Fourier-transform infrared spectroscopy
ফুরিয়ার-ট্রান্সফর্ম ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি (এফ. টি. আই. আর) একটি কঠিন, তরল বা গ্যাসের শোষণ বা নির্গমনের ইনফ্রারেড বর্ণালী পেতে ব্যবহৃত একটি কৌশল। একটি এফ. টি. আই. আর স্পেকট্রোমিটার একই সঙ্গে একটি বিস্তৃত বর্ণালী পরিসরে উচ্চ-রেজোলিউশনের বর্ণালী তথ্য সংগ্রহ করে। এটি একটি বিচ্ছুরিত স্পেকট্রোমিটারের তুলনায় একটি উল্লেখযোগ্য সুবিধা প্রদান করে, যা একটি সময়ে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সংকীর্ণ পরিসরে তীব্রতা পরিমাপ করে। ফুরিয়ার-ট্রান্সফর্ম ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি শব্দটি এই সত্য থেকে উদ্ভূত হয়েছে যে কাঁচা তথ্যকে প্রকৃত বর্ণালীতে রূপান্তর করার জন্য একটি ফুরিয়ার রূপান্তর (একটি গাণিতিক প্রক্রিয়া) প্রয়োজন। ধারণাগত ভূমিকা শোষণ স্পেকট্রোস্কোপি কৌশলের লক্ষ্য (এফটিআইআর, অতিবেগুনী-দৃশ্যমান (ইউভি-ভিজ) স্পেকট্রোস্কোপি ইত্যাদি) প্রতিটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে একটি নমুনা কতটা আলো শোষণ করে তা পরিমাপ করা হয়। এটি করার সবচেয়ে সহজ উপায় হল, "ডিসপারসিভ স্পেকট্রোস্কোপি" কৌশল, একটি নমুনায় একটি একরঙা আলোর রশ্মি উজ্জ্বল করা, কতটা আলো শোষিত হয় তা পরিমাপ করা এবং প্রতিটি ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য পুনরাবৃত্তি করা। (উদাহরণস্বরূপ, কিছু ইউভি-ভিস স্পেকট্রোমিটার এভাবেই কাজ করে।) ফুরিয়ার-ট্রান্সফর্ম স্পেকট্রোস্কোপি একই তথ্য পাওয়ার একটি কম স্বজ্ঞাত উপায়। নমুনায় আলোর একটি একবর্ণ রশ্মি (শুধুমাত্র একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমন্বয়ে গঠিত একটি রশ্মি) উজ্জ্বল করার পরিবর্তে, এই কৌশলটি একবারে আলোর অনেক ফ্রিকোয়েন্সি সম্বলিত একটি মরীচি উজ্জ্বল করে এবং পরিমাপ করে যে সেই মরীচিটি নমুনা দ্বারা কতটা শোষিত হয়। এরপরে, বিমটি একটি দ্বিতীয় ডেটা পয়েন্ট প্রদান করে ফ্রিকোয়েন্সিগুলির একটি ভিন্ন সংমিশ্রণ ধারণ করার জন্য সংশোধন করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি অল্প সময়ের মধ্যে দ্রুত বহুবার পুনরাবৃত্তি করা হয়। পরে, একটি কম্পিউটার এই সমস্ত তথ্য নেয় এবং প্রতিটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে শোষণ কী তা অনুমান করার জন্য পিছনে কাজ করে। উপরে বর্ণিত মরীচিটি একটি ব্রডব্যান্ড আলোর উৎস দিয়ে শুরু করে তৈরি করা হয়-যা পরিমাপ করার জন্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সম্পূর্ণ বর্ণালী ধারণ করে। আলো একটি মাইকেলসন ইন্টারফেরোমিটারে জ্বলজ্বল করে-আয়নার একটি নির্দিষ্ট বিন্যাস, যার মধ্যে একটি মোটর দ্বারা সরানো হয়। এই আয়নাটি সরে যাওয়ার সাথে সাথে তরঙ্গ হস্তক্ষেপের কারণে বিমে আলোর প্রতিটি তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যায়ক্রমে ইন্টারফেরোমিটার দ্বারা অবরুদ্ধ, সঞ্চারিত, অবরুদ্ধ, সঞ্চারিত হয়। বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য বিভিন্ন হারে নিয়ন্ত্রিত হয়, যাতে প্রতিটি মুহূর্তে বা আয়নার অবস্থানে ইন্টারফেরোমিটার থেকে বেরিয়ে আসা মরীচিটির একটি ভিন্ন বর্ণালী থাকে। উল্লিখিত হিসাবে, কাঁচামালকে (প্রতিটি আয়নার অবস্থানের জন্য আলো শোষণ) কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে (প্রতিটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য আলো শোষণ) পরিণত করার জন্য কম্পিউটার প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন হয়। প্রয়োজনীয় প্রক্রিয়াকরণটি ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম নামে একটি সাধারণ অ্যালগরিদম হিসাবে পরিণত হয়। ফুরিয়ার রূপান্তর একটি ডোমেনকে (এই ক্ষেত্রে সেন্টিমিটারে আয়নার স্থানচ্যুতি) তার বিপরীত ডোমেনে (সেন্টিমিটারে তরঙ্গ সংখ্যা) রূপান্তরিত করে। কাঁচা তথ্যকে "ইন্টারফেরোগ্রাম" বলা হয়। একটি ইনফ্রারেড বর্ণালী রেকর্ড করতে সক্ষম প্রথম কম খরচের স্পেকট্রোফোটোমিটার ছিল 1957 সালে উৎপাদিত পার্কিন-এলমার ইনফ্রাকর্ড। এই যন্ত্রটি 2.5 মাইক্রোমিটার থেকে 15 মাইক্রোমিটার (তরঙ্গসংখ্যার পরিসীমা 4,000 সেমি-1 থেকে 660 