) বলা হয়, হল এক ধরনের বিকিরণ ডসিমিটার, একটি কলমের মতো যন্ত্র যা সাধারণত একটি কাজের সময়কালে যন্ত্রটি দ্বারা প্রাপ্ত আয়নাইজিং বিকিরণের ক্রমবর্ধমান মাত্রা পরিমাপ করে। এটি একজন ব্যক্তির পোশাকে ক্লিপ করা হয়, সাধারণত পুরো শরীরের এক্সপোজারের জন্য একটি বুকের পকেট, ব্যবহারকারীর বিকিরণের এক্সপোজার পরিমাপ করতে। এটি এখন বৈদ্যুতিন ব্যক্তিগত ডসিমিটার (ইপিডি)-এর মতো আরও আধুনিক ডসিমিটার প্রকার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হচ্ছে। অন্যান্য ধরনের ব্যক্তিগত বিকিরণ ডসিমিটারের মতো ব্যবহার করুন, এটি এমন কর্মীদের দ্বারা পরা হয় যারা পেশাগতভাবে বিকিরণের সংস্পর্শে আসে, যাতে তাদের নিয়োগকর্তারা তাদের এক্সপোজারের একটি রেকর্ড রাখতে পারেন, এটি যাচাই করতে যে এটি আইনত নির্ধারিত সীমার নিচে। এটি একটি আয়নীকরণ চেম্বারে ধাতব পরিবাহীর উপর তড়িৎস্থায়ী আধানের হ্রাস পরিমাপ করে কাজ করে, যা বিকিরণ দ্বারা চেম্বারে বায়ুর আয়নীকরণের কারণে হয়। 1937 সালে চার্লস লরিৎসেন এটি আবিষ্কার করেন। বিকিরণের সংস্পর্শে আসার পরে শূন্য মাত্রায় পুনরুদ্ধারের জন্য ডসিমিটারটি পর্যায়ক্রমে রিচার্জ করতে হবে। এটি সাধারণত ব্যবহারের পরপরই পড়া হয় এবং ব্যবহারকারীর এক্সপোজার রেকর্ড করার জন্য ডোজটি লগ করা হয়। কিছু সংস্থায়, এক্সপোজারের সঠিক রেকর্ডিং নিশ্চিত করার জন্য রিচার্জিং ডিভাইসের দখল স্বাস্থ্য পদার্থবিজ্ঞানীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এতে একটি লো-পাওয়ার মাইক্রোস্কোপ এবং একটি আলোক লেন্স রয়েছে যা আলোর উৎসে আলোক লেন্সকে লক্ষ্য করে এবং মাইক্রোস্কোপের দিকে তাকিয়ে যে কোনও সময় এক্সপোজারকে সরাসরি পড়ার অনুমতি দেয়। যন্ত্রটি মূলত গামা এবং এক্স-রে-র প্রতি সংবেদনশীল, তবে এটি 1 এমইভি-র উপরে বিটা বিকিরণও সনাক্ত করে। নিউট্রন সংবেদনশীল সংস্করণ তৈরি করা হয়েছে। কোয়ার্টজ ফাইবার ডসিমিটার বিভিন্ন পরিসরে তৈরি করা হয়। শান্তিকালীন পেশাগত এক্সপোজারের পরিসীমা সাধারণত 500 এম. আর. এম (5 এম. এস. ভি) পর্যন্ত পরিমাপ করা হয়, যা 360 এম. আর. এম (3.6 এম. এস. ভি)-এর সাধারণ মার্কিন বার্ষিক মাত্রা অতিক্রম করে। যুদ্ধের সময় ফলআউট মিটার 500 রেম (5 এসভি) পর্যন্ত পরিমাপ করে, যা মোটামুটিভাবে মারাত্মক মাত্রা। কোয়ার্টজ ফাইবার ডিভাইসটি একটি পুরানো ডসিমিটার ডিজাইন। এটি এই অসুবিধাগুলিতে ভুগছেঃ কম নির্ভুলতাঃ এনালগ যান্ত্রিক নকশার কারণে, নির্ভুলতা প্রায় 15 শতাংশ, অন্যান্য ডসিমিটারের তুলনায় কম। পড়ার ত্রুটিঃ যেহেতু এটি শুধুমাত্র ম্যানুয়ালি পড়া যায়, তাই এটি মানুষের পড়ার ত্রুটির প্রবণতা রয়েছে। ছোট গতিশীল পরিসীমাঃ যন্ত্রের পরিসীমা বিদ্যুদ্বাহকের চার্জ দ্বারা সীমাবদ্ধ। একবার চার্জ শেষ হয়ে গেলে যন্ত্রটি এক্সপোজার রেকর্ড করা বন্ধ করে দেয়। এর অর্থ হল অপ্রত্যাশিত বড় বিকিরণ ডোজগুলি আরও স্বাভাবিক নিম্ন স্তরের