Gas detector
একটি গ্যাস ডিটেক্টর এমন একটি যন্ত্র যা একটি এলাকায় গ্যাসের উপস্থিতি সনাক্ত করে, প্রায়শই একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থার অংশ হিসাবে। একটি গ্যাস ডিটেক্টর সেই এলাকার অপারেটরদের একটি অ্যালার্ম বাজাতে পারে যেখানে ফুটো হচ্ছে, যা তাদের চলে যাওয়ার সুযোগ দেয়। এই ধরনের যন্ত্র গুরুত্বপূর্ণ কারণ এমন অনেক গ্যাস রয়েছে যা জৈব জীবনের জন্য ক্ষতিকারক হতে পারে, যেমন মানুষ বা প্রাণী। গ্যাস ডিটেক্টরগুলি দাহ্য, দাহ্য এবং বিষাক্ত গ্যাস এবং অক্সিজেন হ্রাস সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধরনের যন্ত্র শিল্পে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় এবং উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং ফটোভোলটাইকের মতো উদীয়মান প্রযুক্তিগুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য তেল রিগগুলির মতো স্থানে পাওয়া যায়। এগুলি অগ্নিনির্বাপণ কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। গ্যাস লিক সনাক্তকরণ হল সেন্সর দ্বারা সম্ভাব্য বিপজ্জনক গ্যাস লিক সনাক্ত করার প্রক্রিয়া। উপরন্তু একটি দৃশ্যমান সনাক্তকরণ একটি তাপীয় ক্যামেরা ব্যবহার করে করা যেতে পারে এই সেন্সরগুলি সাধারণত একটি বিপজ্জনক গ্যাস সনাক্ত করা হলে মানুষকে সতর্ক করার জন্য একটি শ্রবণযোগ্য অ্যালার্ম ব্যবহার করে। পেইন্টিং, ফিউমিগেশন, জ্বালানী ভরাট, নির্মাণ, দূষিত মাটি খনন, ল্যান্ডফিল অপারেশন, সীমাবদ্ধ স্থানে প্রবেশ ইত্যাদির মতো ক্রিয়াকলাপেও বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে আসতে পারে। সাধারণ সেন্সরগুলির মধ্যে রয়েছে দাহ্য গ্যাস সেন্সর, ফটোঅয়নাইজেশন ডিটেক্টর, ইনফ্রারেড পয়েন্ট সেন্সর, অতিস্বনক সেন্সর, তড়িৎরাসায়ন গ্যাস সেন্সর এবং ধাতু-অক্সাইড-অর্ধপরিবাহী (এম. ও. এস) সেন্সর। অতি সম্প্রতি, ইনফ্রারেড ইমেজিং সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে। এই সমস্ত সেন্সরগুলি বিস্তৃত প্রয়োগের জন্য ব্যবহৃত হয় এবং শিল্প কারখানা, শোধনাগার, ফার্মাসিউটিক্যাল উৎপাদন, ফিউমিগেশন সুবিধা, কাগজের পাল্প মিল, বিমান ও জাহাজ নির্মাণের সুবিধা, হাজমত অপারেশন, বর্জ্য-জল পরিশোধন সুবিধা, যানবাহন, অভ্যন্তরীণ বায়ুর গুণমান পরীক্ষা এবং বাড়িতে পাওয়া যায়। মানুষের স্বাস্থ্যের উপর ক্ষতিকারক গ্যাসের প্রভাব আবিষ্কৃত হওয়ার পরে গ্যাস লিক সনাক্তকরণ পদ্ধতিগুলি উদ্বেগের বিষয় হয়ে ওঠে। আধুনিক বৈদ্যুতিন সেন্সরগুলির আগে, প্রাথমিক সনাক্তকরণ পদ্ধতিগুলি কম সুনির্দিষ্ট সনাক্তকারীগুলির উপর নির্ভর করত। ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, কয়লা খনি শ্রমিকরা কার্বন ডাই অক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড এবং মিথেনের মতো প্রাণঘাতী গ্যাসগুলির বিরুদ্ধে প্রাথমিক সনাক্তকরণ ব্যবস্থা হিসাবে ক্যানারিগুলিকে সুড়ঙ্গে নিয়ে আসত। ক্যানারি, সাধারণত একটি খুব গানের পাখি, গান গাওয়া বন্ধ করে দেয় এবং এই গ্যাসগুলি থেকে সরানো না হলে অবশেষে মারা যায়, খনি শ্রমিকদের দ্রুত খনি থেকে বেরিয়ে আসার সংকেত দেয়। শিল্পযুগের প্রথম গ্যাস ডিটেক্টর ছিল ফ্লেম সেফটি ল্যাম্প (বা ডেভি ল্যাম্প) 1815 সালে স্যার হামফ্রি ডেভি (ইংল্যান্ডের) ভূগর্ভস্থ কয়লা খনিতে মিথেনের (ফায়ারড্যাম্প) উপস্থিতি সনাক্ত করার জন্য উদ্ভাবন করেছিলেন। শিখা সুরক্ষা প্রদীপটি তাজা বাতাসে নির্দিষ্ট উচ্চতার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ একটি তেলের শিখা নিয়ে গঠিত। এই প্রদীপগুলির দ্বারা প্রজ্বলন রোধ করার জন্য শিখাটি একটি মেশ ফ্লেম অ্যারেস্টর সহ একটি কাচের হাতা দিয়ে রাখা হয়েছিল। মিথেনের উপস্থিতি (উচ্চতর) বা অক্সিজেনের অভাবের (নিম্ন) উপর নির্ভর করে আগুনের শিখার উচ্চতা পরিবর্তিত হয়। আজ অবধি, বিশ্বের কিছু অংশে শিখা সুরক্ষা প্রদীপগুলি এখনও পরিষেবাতে রয়েছে। Dr.Oliver জনসন দ্বারা অনুঘটক জ্বলন (LEL) সেন্সরের বিকাশের সাথে সাথে 1926-1927-এ গ্যাস সনাক্তকরণের আধুনিক যুগ শুরু হয়। ডঃ জনসন ক্যালিফোর্নিয়ার স্ট্যান্ডার্ড অয়েল কোম্পানির (বর্তমানে শেভরন) একজন কর্মচারী ছিলেন, তিনি জ্বালানি সংরক্ষণ ট্যাঙ্কগুলিতে বিস্ফোরণ রোধে সাহায্য করার জন্য বাতাসে দাহ্য মিশ্রণ সনাক্ত করার একটি পদ্ধতির উপর গবেষণা ও উন্নয়ন শুরু করেছিলেন। 1926 সালে একটি প্রদর্শনী মডেল তৈরি করা হয় এবং মডেল এ হিসাবে চিহ্নিত করা হয়। প্রথম ব্যবহারিক "বৈদ্যুতিক বাষ্প সূচক" মিটার 1927 সালে মডেল বি প্রকাশের সাথে সাথে উৎপাদন শুরু করে। বিশ্বের প্রথম গ্যাস সনাক্তকারী সংস্থা, জনসন-উইলিয়ামস ইন্সট্রুমেন্টস (বা জে-ডব্লিউ ইন্সট্রুমেন্টস) 1928 সালে ক্যালিফোর্নিয়ার পালো আল্টোতে ডঃ অলিভার জনসন এবং ফিল উইলিয়ামস দ্বারা গঠিত হয়েছিল। জে-ডব্লিউ ইন্সট্রুমেন্টস সিলিকন ভ্যালির প্রথম ইলেকট্রনিক্স কোম্পানি হিসেবে স্বীকৃত। পরবর্তী 40 বছরে জে-ডাব্লু ইন্সট্রুমেন্টস গ্যাস সনাক্তকরণের আধুনিক যুগে অনেকগুলি "প্রথম" পথপ্রদর্শক, যার মধ্যে রয়েছে যন্ত্রগুলিকে ছোট এবং আরও বহনযোগ্য করা, একটি বহনযোগ্য অক্সিজেন ডিটেক্টরের বিকাশের পাশাপাশি প্রথম সংমিশ্রণ যন্ত্র যা জ্বলনযোগ্য গ্যাস/বাষ্প উভয়ই সনাক্ত করতে পারে। 1980 এবং 1990-এর দশকে বৈদ্যুতিন গৃহস্থালীর কার্বন মনোক্সাইড আবিষ্কারকগুলির বিকাশের আগে, কার্বন মনোক্সাইডের উপস্থিতি একটি রাসায়নিকভাবে মিশ্রিত কাগজের সাথে সনাক্ত করা হয়েছিল যা গ্যাসের সংস্পর্শে এলে বাদামী হয়ে যায়। তারপর থেকে, গ্যাসের একটি বিস্তৃত বিন্যাসের ফুটো সনাক্ত, পর্যবেক্ষণ এবং সতর্ক করার জন্য অনেক বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি এবং যন্ত্র তৈরি করা হয়েছে। বৈদ্যুতিন গ্যাস