Positive displacement meter
একটি ধনাত্মক স্থানচ্যুতি মিটার হল এক ধরনের প্রবাহ মিটার যার প্রবাহ পরিমাপের জন্য মিটারের উপাদানগুলিকে যান্ত্রিকভাবে স্থানচ্যুত করতে তরলের প্রয়োজন হয়। ইতিবাচক স্থানচ্যুতি (পিডি) প্রবাহ মিটার একটি চলমান তরল বা গ্যাসের আয়তনগত প্রবাহের হার পরিমাপ করে মাধ্যমকে স্থির, মিটারযুক্ত আয়তনে (তরলের সীমাবদ্ধ বৃদ্ধি বা আয়তন) বিভক্ত করে। একটি মৌলিক উপমা হ 'ল একটি বালতি ট্যাপের নীচে ধরে রাখা, এটি একটি নির্দিষ্ট স্তরে ভরাট করা, তারপরে দ্রুত অন্য বালতি দিয়ে প্রতিস্থাপন করা এবং যে হারে বালতিগুলি ভরা হয় (বা "মোট" প্রবাহের জন্য বালতির মোট সংখ্যা)। যথাযথ চাপ এবং তাপমাত্রা ক্ষতিপূরণ দিয়ে, ভর প্রবাহের হার সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যেতে পারে। এই যন্ত্রগুলি একটি চেম্বার (গুলি) নিয়ে গঠিত যা মিডিয়া প্রবাহকে বাধা দেয় এবং একটি ঘূর্ণায়মান বা পারস্পরিক প্রক্রিয়া যা নির্দিষ্ট-ভলিউম পরিমাণের উত্তরণের অনুমতি দেয়। চেম্বারের মধ্য দিয়ে যাওয়া পার্সেলের সংখ্যা মিডিয়ার পরিমাণ নির্ধারণ করে। বিপ্লব বা পারস্পরিকতার হার প্রবাহের হার নির্ধারণ করে। দুটি মৌলিক ধরনের ধনাত্মক স্থানচ্যুতি প্রবাহ মিটার রয়েছে। সেন্সর-অনলি সিস্টেম বা ট্রান্সডিউসার হল সুইচ-সদৃশ যন্ত্র যা প্রসেসর, নিয়ন্ত্রক বা তথ্য অধিগ্রহণ ব্যবস্থার জন্য বৈদ্যুতিন আউটপুট প্রদান করে। সম্পূর্ণ সেন্সর সিস্টেমগুলি একটি অবিচ্ছেদ্য প্রদর্শন এবং/অথবা ব্যবহারকারী ইন্টারফেসের মতো অতিরিক্ত ক্ষমতা প্রদান করে। উভয় ধরনের ধনাত্মক স্থানচ্যুতি প্রবাহ মিটারের জন্য, কর্মক্ষমতা নির্দিষ্টকরণের মধ্যে রয়েছে ন্যূনতম এবং সর্বাধিক পরিমাপযোগ্য প্রবাহের হার, অপারেটিং চাপ, তাপমাত্রার পরিসীমা, সর্বাধিক অনুমোদিত উপাদান সান্দ্রতা, সংযোগের আকার এবং শতাংশ নির্ভুলতা (সাধারণত প্রকৃত পাঠের শতাংশ হিসাবে, পূর্ণ স্কেল নয়)। সরবরাহকারীরা নির্দেশ করে যে যন্ত্রগুলি তরল বা গ্যাস পরিমাপের জন্য তৈরি করা হয়েছে কিনা। স্ক্রু মিটারের প্রকার একটি স্ক্রু ফ্লোমিটার স্ক্রুগুলির একটি সেট (যাকে স্পিন্ডলও বলা হয়) নিয়ে গঠিত যা ফ্লোমিটারের আবরণের একটি পরিমাপ কক্ষের অভ্যন্তরীণ কাঠামোর সাথে গঠিত হয়। যন্ত্রের মধ্য দিয়ে যাওয়া মাধ্যমের জন্য স্ক্রুটি আবর্তিত হবে, যা তারপর পরিমাপ যন্ত্রের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে বলা স্ক্রু দ্বারা স্থানান্তরিত হবে। এটি করার জন্য, চাপ হ্রাস অপরিহার্য এবং একটি "প্রয়োজনীয় মন্দ" হিসাবে দেখা হয়। এই ঘূর্ণনটি তখন একটি সেন্সর দ্বারা রেকর্ড করা যেতে পারে যা প্রক্রিয়াকরণ ইউনিটের (সফ্টওয়্যার এবং হার্ডওয়্যার) সাথে মিলিত হয়ে পরিমাপ চেম্বারের প্রবাহের হার, সান্দ্রতা এবং আকার অনুযায়ী একটি পরিমাপ প্রদান করতে সক্ষম হবে। ফুট স্ক্রু ফ্লোমিটারগুলি তাদের চমৎকার রৈখিকতা (± 0.001%), চমৎকার পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা (0,006% পর্যন্ত) এবং নির্ভুলতার (± 0.1%) জন্য সুপরিচিত। তাদের অসামান্য বৈশিষ্ট্য এবং নির্ভরযোগ্যতার