এক্সপোজারগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য ডিজাইন করা ডিভাইসগুলিকে দ্রুত পরিপূর্ণ করতে পারে। আয়ন চেম্বার থেকে চার্জিং পিনটিকে একটি ছোট ফাঁক দিয়ে আলাদা করে আর্দ্রতার প্রতি সংবেদনশীলতা মোকাবেলা করা হয়। যন্ত্রটি চার্জারের উপর দৃঢ়ভাবে ঠেলে দেওয়া হয়, ফাঁকটি বন্ধ করে এবং ডসিমিটারটি পুনরায় সেট করার অনুমতি দেয়। ডসিমিটারটি ছেড়ে দিলে আয়ন চেম্বার থেকে চার্জারের পিনটি বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তবে শূন্যে একটি ছোট পরিবর্তন ঘটায় যা তুলনামূলকভাবে অপ্রত্যাশিত। ক্রিয়াকলাপের তত্ত্ব কোয়ার্টজ ফাইবার ডসিমিটার হল লরিটসেন ইলেক্ট্রোস্কোপ নামক একটি যন্ত্রের একটি রুক্ষ রূপ। এটি আয়নীকরণ চেম্বার নামে একটি সিল করা বায়ু ভর্তি সিলিন্ডার নিয়ে গঠিত। এর ভিতরে একটি ধাতব বিদ্যুদ্বাহক ফালা রয়েছে যা রিচার্জ করার জন্য কলমের শেষে একটি টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত থাকে। বিদ্যুদ্বাহকের অপর প্রান্তে একটি সূক্ষ্ম স্বর্ণ-ধাতুপট্টাবৃত কোয়ার্টজ তন্তু সংযুক্ত থাকে, যা অবশিষ্ট সময়ে বিদ্যুদ্বাহকের সমান্তরালে থাকে। চেম্বারের প্রান্তগুলি স্বচ্ছ এবং মাইক্রোস্কোপটি ফাইবারের উপর কেন্দ্রীভূত। রিচার্জ করার সময়, চার্জারটি ইলেক্ট্রোডে একটি উচ্চ ডিসি ভোল্টেজ প্রয়োগ করে, সাধারণত 150-200 ভোল্টের কাছাকাছি, ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক চার্জ দিয়ে চার্জ করে। কোয়ার্টজ ফাইবার, একই চার্জ সহ, কুলম্ব বলের কারণে বিদ্যুদ্বাহকের পৃষ্ঠ দ্বারা প্রতিহত হয় এবং বিদ্যুদ্বাহক থেকে দূরে সরে যায়। চার্জ করার পরে, চার্জটি বিদ্যুদ্বাহকের উপর থেকে যায় কারণ এটি উত্তাপযুক্ত। আয়নাইজিং বিকিরণের একটি কণা যখন চেম্বারের মধ্য দিয়ে যায়, তখন এটি বাতাসের অণুগুলির সাথে সংঘর্ষ করে, তাদের থেকে ইলেকট্রনগুলিকে ছিটকে দেয় এবং বাতাসে ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক আধানযুক্ত পরমাণু (আয়ন) তৈরি করে। বিপরীত আধানের আয়নগুলি বিদ্যুদ্বাহকের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং এর উপরের কিছু আধানকে নিষ্ক্রিয় করে। বিদ্যুদ্বাহকের উপর কম চার্জ ফাইবারের উপর বল হ্রাস করে, যার ফলে এটি বিদ্যুদ্বাহকের দিকে ফিরে যায়। ফাইবারের অবস্থান মাইক্রোস্কোপের মাধ্যমে পড়া যায়। ফাইবারের পিছনে বিকিরণের এককগুলিতে একটি স্কেল থাকে, যখন এটি সম্পূর্ণরূপে চার্জ করা হয় তখন ফাইবারের অবস্থানে শূন্য বিন্দু থাকে। যেহেতু প্রতিটি বিকিরণ কণা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চার্জকে বিদ্যুদ্বাহক থেকে বেরিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেয়, তাই যে কোনও সময়ে ফাইবারের অবস্থান শেষ রিচার্জ হওয়ার পর থেকে চেম্বারের মধ্য দিয়ে যাওয়া ক্রমবর্ধমান বিকিরণকে উপস্থাপন করে। রিচার্জিং হারিয়ে যাওয়া