সেমি-1) পর্যন্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমা জুড়ে ছিল। মৌলিক আণবিক কম্পনের কারণে সর্বাধিক পরিচিত কম্পন ফ্রিকোয়েন্সি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিম্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সীমা বেছে নেওয়া হয়েছিল। উপরের সীমাটি এই কারণে আরোপ করা হয়েছিল যে বিচ্ছুরণকারী উপাদানটি ছিল শিলা-লবণের (সোডিয়াম ক্লোরাইড) একক স্ফটিক থেকে তৈরি একটি প্রিজম, যা প্রায় 15 মাইক্রোমিটারের বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে অস্বচ্ছ হয়ে যায়; এই বর্ণালী অঞ্চলটি শিলা-লবণ অঞ্চল হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে। পরবর্তী যন্ত্রগুলি পটাসিয়াম ব্রোমাইড প্রিজম ব্যবহার করে পরিসীমা 25 মাইক্রোমিটার (400 সেমি-1) এবং সিজিয়াম আয়োডাইড 50 মাইক্রোমিটার (200 সেমি-1) পর্যন্ত প্রসারিত করে। 50 মাইক্রোমিটার (200 সেমি-1) এর বাইরে অঞ্চলটি দূর-ইনফ্রারেড অঞ্চল হিসাবে পরিচিত হয়ে ওঠে; খুব দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যে এটি মাইক্রোওয়েভ অঞ্চলে মিশে যায়। দূরবর্তী ইনফ্রারেডের পরিমাপের জন্য প্রিজমগুলিকে বিচ্ছুরণকারী উপাদান হিসাবে প্রতিস্থাপনের জন্য সঠিকভাবে নিয়ন্ত্রিত বিচ্ছুরণ গ্র্যাটিংগুলির বিকাশের প্রয়োজন ছিল, কারণ এই অঞ্চলে লবণ স্ফটিকগুলি অস্বচ্ছ। বিকিরণের কম শক্তির কারণে বোলোমিটারের চেয়ে বেশি সংবেদনশীল ডিটেক্টরের প্রয়োজন ছিল। এর মধ্যে একটি ছিল গোলে ডিটেক্টর। একটি অতিরিক্ত সমস্যা হল বায়ুমণ্ডলীয় জলীয় বাষ্প বাদ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কারণ এই অঞ্চলে জলীয় বাষ্পের একটি তীব্র বিশুদ্ধ আবর্তনীয় বর্ণালী রয়েছে। দূর-ইনফ্রারেড স্পেকট্রোফোটোমিটারগুলি জটিল, ধীর এবং ব্যয়বহুল ছিল। মিশেলসন ইন্টারফেরোমিটারের সুবিধাগুলি সুপরিচিত ছিল, তবে একটি বাণিজ্যিক যন্ত্র তৈরি করার আগে যথেষ্ট প্রযুক্তিগত সমস্যা কাটিয়ে উঠতে হয়েছিল। এছাড়াও প্রয়োজনীয় ফুরিয়ার রূপান্তর সম্পাদনের জন্য একটি বৈদ্যুতিন কম্পিউটারের প্রয়োজন ছিল এবং এটি কেবলমাত্র পিডিপি-8-এর মতো ক্ষুদ্র কম্পিউটারের আবির্ভাবের সাথেই বাস্তবসম্মত হয়েছিল, যা 1965 সালে উপলব্ধ হয়েছিল। ডিজিল্যাব 1969 সালে বিশ্বের প্রথম বাণিজ্যিক এফটিআইআর স্পেকট্রোমিটার (মডেল এফটিএস-14) উদ্ভাবন করে (ডিজিল্যাব এফটিআইআর এখন ভেরিয়ানের কাছ থেকে স্পেকট্রোস্কোপি ব্যবসা অর্জনের পরে এজিলেন্ট প্রযুক্তির আণবিক পণ্য লাইনের একটি অংশ)। মাইকেলসন ইন্টারফেরোমিটার এফ. টি. আই. আর-এর জন্য অভিযোজিত একটি মাইকেলসন ইন্টারফেরোমিটারে, বহুবর্ণযুক্ত ইনফ্রারেড উৎস থেকে আলো, প্রায় একটি ব্ল্যাক-বডি রেডিয়েটার, মিলিত হয় এবং একটি বিম স্প্লিটারের দিকে পরিচালিত হয়। আদর্শভাবে আলোর 50 শতাংশ স্থির আয়নার দিকে প্রতিসরণ করা হয় এবং 50 শতাংশ চলমান আয়নার দিকে প্রেরণ করা হয়। দুটি আয়না থেকে আলো প্রতিফলিত হয়ে বিম স্প্লিটারে ফিরে আসে এবং মূল আলোর কিছু অংশ নমুনা কামরায় প্রবেশ করে। সেখানে, আলোটি নমুনার উপর কেন্দ্রীভূত করা হয়। নমুনা কামরা ছেড়ে যাওয়ার পরে আলোটি ডিটেক্টরের উপর পুনরায় কেন্দ্রীভূত হয়। ইন্টারফেরোমিটারের দুটি বাহুর মধ্যে অপটিক্যাল পথের দৈর্ঘ্যের পার্থক্যকে রিটার্ডেশন বা অপটিক্যাল পাথ ডিফারেন্স (ওপিডি) বলা হয়। একটি ইন্টারফেরোগ্রাম রিটার্ডেশন পরিবর্তন করে এবং রিটার্ডেশনের বিভিন্ন মানের জন্য ডিটেক্টর থেকে সংকেত রেকর্ড করে প্রাপ্ত হয়। কোনও নমুনা উপস্থিত না থাকলে ইন্টারফেরোগ্রামের রূপ নির্ভর করে উৎসের তীব্রতার বৈচিত্র্য এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে স্প্লিটার দক্ষতার মতো বিষয়গুলির উপর। এর ফলে শূন্য মন্দতায় সর্বাধিক ফলাফল পাওয়া যায়, যখন সমস্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্যে গঠনমূলক হস্তক্ষেপ থাকে, তারপরে "উইগলস" এর সিরিজ হয়। ইন্টারফেরোগে সর্বাধিক তীব্রতার বিন্দু খুঁজে বের করে শূন্য প্রতিবন্ধকতার অবস্থান সঠিকভাবে নির্ধারণ করা হয়। যখন একটি নমুনা উপস্থিত থাকে তখন পটভূমি ইন্টারফেরোগ্রামটি নমুনায় শোষণ ব্যান্ডগুলির উপস্থিতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। বাণিজ্যিক