কারণে মেট্রোলজিক্যাল ইনস্টিটিউটগুলির দ্বারা মেট্রোলজিক্যাল আন্তর্জাতিক রেফারেন্স এবং/অথবা মান হিসাবে ব্যবহার করার প্রবণতা রয়েছে। স্ক্রু মিটারের জন্য ধন্যবাদ, বিশ্বব্যাপী মেট্রোলজির সরকারী এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানগুলি তাদের নিজ নিজ কাজ, সুবিধাগুলি তুলনা করতে পারে বা অন্যান্য ফ্লোমিটারগুলি (যেমন, মাস্টার মিটারিং) ক্রমাঙ্কন করতে পারে বা বিভিন্ন পরিমাপের নীতি অনুসারে ফ্লোমিটারের কার্যকারিতা তুলনা করতে পারে। আন্তর্জাতিক রেফারেন্স এবং/অথবা মান হিসাবে স্ক্রু ফ্লো মিটার ব্যবহার করে মেট্রোলজির সরকারী এবং স্বাধীন প্রতিষ্ঠানের তালিকাঃ অস্ট্রেলিয়া অস্ট্রিয়া বেলজিয়াম কানাডা চেক প্রজাতন্ত্র ডেনমার্ক ফ্রান্স জার্মানি জাপান মেক্সিকো স্কটল্যান্ড সুইডেন সুইজারল্যান্ড তাইওয়ান আর. ও. সি। নেদারল্যান্ডস দ্য ইউনাইটেড কিংডম ভিয়েতনাম রিসিপ্রোকেটিং বা অসিলেটিং পিস্টন প্রতিটি পিস্টন যান্ত্রিকভাবে বা চৌম্বকীয়ভাবে তরল দিয়ে একটি সিলিন্ডার পূরণ করতে এবং তারপরে তরল নিষ্কাশন করতে পরিচালিত হয়। প্রতিটি স্ট্রোক তরলের একটি সীমাবদ্ধ পরিমাপের প্রতিনিধিত্ব করে (একটি একক বা মাল্টি-পিস্টন যন্ত্র হতে পারে)। গিয়ার ফ্লো মিটারগুলি অভ্যন্তরীণ গিয়ারগুলির উপর নির্ভর করে যা তাদের মধ্য দিয়ে তরল প্রবাহিত হয়। অভ্যন্তরীণ উপাদান ওভাল গিয়ারের আকৃতির জন্য বিভিন্ন ধরনের গিয়ার মিটারের নামকরণ করা হয়েছে, সিঙ্ক্রোনাইজড দাঁত সহ দুটি ঘূর্ণায়মান ডিম্বাকৃতি গিয়ার প্রতিটি ঘূর্ণনের জন্য মিটারের মধ্য দিয়ে সীমিত পরিমাণে তরল "চেপে" দেয়। ডিম্বাকৃতি গিয়ার প্রবাহ মিটারের সাথে, দুটি ডিম্বাকৃতি গিয়ার বা রটার একটি সিলিন্ডারের ভিতরে লাগানো থাকে। সিলিন্ডারের মধ্য দিয়ে তরল প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তরলের চাপ ঘূর্ণায়মান ঘটায়। প্রবাহের হার বাড়ার সাথে সাথে রটারগুলির ঘূর্ণন গতিও বৃদ্ধি পায়। হেলিকাল গিয়ার ফ্লো মিটারগুলি তাদের গিয়ার বা রটারের আকার থেকে তাদের নাম পেয়েছে। এই ঘূর্ণনগুলি একটি হেলিক্সের আকৃতির অনুরূপ, যা একটি সর্পিল আকৃতির কাঠামো। তরলটি মিটারের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ার সাথে সাথে এটি রটারগুলির কামরায় প্রবেশ করে, যার ফলে রটারগুলি ঘোরানো হয়। ঘূর্ণনের গতিবেগ থেকে প্রবাহমান গণনা করা হয়। নিউটেটিং ডিস্ক একটি গোলকের উপর মাউন্ট করা ডিস্ক তরল প্রবাহ দ্বারা একটি অক্ষের চারপাশে "কাঁপছে" এবং প্রতিটি ঘূর্ণন স্থানান্তরিত তরলের একটি সীমাবদ্ধ পরিমাণকে উপস্থাপন করে। একটি নিউটিং ডিস্ক ফ্লো মিটারে একটি নলাকার চেম্বারে একটি স্পিন্ডলের উপর একটি বৃত্তাকার ডিস্ক লাগানো থাকে। স্পিন্ডলের গতিবিধি অনুসরণ করে, ফ্লো মিটার চেম্বার ট্র্যাপ এবং তরল খালি করার সংখ্যা নির্ধারণ করে। এই তথ্যটি প্রবাহের হার নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। রোটারি ভ্যান দুই বা ততোধিক ভ্যান সম্বলিত একটি ঘূর্ণায়মান ইমপেলার ভ্যানের মধ্যবর্তী স্থানগুলিকে পৃথক ভলিউমে বিভক্ত করে এবং প্রতিটি ঘূর্ণন (বা ভ্যান