চার্জটি পুনরুদ্ধার করে এবং ফাইবারটিকে তার মূল বিপথগামী অবস্থানে ফিরিয়ে দেয়। চার্জার হল একটি ছোট বাক্স, যা সাধারণত ব্যাটারি দ্বারা চালিত হয়। এতে একটি বৈদ্যুতিন বর্তনী রয়েছে যা ব্যাটারির ভোল্টেজকে চার্জ করার জন্য প্রয়োজনীয় উচ্চ ভোল্টেজের দিকে নিয়ে যায়। বাক্সে একটি ফিক্সচার রয়েছে যার জন্য চার্জিং বিদ্যুদ্বাহকের উপর ডসিমিটারের প্রান্তটি টিপতে হয়। কিছু চার্জার পরিমাপ বিদ্যুদ্বাহককে আলোকিত করার জন্য একটি আলো অন্তর্ভুক্ত করে, যাতে পরিমাপ, লগিং এবং রিচার্জিং একটি রুটিন গতির সাথে ঘটতে পারে। ইলেক্ট্রোড এবং কেসের মধ্যে সংযুক্ত একটি ক্যাপাসিটর যোগ করে বৃহত্তর পরিসরের ইউনিট তৈরি করা হয়। ক্যাপাসিটরটি বিদ্যুদ্বাহকের উপর প্রদত্ত ভোল্টেজের জন্য ডিভাইসে আরও বেশি পরিমাণে চার্জ সঞ্চয় করে। যেহেতু প্রতিটি বিকিরণ কণা একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ চার্জকে পালাতে দেয়, তাই ফাইবারকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণে সরানোর জন্য আরও বেশি সংখ্যক বিকিরণ কণার প্রয়োজন হয়। পকেট আয়নীকরণ চেম্বার স্ব-পঠন ক্ষমতা ছাড়াই উপরের ডসিমিটারের একটি সংস্করণ, যাকে পকেট আয়নীকরণ চেম্বার বা কেবল পকেট চেম্বার বলা হয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এবং যুদ্ধোত্তর সরকার এবং সামরিক প্রকল্পগুলিতে, বিশেষত ম্যানহাটন প্রকল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছিল। এটিতে একটি সাধারণ আয়নীকরণ চেম্বার ছিল যার কেন্দ্রে একটি বিদ্যুদ্বাহক ছিল, তবে পড়ার জন্য কোনও তড়িৎবীক্ষণ যন্ত্র ছিল না। পরিবর্তে এক্সপোজারটি একটি পৃথক নির্ভুল ইলেক্ট্রোমিটার/চার্জারের মধ্যে প্লাগ করে পড়া হয়েছিল, যা বিদ্যুদ্বাহকের চার্জ হ্রাস পরিমাপ করে এবং বিদ্যুদ্বাহক রিচার্জ করার আগে এটি একটি মিটারে প্রদর্শন করে। এগুলির সুবিধা ছিল যে এগুলি ইলেক্ট্রোমিটার প্রকারের তুলনায় সহজ, আরও রুক্ষ এবং সস্তা ছিল, তবে এর অসুবিধা ছিল (কিছু সামরিক প্রয়োগে পছন্দসই বলে মনে করা হয়) যে ইলেক্ট্রোমিটার/চার্জার ছাড়া পরিধানকারী দ্বারা এক্সপোজারটি পড়া যায় না। এগুলি আর ব্যবহার করা হয় না। রেট মিটার একই চার্জারের সাথে ব্যবহৃত একটি অনুরূপ যন্ত্র হল রেট মিটার। বেসামরিক প্রতিরক্ষা কর্মীদের জন্য বিকিরণের হার পরিমাপ করার জন্য এটি একটি সস্তা পদ্ধতি। একটি রেট মিটার চার্জ করার পরে একটি সময়োপযোগী এক্সপোজারের জন্য রেট মিটারের পরিবর্তনের হার পরিমাপ করে। সাধারণত একটি ত্রিশ-দ্বিতীয় সময়ের ভারী ফলআউট এবং দশ মিনিটের সময়ের মধ্যে হালকা ফলআউট পরিমাপ করে। রেট মিটারের দুটি অভ্যন্তরীণ স্কেল রয়েছে যা প্রতিটি সময়ের জন্য সরাসরি রেম-এ বিকিরণ প্রবাহকে পড়ে। আরও দেখুন গাইগার কাউন্টার সিন্টিলেশন কাউন্টার রেফারেন্স বাহ্যিক লিঙ্ক বিকিরণ ডসিমিটারের একটি ফটোগ্রাফিক তালিকা ডসিমিটার আয়নাইজিং বিকিরণ আবিষ্কারক