স্পেকট্রোমিটারগুলি পথের পার্থক্য তৈরি করতে বিভিন্ন স্ক্যানিং প্রক্রিয়া সহ মিশেলসন ইন্টারফেরোমিটার ব্যবহার করে। এই সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে সাধারণ হল সিস্টেম স্ক্যানের মতোই দুটি রশ্মি পুনরায় একত্রিত হয় তা নিশ্চিত করার প্রয়োজন। সহজতম ব্যবস্থাগুলিতে একটি সমতল আয়না থাকে যা একটি রশ্মির পথ পরিবর্তন করতে রৈখিকভাবে চলে। এই বিন্যাসে চলন্ত আয়নাটি অবশ্যই হেলানো বা নড়াচড়া করা উচিত নয় কারণ এটি বিমগুলি পুনরায় একত্রিত হওয়ার সাথে সাথে কীভাবে ওভারল্যাপ করে তা প্রভাবিত করবে। কিছু ব্যবস্থা একটি ক্ষতিপূরণমূলক প্রক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত করে যা সারিবদ্ধকরণ বজায় রাখার জন্য স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটি আয়নার অভিযোজন সামঞ্জস্য করে। এই সমস্যা এড়ানোর ব্যবস্থাগুলির মধ্যে রয়েছে সমতল আয়নার পরিবর্তে কিউব কর্নার রিফ্লেক্টর ব্যবহার করা কারণ এগুলির অভিযোজন নির্বিশেষে কোনও আপতিত রশ্মি সমান্তরাল দিকে ফিরিয়ে দেওয়ার বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যে ব্যবস্থাগুলিতে ঘূর্ণমান গতি দ্বারা পথের পার্থক্য তৈরি হয় সেগুলি খুব সফল প্রমাণিত হয়েছে। একটি সাধারণ ব্যবস্থায় একটি রশ্মির মধ্যে একজোড়া সমান্তরাল আয়না অন্তর্ভুক্ত থাকে যা ফিরে আসা রশ্মির স্থানচ্যুতি না করে পথ পরিবর্তন করতে ঘোরানো যেতে পারে। আরেকটি হল দ্বৈত পেন্ডুলামের নকশা যেখানে ইন্টারফেরোমিটারের এক বাহুতে পথটি অন্যটির পথ হ্রাসের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়। একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে রয়েছে কে. বি. আর-এর মতো আই. আর-স্বচ্ছ উপাদানের একটি পাঁজরকে একটি রশ্মির মধ্যে স্থানান্তরিত করা। রশ্মির মধ্যে কেবিআর-এর পুরুত্ব বৃদ্ধি অপটিক্যাল পথ বাড়ায় কারণ প্রতিসরাঙ্ক বাতাসের চেয়ে বেশি। এই পদ্ধতির একটি সীমাবদ্ধতা হল তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমার উপর প্রতিসরাঙ্কের পরিবর্তন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ক্রমাঙ্কনের নির্ভুলতাকে সীমাবদ্ধ করে। ইন্টারফেরোগ্রাম পরিমাপ ও প্রক্রিয়াকরণ ইন্টারফেরোগ্রামকে শূন্য পথের পার্থক্য থেকে সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য পর্যন্ত পরিমাপ করতে হবে যা প্রয়োজনীয় রেজোলিউশনের উপর নির্ভর করে। বাস্তবে স্ক্যানটি শূন্যের উভয় পাশে হতে পারে যার ফলে একটি দ্বিমুখী ইন্টারফেরোগ্রাম হতে পারে। যান্ত্রিক নকশার সীমাবদ্ধতার অর্থ হতে পারে যে সর্বোচ্চ রেজোলিউশনের জন্য স্ক্যানটি শুধুমাত্র শূন্যের একপাশে সর্বাধিক ওপিডি পর্যন্ত চলে। ইন্টারফেরোগ্রামটি ফুরিয়ার রূপান্তর দ্বারা একটি বর্ণালীতে রূপান্তরিত হয়। এর জন্য দুটি বিমের মধ্যে পথের পার্থক্যের সমান বিরতিতে মানগুলির একটি সিরিজ হিসাবে এটি ডিজিটাল আকারে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন। পথের পার্থক্য পরিমাপ করতে ইন্টারফেরোমিটারের মাধ্যমে একটি লেজার রশ্মি পাঠানো হয়, যা একটি সাইনোসয়েডাল সংকেত তৈরি করে যেখানে ধারাবাহিক সর্বাধিকতার মধ্যে বিচ্ছেদ লেজারের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সমান হয় (সাধারণত একটি 633 এনএম হেনে লেজার ব্যবহার করা হয়)। প্রতিবার লেজার সংকেত শূন্যের মধ্য দিয়ে যাওয়ার সময় আইআর সংকেত পরিমাপ করার জন্য এটি একটি এনালগ-থেকে-ডিজিটাল রূপান্তরকারীকে ট্রিগার করতে পারে। বিকল্পভাবে, লেজার এবং আইআর সংকেতগুলি ইন্টারপোলেশন দ্বারা নির্ধারিত লেজার সংকেত শূন্য ক্রসিংয়ের সাথে সম্পর্কিত পয়েন্টগুলিতে আইআর সংকেতের সাথে ছোট বিরতিতে সিঙ্ক্রোনাসভাবে পরিমাপ করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিটি এনালগ-থেকে-ডিজিটাল কনভার্টারগুলির ব্যবহারের অনুমতি দেয় যা ট্রিগার করা যেতে পারে এমন কনভার্টারগুলির তুলনায় আরও নির্ভুল এবং সুনির্দিষ্ট, যার ফলে কম শব্দ হয়। ফুরিয়ার রূপান্তরের ফলাফল হল বিচ্ছিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি সিরিজে সংকেতের একটি বর্ণালী। গণনায় ব্যবহার করা যেতে পারে এমন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমা ইন্টারফেরোগ্রামে ডেটা পয়েন্টগুলির পৃথকীকরণ দ্বারা সীমাবদ্ধ। চিহ্নিত করা যেতে পারে এমন সংক্ষিপ্ততম তরঙ্গদৈর্ঘ্য হল এই ডেটা পয়েন্টগুলির মধ্যে দ্বিগুণ বিচ্ছেদ। উদাহরণস্বরূপ, একটি হেনি রেফারেন্স লেজারের প্রতি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে একটি বিন্দুতে () হলে সংক্ষিপ্ততম তরঙ্গদৈর্ঘ্য হবে ()। আলিয়াজিংয়ের কারণে, ছোট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে যে কোনও শক্তিকে দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে আসা হিসাবে ব্যাখ্যা করা হবে এবং তাই অপটিক্যালি বা বৈদ্যুতিনভাবে ন্যূনতম করতে হবে। বর্ণালী রেজোলিউশন, অর্থাৎ। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে পার্থক্য যা আলাদা করা যেতে পারে, তা সর্বাধিক ওপিডি দ্বারা নির্ধারিত হয়। ফুরিয়ার রূপান্তর গণনায় ব্যবহৃত তরঙ্গদৈর্ঘ্যগুলি এমন যে ইন্টারফেরোগ্রামের দৈর্ঘ্য শূন্য থেকে সর্বোচ্চ ওপিডি পর্যন্ত সঠিক সংখ্যক তরঙ্গদৈর্ঘ্য ফিট করে কারণ এটি তাদের অবদানকে অর্থোগোনাল করে তোলে। এর ফলে সমান ফ্রিকোয়েন্সি ব্যবধান দ্বারা পৃথক পয়েন্ট সহ একটি বর্ণালী তৈরি হয়। সর্বাধিক পথের পার্থক্যের জন্য সংলগ্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্য এবং ইন্টারফেরোগে যথাক্রমে এবং চক্র থাকবে। সংশ্লিষ্ট ফ্রিকোয়েন্সিগুলি হল ν1 এবং ν2: {। d = nλ1। এবং d = (n + 1) λ2।-। λ1 = d/n। এবং λ2 = d/(n + 1)।-। ν1 = 1/λ1।। এবং ν2 = 1/λ2।-। ν1 = n/d। এবং ν2 = (n + 1)/d।-|colspan = 2। ν2 − ν1 = 1/d। এই পৃথকীকরণটি সর্বাধিক ওপিডি-র বিপরীত। উদাহরণস্বরূপ, 2 সেন্টিমিটারের সর্বোচ্চ ওপিডি-র ফলে এর পৃথকীকরণ ঘটে। এটি এই অর্থে বর্ণালী রেজোলিউশন যে এক বিন্দুতে মানটি সংলগ্ন বিন্দুতে মানগুলির থেকে স্বাধীন। বেশিরভাগ যন্ত্র বিভিন্ন ওপিডি বেছে নিয়ে বিভিন্ন রেজোলিউশনে পরিচালিত হতে পারে। নিয়মিত বিশ্লেষণের জন্য যন্ত্রগুলির সাধারণত সর্বোত্তম রেজোলিউশন থাকে, যখন স্পেকট্রোমিটারগুলি সর্বোচ্চ 10 মিটারের ওপিডি-র সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেজোলিউশন সহ তৈরি করা হয়েছে। ইন্টারফেরোগ্রামের বিন্দুটি শূন্য পথের পার্থক্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, সাধারণত এটি ধরে নিয়ে চিহ্নিত করতে হবে যেখানে সর্বাধিক সংকেত ঘটে। এই তথাকথিত সেন্টারবার্স্ট বাস্তব বিশ্বের স্পেকট্রোমিটারে সর্বদা প্রতিসম হয় না তাই একটি পর্যায় সংশোধন গণনা করতে হতে পারে। পথের পার্থক্য বাড়ার সাথে সাথে ইন্টারফেরোগ্রাম সংকেত ক্ষয় হয়, ক্ষয়ের হার বর্ণালীর বৈশিষ্ট্যগুলির প্রস্থের সাথে বিপরীতভাবে সম্পর্কিত। যদি ওপিডি যথেষ্ট বড় না হয় যাতে ইন্টারফেরোগ্রাম সংকেতটি নগণ্য স্তরে ক্ষয় হতে পারে তবে ফলস্বরূপ বর্ণালীর বৈশিষ্ট্যগুলির সাথে সম্পর্কিত অবাঞ্ছিত দোলন বা সাইডলোবস থাকবে। এই সাইডলোবসগুলি হ্রাস করার জন্য ইন্টারফেরোগ্রামটি সাধারণত এমন একটি ফাংশন দ্বারা গুণ করা হয় যা সর্বাধিক ওপিডি-তে শূন্যের কাছে পৌঁছায়। এই তথাকথিত অ্যাপোডাইজেশন যে কোনও সাইডলোবের প্রশস্ততা হ্রাস করে এবং রেজোলিউশনে কিছুটা হ্রাসের ব্যয়ে শব্দের মাত্রাও হ্রাস করে। দ্রুত গণনার জন্য ইন্টারফেরোগ্রামে বিন্দুর সংখ্যা দুই ঘাতের সমান হতে হবে। এটি অর্জনের জন্য পরিমাপ করা ইন্টারফেরোগ্রামে শূন্যের একটি স্ট্রিং যোগ করা যেতে পারে। চূড়ান্ত বর্ণালীর চেহারা উন্নত করার জন্য শূন্য ভর্তি নামক একটি প্রক্রিয়ায় আরও শূন্য যোগ করা যেতে পারে যদিও রেজোলিউশনে কোনও উন্নতি হয়নি। বিকল্পভাবে, ফুরিয়ার রূপান্তরের পরে ইন্টারপোলেশন একটি অনুরূপ ফলাফল দেয়। উপকারিতা একটি স্ক্যানিং (ডিসপারসিভ) স্পেকট্রোমিটারের তুলনায় একটি এফটি স্পেকট্রোমিটারের তিনটি প্রধান সুবিধা রয়েছে। মাল্টিপ্লেক্স বা ফেলগেটের সুবিধা। এটি এই সত্য থেকে উদ্ভূত হয় যে সমস্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্য থেকে তথ্য একযোগে সংগ্রহ করা হয়। এটি একটি নির্দিষ্ট সনাক্তকারী শব্দের অবদান দ্বারা সীমাবদ্ধ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রদত্ত স্ক্যান-সময়ের জন্য একটি উচ্চতর সংকেত-থেকে-শব্দের অনুপাতের ফলস্বরূপ (সাধারণত