পাসিং) গণনা করা হয়। প্রবাহ = পরিমাপ চেম্বারের আয়তন × আরপিএম × 4 ডায়াফ্রাম তরল একটি দোলক ডায়াফ্রামের প্রবেশের দিকে টানা হয় এবং তারপর নির্গমনে পাঠানো হয়। ডায়াফ্রাম দোলন চক্রগুলি প্রবাহের হার নির্ধারণের জন্য গণনা করা হয়। ইতিবাচক স্থানচ্যুতি ফ্লোমিটারগুলির সুবিধা এবং বিবেচনাগুলি খুব সঠিক এবং এর উচ্চ পতন রয়েছে। এগুলি খুব সান্দ্র, নোংরা এবং ক্ষয়কারী তরলগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং মূলত তরল প্রবাহ প্রবাহ কন্ডিশনারের জন্য পাইপের কোনও সোজা প্রবাহের প্রয়োজন হয় না যদিও চাপ হ্রাস একটি সমস্যা হতে পারে। এগুলি তেল এবং তরল তরলের (পেট্রোল) হেফাজত স্থানান্তরের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং আবাসিক বাড়ির প্রাকৃতিক গ্যাস এবং জলের পরিমাপে প্রয়োগ করা হয়। একটি ডায়াফ্রাম মিটার, যার সাহায্যে বেশিরভাগ বাড়িগুলি সজ্জিত, একটি ধনাত্মক স্থানচ্যুতি মিটারের একটি উদাহরণ। এই ধরনের মিটার নির্দিষ্ট হেফাজত স্থানান্তর প্রবাহের প্রয়োগগুলিতে আবেদন করে যেখানে যে কোনও প্রবাহ হওয়ার জন্য মিটারিং কার্যকরী হওয়া গুরুত্বপূর্ণ। ইতিবাচক স্থানচ্যুতি ফ্লোমিটার, অভ্যন্তরীণ মুছে ফেলা সিল সহ, সমস্ত ফ্লোমিটার প্রকারের সর্বোচ্চ ডিফারেনশিয়াল চাপ (এবং পরবর্তীকালে সর্বাধিক চাপ ড্রপ হেড লস) তৈরি করে। যে মিটারগুলি তরল সীলমোহরের উপর নির্ভর করে সেগুলি তুলনামূলকভাবে কম চাপ সৃষ্টি করে। পজিটিভ-ডিসপ্লেসমেংট (পিডি) মিটার তরল এবং গ্যাস উভয়ই পরিমাপ করতে পারে। টারবাইন মিটারের মতো, পিডি ফ্লো মিটার পরিষ্কার, অ-ক্ষয়কারী এবং অ-ক্ষয়কারী তরল এবং গ্যাসের সাথে সবচেয়ে ভাল কাজ করে, যদিও কিছু মডেল কিছু অমেধ্য সহ্য করবে। তাদের উচ্চ নির্ভুলতার কারণে, ব্যবহৃত গ্যাস বা জলের পরিমাণ পরিমাপ করতে বাড়িতে পিডি মিটার ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য প্রয়োগগুলির মধ্যে রয়েছেঃ রাসায়নিক ইনজেকশন, জ্বালানী পরিমাপ, নির্ভুলতা পরীক্ষা স্ট্যান্ড, উচ্চ চাপ, জলবাহী পরীক্ষা এবং অনুরূপ নির্ভুলতা প্রয়োগ। কিছু নকশায় শুধুমাত্র তৈলাক্ত তরল পরিমাপ করা প্রয়োজন, কারণ রটারগুলি তরলের সংস্পর্শে থাকে। পিডি মিটার টারবাইন মিটারের থেকে আলাদা যে তারা মাঝারি এবং উচ্চ-সান্দ্র তরল ভালভাবে পরিচালনা করে। এই কারণে, এগুলি প্রায়শই জলবাহী তরলের প্রবাহ পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়। ছিদ্র-ধরনের মিটারের তুলনায়, পিডি মিটারগুলির খুব কম সোজা উজানে পাইপিংয়ের প্রয়োজন হয় কারণ তারা পাইপের এলাকা জুড়ে অসম প্রবাহ বিতরণের প্রতি সংবেদনশীল নয়। ধনাত্মক স্থানচ্যুতি প্রবাহ মিটার ছিদ্র-ধরনের প্রবাহ মিটারের তুলনায় নিম্ন প্রবাহে আরও ভাল আপেক্ষিক নির্ভুলতা প্রদান করতে পারে। যাইহোক, একটি ধনাত্মক স্থানচ্যুতি মিটার ছিদ্র প্লেট, চৌম্বকীয় বা ভোর্টেক্স প্রবাহ মিটারের মতো অ-ধনাত্মক-স্থানচ্যুতি প্রকারের তুলনায় যথেষ্ট ভারী এবং বেশি ব্যয়বহুল হতে পারে। আরও দেখুন জল মিটার গ্যাস মিটার প্রবাহ পরিমাপ স্থানচ্যুতি ভলিউমেট্রিক মিটার রেফারেন্স তরল গতিবিদ্যা