তাপীয় ইনফ্রারেড বর্ণালী অঞ্চলে যেখানে একটি ফটোডিটেক্টর প্রজন্ম-সংমিশ্রণ শব্দ দ্বারা সীমাবদ্ধ)। m রেজোলিউশন উপাদান সহ একটি বর্ণালীর জন্য, এই বৃদ্ধি m এর বর্গমূলের সমান। বিকল্পভাবে, এটি একটি প্রদত্ত রেজোলিউশনের জন্য একটি সংক্ষিপ্ত স্ক্যান-সময়ের অনুমতি দেয়। বাস্তবে একাধিক স্ক্যান প্রায়শই গড় হয়, যা স্ক্যানের সংখ্যার বর্গমূল দ্বারা সংকেত-থেকে-শব্দের অনুপাত বৃদ্ধি করে। থ্রুপুট বা জ্যাকুইনটের সুবিধা। এর ফলে একটি বিচ্ছুরিত যন্ত্রে, একরঙা যন্ত্রের প্রবেশ এবং প্রস্থান ছিদ্র থাকে যা এর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত আলোর পরিমাণকে সীমাবদ্ধ করে। ইন্টারফেরোমিটার থ্রুপুট শুধুমাত্র উৎস থেকে আসা কলিমেটেড বিমের ব্যাস দ্বারা নির্ধারিত হয়। যদিও কোনও ছিদ্রের প্রয়োজন হয় না, এফটিআইআর স্পেকট্রোমিটারগুলির ইন্টারফেরোমিটারে কলিমেটেড বিমের অভিসরণকে সীমাবদ্ধ করার জন্য একটি অ্যাপারচারের প্রয়োজন হয়। এর কারণ হল অভিসারী রশ্মিগুলি বিভিন্ন ফ্রিকোয়েন্সিতে নিয়ন্ত্রিত হয় কারণ পথের পার্থক্য বৈচিত্র্যময়। এই ধরনের ছিদ্রকে জ্যাকুইনট স্টপ বলা হয়। একটি প্রদত্ত রেজোলিউশন এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য এই বৃত্তাকার ছিদ্রটি একটি ছিদ্রের চেয়ে বেশি আলোর অনুমতি দেয়, যার ফলে সংকেত-থেকে-শব্দের অনুপাত বেশি হয়। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের নির্ভুলতা বা কনসের সুবিধা। তরঙ্গদৈর্ঘ্যের স্কেলটি পরিচিত তরঙ্গদৈর্ঘ্যের একটি লেজার রশ্মি দ্বারা ক্রমাঙ্কন করা হয় যা ইন্টারফেরোমিটারের মধ্য দিয়ে যায়। এটি বিচ্ছুরিত যন্ত্রের তুলনায় অনেক বেশি স্থিতিশীল এবং নির্ভুল যেখানে স্কেলটি বিচ্ছুরণ গ্র্যাটিংগুলির যান্ত্রিক গতির উপর নির্ভর করে। বাস্তবে, ইন্টারফেরোমিটারে বিমের বিচ্যুতি দ্বারা নির্ভুলতা সীমিত হয় যা রেজোলিউশনের উপর নির্ভর করে। আরেকটি ছোট সুবিধা হল বিপথগামী আলোর প্রতি কম সংবেদনশীলতা, অর্থাৎ একটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের বিকিরণ বর্ণালীতে অন্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যে উপস্থিত হয়। বিচ্ছুরিত যন্ত্রগুলিতে, এটি বিচ্ছুরণ গ্র্যাটিং এবং দুর্ঘটনাজনিত প্রতিফলনের অসম্পূর্ণতার ফলাফল। এফটি যন্ত্রগুলিতে কোনও সরাসরি সমতুল্য নেই কারণ আপাত তরঙ্গদৈর্ঘ্য ইন্টারফেরোমিটারের মড্যুলেশন ফ্রিকোয়েন্সি দ্বারা নির্ধারিত হয়। রেজোলিউশন ইন্টারফেরোগ্রাম দৈর্ঘ্যের মাত্রার অন্তর্গত। ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম (এফটি) মাত্রাটি উল্টে দেয়, তাই ইন্টারফেরোগ্রামের এফটি পারস্পরিক দৈর্ঘ্যের মাত্রার ([এল-1]) অন্তর্গত, যা তরঙ্গসংখ্যার মাত্রা। সেমি-1-এ বর্ণালী রেজোলিউশন সেমি-তে সর্বাধিক মন্দতার পারস্পরিকের সমান। এইভাবে একটি 4 সেমি-1 রেজোলিউশন পাওয়া যাবে যদি সর্বাধিক বিলম্ব 0.25 সেমি হয়; এটি সস্তা এফটিআইআর যন্ত্রগুলির বৈশিষ্ট্য। সর্বাধিক বিলম্ব বৃদ্ধি করে অনেক বেশি রেজোলিউশন পাওয়া যেতে পারে। এটি সহজ নয়, কারণ চলন্ত আয়নাকে অবশ্যই একটি নিখুঁত সরলরেখায় ভ্রমণ করতে হবে। সমতল আয়নার জায়গায় কর্নার-কিউব আয়না ব্যবহার করা সহায়ক, কারণ একটি কর্নার-কিউব আয়না থেকে একটি বহির্গামী রশ্মি আগত রশ্মির সমান্তরাল, আলোর রশ্মির অক্ষের লম্ব অক্ষ সম্পর্কে আয়নার অভিযোজন নির্বিশেষে। 1966 সালে জেনাইন কনস শুক্রের বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা পরিমাপ করেন শুক্রের সিও2-এর কম্পন-ঘূর্ণন বর্ণালীটি 0.1 সেমি-1 রেজোলিউশনে রেকর্ড করে। মাইকেলসন নিজেই তার ইন্টারফেরোমিটার ব্যবহার করে হাইড্রোজেন পরমাণুর বর্ণালীতে হাইড্রোজেন এইচ. এ. নির্গমন ব্যান্ডটিকে তার দুটি উপাদানে সমাধান করার চেষ্টা করেছিলেন। p25 0.001 cm−1 রেজোলিউশন সহ একটি স্পেকট্রোমিটার এখন বাণিজ্যিকভাবে উপলব্ধ। উচ্চ-রেজোলিউশনের এফ. টি. আই. আর-এর জন্য থ্রুপুট সুবিধাটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ একই রেজোলিউশনের একটি বিচ্ছুরণকারী যন্ত্রের মোনোক্রোমেটরের প্রবেশ এবং প্রস্থান খুব সংকীর্ণ হবে। অনুপ্রেরণা এফ. টি. আই. আর হল ইনফ্রারেড শোষণ এবং নির্গমন বর্ণালী পরিমাপের একটি পদ্ধতি। মানুষ কেন ইনফ্রারেড শোষণ এবং নির্গমন বর্ণালী পরিমাপ করে তা নিয়ে আলোচনার জন্য, অর্থাৎ। কেন এবং কীভাবে পদার্থগুলি ইনফ্রারেড আলো শোষণ করে এবং নির্গত করে, এই নিবন্ধটি দেখুনঃ ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি। উপাদান আই. আর উৎস এফ. টি. আই. আর স্পেকট্রোমিটারগুলি বেশিরভাগ মধ্য এবং নিকটবর্তী আই. আর অঞ্চলে পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত হয়। মধ্য-আইআর অঞ্চলের জন্য, 2−25 মাইক্রোমিটার (5,000-400 সেমি−1), সবচেয়ে সাধারণ উৎস হল একটি সিলিকন কার্বাইড (এসআইসি) উপাদান যা প্রায় (গ্লোবার) পর্যন্ত উত্তপ্ত হয়। আউটপুট একটি ব্ল্যাকবডি-র মতো। নিকট-আইআর-এর সংক্ষিপ্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্য, 1 − 2.5 মাইক্রোমিটার (10,000-4,000 সেমি −1), একটি উচ্চ তাপমাত্রার উৎস প্রয়োজন, সাধারণত একটি টাংস্টেন-হ্যালোজেন ল্যাম্প। কোয়ার্টজ খামের শোষণ দ্বারা এগুলির দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্য আউটপুট প্রায় 5 মাইক্রোমিটার (2,000 সেমি-1) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। দূর-আইআর-এর ক্ষেত্রে, বিশেষ করে 50 মাইক্রোমিটার (200 সেমি-1)-এর বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে একটি পারদ নিঃসরণ প্রদীপ তাপীয় উৎসের তুলনায় বেশি উৎপাদন দেয়। ডিটেক্টর ফার-আইআর স্পেকট্রোমিটারগুলি সাধারণত পাইরোইলেক্ট্রিক ডিটেক্টর ব্যবহার করে যা তাপমাত্রার পরিবর্তনে সাড়া দেয় কারণ তাদের উপর আইআর বিকিরণের তীব্রতা পরিবর্তিত হয়। এই ডিটেক্টরগুলির সংবেদনশীল উপাদানগুলি হয় ডিউটারেটেড ট্রাইগ্লাইসিন সালফেট (ডিটিজিএস) বা লিথিয়াম ট্যানটালেট (লিটাও3)। এই ডিটেক্টরগুলি পরিবেষ্টিত তাপমাত্রায় কাজ করে এবং বেশিরভাগ নিয়মিত প্রয়োগের জন্য পর্যাপ্ত সংবেদনশীলতা প্রদান করে। সর্বোত্তম সংবেদনশীলতা অর্জনের জন্য স্ক্যানের সময় সাধারণত কয়েক সেকেন্ড হয়। শীতল ফটোইলেক্ট্রিক ডিটেক্টরগুলি উচ্চ সংবেদনশীলতা বা দ্রুত প্রতিক্রিয়ার প্রয়োজন এমন পরিস্থিতিতে নিযুক্ত করা হয়। তরল নাইট্রোজেন শীতল পারদ ক্যাডমিয়াম টেলুরাইড (এমসিটি) ডিটেক্টরগুলি মধ্য-আইআর-এ সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়। এই ডিটেক্টরগুলির সাহায্যে একটি ইন্টারফেরোগ্রাম 10 মিলিসেকেন্ডে পরিমাপ করা যেতে পারে। আনকুলড ইন্ডিয়াম গ্যালিয়াম আর্সেনাইড ফটোডিয়োড বা ডিটিজিএস হল নিয়ার-আইআর সিস্টেমে স্বাভাবিক পছন্দ। অত্যন্ত সংবেদনশীল তরল-হিলিয়াম-শীতল সিলিকন বা জার্মেনিয়াম বোলোমিটার দূর-আইআর-এ ব্যবহার করা হয় যেখানে উৎস এবং বিমস্প্লিটার উভয়ই অকার্যকর। বিম স্প্লিটার একটি আদর্শ বিম-স্প্লিটার আপতিত বিকিরণের 50 শতাংশ প্রেরণ করে এবং প্রতিফলিত করে। যাইহোক, যেহেতু যে কোনও উপাদানের অপটিক্যাল ট্রান্সমিট্যান্সের একটি সীমিত পরিসীমা রয়েছে, তাই বেশ কয়েকটি বিম-স্প্লিটার একটি বিস্তৃত বর্ণালী পরিসীমা জুড়ে বিনিময়যোগ্যভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। মধ্য-আইআর অঞ্চলের জন্য বিমস্প্লিটারটি সাধারণত একটি জার্মেনিয়াম-ভিত্তিক আবরণ সহ কেবিআর দিয়ে তৈরি করা হয় যা এটিকে আধা-প্রতিফলিত করে তোলে। কেবিআর 25 মাইক্রোমিটার (400 সেমি-1) এর বেশি তরঙ্গদৈর্ঘ্যে দৃঢ়ভাবে শোষণ করে তাই সিএসআই বা কেআরএস-5 কখনও কখনও প্রায় 50 মাইক্রোমিটার (200 সেমি-1) পর্যন্ত পরিসীমা প্রসারিত করতে ব্যবহৃত হয়। ZnSe একটি বিকল্প যেখানে আর্দ্র বাষ্প একটি সমস্যা হতে পারে তবে প্রায় 20 মাইক্রন (500 সেমি-1) এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। কে. এ. এফ. 2 হল নিকট-আই. আর-এর জন্য স্বাভাবিক উপাদান, যা কে. বি. আর-এর তুলনায় আর্দ্রতার প্রতি শক্ত এবং কম সংবেদনশীল, তবে প্রায় 8 মাইক্রোমিটার (1,200 সেমি-1)-এর বেশি ব্যবহার করা যায় না। একটি সাধারণ মিশেলসন ইন্টারফেরোমিটারে একটি রশ্মি দুইবার বিমস্প্লিটারের মধ্য দিয়ে যায় তবে অন্যটি কেবল একবার অতিক্রম করে। এর জন্য সংশোধন করার জন্য সমান পুরুত্বের একটি অতিরিক্ত কম্পেনসেটর প্লেট অন্তর্ভুক্ত করা হয়। ফার-আইআর বিমস্প্লিটারগুলি বেশিরভাগ পলিমার ফিল্মের উপর ভিত্তি করে এবং একটি সীমিত তরঙ্গদৈর্ঘ্য পরিসীমা জুড়ে থাকে। অ্যাটেনুয়েটেড টোটাল রিফ্লেক্টেন্স (এ. টি. আর) হল এফ. টি. আই. আর স্পেকট্রোফোটোমিটারের একটি আনুষঙ্গিক উপকরণ যা কঠিন বা পাতলা ফিল্মের নমুনার বাল্ক বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তে পৃষ্ঠের বৈশিষ্ট্যগুলি পরিমাপ করে। সাধারণত, নমুনা অবস্থার উপর নির্ভর করে এটিআর-এর অনুপ্রবেশের গভীরতা প্রায় 1 বা 2 মাইক্রোমিটার হয়। ফুরিয়ার রূপান্তর অনুশীলনে ইন্টারফেরোগ্রামটি বিলম্বের বিচ্ছিন্ন মানগুলির জন্য পরিমাপ করা তীব্রতার একটি সেট নিয়ে গঠিত। ধারাবাহিক মন্দতার মানগুলির মধ্যে পার্থক্য ধ্রুবক। সুতরাং, একটি পৃথক ফুরিয়ার রূপান্তর প্রয়োজন। ফাস্ট ফুরিয়ার ট্রান্সফর্ম (এফ. এফ. টি) অ্যালগরিদম ব্যবহার করা হয়। বর্ণালী পরিসীমা সুদূর-ইনফ্রারেড প্রথম এফ. টি. আই. আর স্পেকট্রোমিটার দূর-ইনফ্রারেড পরিসীমার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এর কারণ ভাল অপটিক্যাল পারফরম্যান্সের জন্য প্রয়োজনীয় যান্ত্রিক সহনশীলতার সাথে সম্পর্কিত, যা ব্যবহৃত আলোর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে সম্পর্কিত। দূরবর্তী ইনফ্রারেডের তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ তরঙ্গদৈর্ঘ্যের জন্য, ~ 10 মাইক্রোমিটার সহনশীলতা যথেষ্ট, যেখানে শিলা-লবণ অঞ্চলের জন্য সহনশীলতা 1 মাইক্রোমিটারের চেয়ে ভাল হতে হবে। একটি সাধারণ যন্ত্র ছিল এন. পি. এল-এ তৈরি এবং গ্রাব পার্সনস দ্বারা বিপণন করা কিউব ইন্টারফেরোমিটার। এটি চলমান আয়না চালানোর জন্য একটি স্টেপার মোটর ব্যবহার করে, প্রতিটি পদক্ষেপ সম্পন্ন হওয়ার পরে ডিটেক্টরের প্রতিক্রিয়া রেকর্ড করে। মিড-ইনফ্রারেড সস্তা মাইক্রোকম্পিউটারের আবির্ভাবের সাথে সাথে স্পেকট্রোমিটার নিয়ন্ত্রণ, তথ্য সংগ্রহ, ফুরিয়ার রূপান্তর এবং বর্ণালী উপস্থাপনের জন্য নিবেদিত একটি কম্পিউটার থাকা সম্ভব হয়েছিল। এটি শিলা-লবণ অঞ্চলের জন্য এফটিআইআর স্পেকট্রোমিটারের বিকাশের জন্য অনুপ্রেরণা প্রদান করে। অতি-উচ্চ নির্ভুল অপটিক্যাল এবং যান্ত্রিক উপাদান তৈরির সমস্যাগুলি সমাধান করতে হয়েছিল। বিভিন্ন ধরনের যন্ত্রপাতি এখন বাণিজ্যিকভাবে পাওয়া যায়। যদিও যন্ত্রের নকশা আরও পরিশীলিত হয়ে উঠেছে, তবে মৌলিক নীতিগুলি একই রয়ে গেছে। আজকাল, ইন্টারফেরোমিটারের চলমান আয়না একটি ধ্রুবক গতিতে চলে এবং হিলিয়াম-নিয়ন লেজার দ্বারা আলোকিত একটি গৌণ ইন্টারফেরোমিটারের প্রান্তে শূন্য-ক্রসিং খুঁজে পাওয়ার মাধ্যমে ইন্টারফেরোগ্রামের নমুনা নেওয়া শুরু হয়। আধুনিক এফ. টি. আই. আর ব্যবস্থায় স্থির আয়নার বেগ কঠোরভাবে প্রয়োজন হয় না, যতক্ষণ না লেজারের প্রান্ত এবং মূল ইন্টারফেরোগ্রাম উচ্চ নমুনা হারের সাথে একযোগে রেকর্ড করা হয় এবং তারপরে একটি ধ্রুবক গ্রিডে পুনরায় ইন্টারপোলেট করা হয়, যেমন জেমস ডব্লিউ ব্রাল্ট দ্বারা প্রবর্তিত। এটি ফলস্বরূপ ইনফ্রারেড বর্ণালীতে খুব উচ্চ তরঙ্গ সংখ্যার নির্ভুলতা প্রদান করে এবং তরঙ্গ সংখ্যার ক্রমাঙ্কন ত্রুটিগুলি এড়ায়। নিকট-ইনফ্রারেড নিকট-ইনফ্রারেড অঞ্চলটি শিলা-লবণ অঞ্চল এবং দৃশ্যমান অঞ্চলের শুরুর মধ্যে প্রায় 750 এনএম তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমা বিস্তৃত করে। এই অঞ্চলে মৌলিক কম্পনের মাত্রা লক্ষ্য করা যায়। এটি প্রধানত শিল্প প্রয়োগ যেমন প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ এবং রাসায়নিক ইমেজিং-এ ব্যবহৃত হয়। এফ. টি. আই. আর অ্যাপ্লিকেশনগুলি এমন সমস্ত অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে যেখানে অতীতে একটি ডিসপারসিভ স্পেকট্রোমিটার ব্যবহার করা হয়েছিল (বাহ্যিক লিঙ্কগুলি দেখুন)। উপরন্তু, উন্নত সংবেদনশীলতা এবং গতি প্রয়োগের নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেছে। স্পেকট্রাকে এমন পরিস্থিতিতে পরিমাপ করা যেতে পারে যেখানে খুব কম শক্তি ডিটেক্টরে পৌঁছায় অরিয়ার ট্রান্সফর্ম ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি ভূতত্ত্ব, রসায়ন, উপকরণ, উদ্ভিদবিজ্ঞান এবং জীববিজ্ঞান গবেষণা ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। ন্যানো এবং জৈবিক উপাদান এফ. টি. আই. আর হাইড্রোফোবিক ঝিল্লি পরিবেশে বিভিন্ন ন্যানোমেটারিয়াল এবং প্রোটিন অনুসন্ধান করতেও ব্যবহৃত হয়। অধ্যয়নগুলি ট্রান্সমেম্ব্রেন প্রোটিনের মেরুদণ্ড বরাবর একটি নির্দিষ্ট স্থানে সরাসরি মেরুতা নির্ধারণ করার জন্য এফ. টি. আই. আর-এর ক্ষমতা দেখায়। বিভিন্ন জৈব এবং অজৈব ন্যানোমেটারিয়ালের সঙ্গে যুক্ত বন্ধন বৈশিষ্ট্য এবং তাদের পরিমাণগত বিশ্লেষণ এফ. টি. আই. আর-এর সাহায্যে করা যেতে পারে। মাইক্রোস্কোপি এবং ইমেজিং একটি ইনফ্রারেড মাইক্রোস্কোপ 5 মাইক্রনের মতো ছোট অঞ্চল থেকে নমুনা পর্যবেক্ষণ এবং বর্ণালী পরিমাপ করার অনুমতি দেয়। একটি অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সঙ্গে রৈখিক বা 2-ডি অ্যারে ডিটেক্টরের সংমিশ্রণে চিত্র তৈরি করা যেতে পারে। স্থানিক রেজোলিউশন হাজার হাজার পিক্সেল সহ 5 মাইক্রনের কাছে পৌঁছতে পারে। ছবিগুলিতে প্রতিটি পিক্সেলের জন্য একটি বর্ণালী থাকে এবং যে কোনও তরঙ্গদৈর্ঘ্য বা তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সংমিশ্রণে তীব্রতা দেখানো মানচিত্র হিসাবে দেখা যেতে পারে। এটি নমুনার মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক প্রজাতির বিতরণ দেখতে দেয়। সাধারণ গবেষণার মধ্যে রয়েছে প্রচলিত হিস্টোপ্যাথোলজির বিকল্প হিসাবে টিস্যু বিভাগগুলি বিশ্লেষণ করা এবং ফার্মাসিউটিক্যাল ট্যাবলেটগুলির সমরূপতা পরীক্ষা করা। বিচ্ছুরণ সীমার নিচে ন্যানোস্কেল এবং স্পেকট্রোস্কোপি এফ. টি. আই. আর-এর স্থানিক রেজোলিউশনকে স্ক্যানিং নিকট-ক্ষেত্র অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপি প্ল্যাটফর্মে সংহত করে মাইক্রোমিটার স্কেলের নীচে আরও উন্নত করা যেতে পারে। সংশ্লিষ্ট কৌশলটিকে ন্যানো-এফটিআইআর বলা হয় এবং অতি-ছোট পরিমাণে (একক ভাইরাস এবং প্রোটিন কমপ্লেক্স) এবং 10 থেকে 20 এনএম স্থানিক রেজোলিউশনের সাথে ব্রডব্যান্ড স্পেকট্রোস্কোপি সম্পাদন করার অনুমতি দেয়। ক্রোমাটোগ্রাফিতে ডিটেক্টর হিসাবে এফ. টি. আই. আর-এর গতি যৌগগুলি থেকে বর্ণালী পেতে দেয় কারণ সেগুলি একটি গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ দ্বারা পৃথক করা হয়। তবে এই কৌশলটি জিসি-এমএস (গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফি-মাস স্পেকট্রোমেট্রি) এর তুলনায় খুব কম ব্যবহৃত হয় যা আরও সংবেদনশীল। জিসি-আইআর পদ্ধতিটি আইসোমারগুলি সনাক্ত করার জন্য বিশেষভাবে কার্যকর, যেগুলির স্বভাবগতভাবে অভিন্ন ভর রয়েছে। দ্রাবকের উপস্থিতির কারণে তরল ক্রোমাটোগ্রাফি ভগ্নাংশগুলি আরও কঠিন। একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম হল জেল পারমিয়েশন ক্রোমাটোগ্রাফি ব্যবহার করে পলিথিলিন-এ আণবিক আকারের একটি ফাংশন হিসাবে চেইন ব্রাঞ্চিং পরিমাপ করা, যা ক্লোরিনযুক্ত দ্রাবক ব্যবহার করে সম্ভব যার কোনও শোষণ নেই। টি. জি.-আই. আর (থার্মোগ্রাভিমেট্রিক অ্যানালাইসিস-ইনফ্রারেড স্পেকট্রোমেট্রি) একটি উপাদানকে উত্তপ্ত করার সময় উদ্ভূত গ্যাস পরিমাপের ফলে ওজন হ্রাস পরিমাপের মাধ্যমে প্রদত্ত বিশুদ্ধ পরিমাণগত তথ্যের পরিপূরক হিসাবে প্রজাতির গুণগত সনাক্তকরণ সম্ভব হয়। প্লাস্টিক এবং সংমিশ্রণে জলের পরিমাণ নির্ধারণ এফ. টি. আই. আর বিশ্লেষণ মোটামুটি পাতলা প্লাস্টিক এবং যৌগিক অংশে জলের পরিমাণ নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়, সাধারণত পরীক্ষাগারের পরিবেশে। এই ধরনের এফ. টি. আই. আর পদ্ধতিগুলি দীর্ঘদিন ধরে প্লাস্টিকের জন্য ব্যবহৃত হয়ে আসছে এবং 2018 সালে ক্রাউক্লিস, গাগানি এবং ইকটারমায়ার দ্বারা পদ্ধতিটি চালু করা হলে যৌগিক উপকরণের জন্য প্রসারিত হয়। এফ. টি. আই. আর পদ্ধতি প্রায় 5,200 সেমি-1-এ শোষণ ব্যান্ডের সর্বোচ্চ ব্যবহার করে যা উপাদানের প্রকৃত জলের পরিমাণের সাথে সম্পর্কযুক্ত। আরও দেখুন-অসম ব্যবধানের তথ্যে পর্যায়ক্রমিকতা গণনা করার জন্য-অসম ব্যবধানের তথ্যে পর্যায়ক্রমিকতা গণনা করার জন্য রেফারেন্স বাহ্যিক লিঙ্ক ইনফ্রাকর্ড স্পেকট্রোমিটার ফটোগ্রাফ গ্রাব-পার্সনস-এন. পি. এল কিউব ইন্টারফেরোমিটার স্পেকট্রোস্কোপি, ডাডলি উইলিয়ামসের দ্বিতীয় অংশ, পৃষ্ঠা 81 ইনফ্রারেড উপকরণ অনেক লবণ স্ফটিকের বৈশিষ্ট্য এবং দরকারী লিঙ্ক। ব্রিস্টল বিশ্ববিদ্যালয়ের এফ. টি. আই. আর ল্যাবের উদাহরণ ফুরিয়ার বিশ্লেষণ ইনফ্রারেড স্পেকট্রোস্কোপি