সেন্সরগুলির খরচ এবং কার্যকারিতা উন্নত হওয়ার সাথে সাথে এগুলি বিস্তৃত ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অটোমোবাইলগুলিতে তাদের ব্যবহার প্রাথমিকভাবে ইঞ্জিন নির্গমন নিয়ন্ত্রণের জন্য ছিল, তবে এখন যাত্রীদের আরাম এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গ্যাস সেন্সরও ব্যবহার করা যেতে পারে। চাহিদা-নিয়ন্ত্রিত বায়ুচলাচল ব্যবস্থার অংশ হিসাবে ভবনগুলিতে কার্বন ডাই অক্সাইড সেন্সর স্থাপন করা হচ্ছে। অপারেটিং রুমে প্রাথমিক ব্যবহারের বাইরেও চিকিৎসা নির্ণয়, পর্যবেক্ষণ এবং চিকিৎসা ব্যবস্থায় ব্যবহারের জন্য পরিশীলিত গ্যাস সেন্সর ব্যবস্থা নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। কার্বন মনোক্সাইড এবং অন্যান্য ক্ষতিকারক গ্যাসের জন্য গ্যাস মনিটর এবং অ্যালার্মগুলি অফিস এবং ঘরোয়া ব্যবহারের জন্য ক্রমবর্ধমানভাবে উপলব্ধ এবং কিছু বিচারব্যবস্থায় আইনত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠছে। মূলত, একটি একক গ্যাস সনাক্ত করার জন্য ডিটেক্টর তৈরি করা হয়েছিল। আধুনিক ইউনিটগুলি বেশ কয়েকটি বিষাক্ত বা দাহ্য গ্যাস বা এমনকি একটি সংমিশ্রণ সনাক্ত করতে পারে। নতুন গ্যাস বিশ্লেষকরা একযোগে বেশ কয়েকটি গ্যাস সনাক্ত করতে একটি জটিল সুগন্ধ থেকে উপাদান সংকেতগুলি ভেঙে দিতে পারে। 1990-এর দশকে মেটাল-অক্সাইড-সেমিকন্ডাক্টর (এম. ও. এস) সেন্সর চালু করা হয়। 1990 সালে জি. সার্বভেগ্লিয়েরি, জি. ফাগলিয়া, এস. গ্রোপেলি, পি. নেল্লি এবং এ. কামানজি সর্বপ্রথম পরিচিত এম. ও. এস গ্যাস সেন্সর প্রদর্শন করেন। এম. ও. এস সেন্সরগুলি তখন থেকে গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত গ্যাস সনাক্তকারী হয়ে উঠেছে। প্রকার গ্যাস ডিটেক্টরগুলি অপারেশন প্রক্রিয়া (অর্ধপরিবাহী, জারণ, অনুঘটক, আলোক-আয়নীকরণ, ইনফ্রারেড ইত্যাদি) অনুসারে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে। গ্যাস ডিটেক্টরগুলি দুটি প্রধান ফর্ম ফ্যাক্টরের মধ্যে প্যাকেজ করা হয়ঃ পোর্টেবল ডিভাইস এবং স্থির গ্যাস ডিটেক্টর। পোর্টেবল ডিটেক্টরগুলি কর্মীদের চারপাশের বায়ুমণ্ডল পর্যবেক্ষণ করতে ব্যবহৃত হয় এবং হয় হাতে ধরা হয় বা পোশাকে বা বেল্ট/হার্নেসে পরা হয়। এই গ্যাস ডিটেক্টরগুলি সাধারণত ব্যাটারি চালিত হয়। তারা শ্রবণযোগ্য এবং দৃশ্যমান সংকেতের মাধ্যমে সতর্কতা প্রেরণ করে, যেমন অ্যালার্ম এবং ফ্ল্যাশিং লাইট, যখন গ্যাস বাষ্পের বিপজ্জনক মাত্রা সনাক্ত করা হয়। এক বা একাধিক ধরনের গ্যাস সনাক্তকরণের জন্য স্থির ধরনের গ্যাস ডিটেক্টর ব্যবহার করা যেতে পারে। ফিক্সড টাইপ ডিটেক্টরগুলি সাধারণত একটি উদ্ভিদ বা নিয়ন্ত্রণ কক্ষের প্রক্রিয়া এলাকা বা সুরক্ষিত করার জন্য একটি এলাকা, যেমন একটি আবাসিক শয়নকক্ষের কাছাকাছি স্থাপন করা হয়। সাধারণত, শিল্প সেন্সরগুলি স্থির ধরনের হালকা ইস্পাত কাঠামোর উপর স্থাপন করা হয় এবং একটি কেবল ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের জন্য ডিটেক্টরগুলিকে একটি সুপারভাইজারি কন্ট্রোল অ্যান্ড ডেটা অ্যাকুইজিশন (এসসিএডিএ) সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করে। জরুরি অবস্থার জন্য একটি ট্রিপিং ইন্টারলক সক্রিয় করা যেতে পারে। ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল গ্যাস ডিটেক্টরগুলি একটি ছিদ্রযুক্ত ঝিল্লির মাধ্যমে গ্যাসগুলিকে একটি বিদ্যুদ্বাহকে ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কাজ করে যেখানে এটি রাসায়নিকভাবে জারিত বা হ্রাস করা হয়। উৎপাদিত তড়িৎপ্রবাহের পরিমাণ নির্ধারিত হয় বিদ্যুদ্বাহকে কতটা গ্যাস জারিত হয় তার দ্বারা, যা গ্যাসের ঘনত্ব নির্দেশ করে। উৎপাদনকারীরা একটি নির্দিষ্ট গ্যাস ঘনত্বের পরিসীমা সনাক্ত করার অনুমতি দেওয়ার জন্য ছিদ্রযুক্ত বাধা পরিবর্তন করে বৈদ্যুতিন রাসায়নিক গ্যাস আবিষ্কারকগুলিকে কাস্টমাইজ করতে পারে। এছাড়াও, যেহেতু বিচ্ছুরণ বাধা একটি শারীরিক/যান্ত্রিক বাধা, তাই ডিটেক্টরগুলি সেন্সরের সময়কালে আরও স্থিতিশীল এবং নির্ভরযোগ্য হতে থাকে এবং তাই অন্যান্য প্রাথমিক ডিটেক্টর প্রযুক্তির তুলনায় কম রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজন হয়। যাইহোক, সেন্সরগুলি ক্ষয়কারী উপাদান বা রাসায়নিক দূষণের সাপেক্ষে এবং প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হওয়ার আগে মাত্র 1 থেকে 2 বছর স্থায়ী হতে পারে। বৈদ্যুতিন রাসায়নিক গ্যাস আবিষ্কারকগুলি বিভিন্ন পরিবেশে যেমন শোধনাগার, গ্যাস টারবাইন, রাসায়নিক উদ্ভিদ, ভূগর্ভস্থ গ্যাস সঞ্চয় সুবিধা এবং আরও অনেক কিছুতে ব্যবহৃত হয়। ক্যাটালাইটিক বিড ক্যাটালাইটিক বিড (পেল্লিস্টার) সেন্সরগুলি সাধারণত দাহ্য গ্যাসগুলি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয় যা একটি বিস্ফোরণের ঝুঁকি উপস্থাপন করে যখন ঘনত্ব নিম্ন বিস্ফোরণ সীমা (এলইএল) এবং উপরের বিস্ফোরণ সীমা (ইউইএল) এর মধ্যে থাকে। প্ল্যাটিনাম তারের কয়েলযুক্ত সক্রিয় এবং রেফারেন্স পুঁতিগুলি হুইটস্টোন ব্রিজ সার্কিটের বিপরীত বাহুতে অবস্থিত এবং কয়েকশ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বৈদ্যুতিকভাবে উত্তপ্ত হয়। সক্রিয় পুঁতে একটি অনুঘটক থাকে যা দাহ্য যৌগগুলিকে জারিত করতে দেয়, যার ফলে পুঁটিকে আরও গরম করে এবং তার বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের পরিবর্তন করে। সক্রিয় এবং নিষ্ক্রিয় পুঁতির মধ্যে ফলস্বরূপ ভোল্টেজের পার্থক্য উপস্থিত সমস্ত দাহ্য গ্যাস এবং বাষ্পের ঘনত্বের সাথে আনুপাতিক। নমুনাকৃত গ্যাসটি একটি সিন্টারযুক্ত ধাতব ফ্রিটের মাধ্যমে সংবেদকের মধ্যে প্রবেশ করে, যা যন্ত্রটি জ্বলনযোগ্য গ্যাসযুক্ত বায়ুমণ্ডলে নিয়ে যাওয়ার সময় বিস্ফোরণ প্রতিরোধে একটি বাধা প্রদান করে। পেলিস্টারগুলি মূলত সমস্ত দাহ্য গ্যাসগুলি পরিমাপ করে, তবে তারা ছোট অণুগুলির প্রতি আরও সংবেদনশীল যা সিন্টারের মাধ্যমে আরও দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। পরিমাপযোগ্য ঘনত্বের পরিসীমা সাধারণত কয়েকশ পিপিএম থেকে কয়েক ভলিউম শতাংশ পর্যন্ত হয়। এই ধরনের সেন্সরগুলি সস্তা এবং শক্তিশালী, তবে পরীক্ষার জন্য বায়ুমণ্ডলে ন্যূনতম কয়েক শতাংশ অক্সিজেনের প্রয়োজন হয় এবং এগুলি সিলিকন, খনিজ অ্যাসিড, ক্লোরিনযুক্ত জৈব যৌগ এবং সালফার যৌগের মতো যৌগ দ্বারা বিষাক্ত বা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। ফটোঅয়নাইজেশন ফটোঅয়নাইজেশন ডিটেক্টর (পি. আই. ডি) নমুনাকৃত গ্যাসের রাসায়নিকগুলিকে আয়নিত করতে একটি উচ্চ-ফোটন-শক্তি ইউভি ল্যাম্প ব্যবহার করে। যদি যৌগের আয়নীকরণ শক্তি ল্যাম্প ফোটনের নিচে থাকে, তবে একটি ইলেক্ট্রন নির্গত হবে এবং ফলস্বরূপ বিদ্যুৎ যৌগের ঘনত্বের আনুপাতিক হবে। সাধারণ ল্যাম্প ফোটন শক্তির মধ্যে রয়েছে 10.0 ই. ভি, 10.6 ই. ভি এবং 11.7 ই. ভি; স্ট্যান্ডার্ড 10.6 ই. ভি ল্যাম্প বছরের পর বছর ধরে থাকে, যেখানে 11.7 ই. ভি ল্যাম্প সাধারণত মাত্র কয়েক মাস স্থায়ী হয় এবং শুধুমাত্র তখনই ব্যবহার করা হয় যখন অন্য কোনও বিকল্প উপলব্ধ থাকে না। কয়েক অংশ প্রতি বিলিয়ন (পিপিবি) থেকে কয়েক হাজার অংশ প্রতি মিলিয়ন (পিপিএম) পর্যন্ত স্তরে যৌগগুলির একটি বিস্তৃত পরিসর সনাক্ত করা যেতে পারে। সংবেদনশীলতা হ্রাসের ক্রম অনুসারে সনাক্তযোগ্য যৌগ শ্রেণীর মধ্যে রয়েছেঃ সুগন্ধি এবং অ্যালকাইল আয়োডাইড; অলিফিন, সালফার যৌগ, অ্যামাইন, কিটোন, ইথার, অ্যালকাইল ব্রোমাইড এবং সিলিকেট এস্টার; জৈব এস্টার, অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড এবং অ্যালকেন; হাইড্রোজেন সালফাইড, অ্যামোনিয়া, ফসফিন এবং জৈব অ্যাসিড। বায়ুর আদর্শ উপাদান বা খনিজ অ্যাসিডের প্রতি কোনও প্রতিক্রিয়া নেই। পিআইডি-র প্রধান সুবিধাগুলি হল তাদের চমৎকার সংবেদনশীলতা এবং ব্যবহারের সরলতা; প্রধান সীমাবদ্ধতা হল যে পরিমাপগুলি যৌগিক-নির্দিষ্ট নয়। সম্প্রতি প্রি-ফিল্টার টিউব সহ পি. আই. ডি চালু করা হয়েছে যা বেনজিন বা বুটাডাইনের মতো যৌগের নির্দিষ্টতা বাড়ায়। স্থির, হাতে ধরা এবং ক্ষুদ্র পোশাক-ক্লিপড পি. আই. ডি শিল্প স্বাস্থ্য, হাজমত এবং পরিবেশগত পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ইনফ্রারেড পয়েন্ট ইনফ্রারেড (আইআর) পয়েন্ট সেন্সরগুলি গ্যাসের একটি পরিচিত ভলিউমের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত বিকিরণ ব্যবহার করে; সেন্সর বিম থেকে শক্তি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে শোষিত হয়, নির্দিষ্ট গ্যাসের বৈশিষ্ট্যের উপর নির্ভর করে। উদাহরণস্বরূপ, কার্বন মনোক্সাইড প্রায় 4.2-4.5 মাইক্রোমিটার তরঙ্গদৈর্ঘ্য শোষণ করে। এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের শক্তিকে শোষণ সীমার বাইরের তরঙ্গদৈর্ঘ্যের সাথে তুলনা করা হয়; এই দুটি তরঙ্গদৈর্ঘ্যের মধ্যে শক্তির পার্থক্য উপস্থিত গ্যাসের ঘনত্বের সমানুপাতিক। এই ধরনের সেন্সর সুবিধাজনক কারণ এটি সনাক্ত করার জন্য গ্যাসের মধ্যে স্থাপন করতে হয় না এবং রিমোট সেন্সিংয়ের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ইনফ্রারেড পয়েন্ট সেন্সরগুলি হাইড্রোকার্বন এবং অন্যান্য ইনফ্রারেড সক্রিয় গ্যাস যেমন জলীয় বাষ্প এবং কার্বন ডাই অক্সাইড সনাক্ত করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। আইআর সেন্সরগুলি সাধারণত বর্জ্য-জল পরিশোধন সুবিধা, শোধনাগার, গ্যাস টারবাইন, রাসায়নিক কারখানা এবং অন্যান্য সুবিধাগুলিতে পাওয়া যায় যেখানে দাহ্য গ্যাস উপস্থিত থাকে এবং বিস্ফোরণের সম্ভাবনা থাকে। রিমোট সেন্সিং ক্ষমতা প্রচুর পরিমাণে স্থান পর্যবেক্ষণ করার অনুমতি দেয়। ইঞ্জিন নির্গমন হল আরেকটি ক্ষেত্র যেখানে আইআর সেন্সর নিয়ে গবেষণা করা হচ্ছে। সেন্সরটি গাড়ির নিষ্কাশনে উচ্চ মাত্রার কার্বন মনোক্সাইড বা অন্যান্য অস্বাভাবিক গ্যাস সনাক্ত করবে এবং এমনকি চালকদের অবহিত করার জন্য গাড়ির বৈদ্যুতিন ব্যবস্থার সাথে সংহত করা হবে। ইনফ্রারেড ইমেজিং ইনফ্রারেড ইমেজ সেন্সরগুলির মধ্যে সক্রিয় এবং প্যাসিভ সিস্টেম রয়েছে। সক্রিয় সংবেদনশীলতার জন্য, আইআর ইমেজিং সেন্সরগুলি সাধারণত একটি দৃশ্য দেখার ক্ষেত্র জুড়ে একটি লেজার স্ক্যান করে এবং একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য গ্যাসের শোষণ রেখার তরঙ্গদৈর্ঘ্যে ব্যাকস্ক্যাটার আলোর সন্ধান করে। প্যাসিভ আইআর ইমেজিং সেন্সরগুলি একটি ছবির প্রতিটি পিক্সেলে বর্ণালী পরিবর্তনগুলি পরিমাপ করে এবং নির্দিষ্ট বর্ণালী স্বাক্ষরগুলির সন্ধান করে যা লক্ষ্য গ্যাসগুলির উপস্থিতি নির্দেশ করে। যে ধরনের যৌগগুলি চিত্রিত করা যেতে পারে সেগুলি ইনফ্রারেড পয়েন্ট ডিটেক্টর দিয়ে সনাক্ত করা যেতে পারে, তবে চিত্রগুলি গ্যাসের উৎস সনাক্ত করতে সহায়ক হতে পারে। সেমিকন্ডাক্টর সেমিকন্ডাক্টর সেন্সর, যা মেটাল-অক্সাইড-সেমিকন্ডাক্টর (এম. ও. এস) সেন্সর নামেও পরিচিত, একটি রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা গ্যাস সনাক্ত করে যা তখন ঘটে যখন গ্যাসটি সেন্সরের সরাসরি সংস্পর্শে আসে। সেমিকন্ডাক্টর সেন্সরগুলিতে টিন ডাই অক্সাইড সবচেয়ে সাধারণ উপাদান এবং পর্যবেক্ষণ করা গ্যাসের সংস্পর্শে এলে সেন্সরের বৈদ্যুতিক প্রতিরোধ হ্রাস পায়। টিনের ডাই অক্সাইডের প্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণত বাতাসে প্রায় 50 কে. ও. এম হয় কিন্তু 1 শতাংশ মিথেনের উপস্থিতিতে তা প্রায় 3.5 কে. ও. এম-এ নেমে যেতে পারে। প্রতিরোধের এই পরিবর্তনটি গ্যাসের ঘনত্ব গণনা করতে ব্যবহৃত হয়। সেমিকন্ডাক্টর সেন্সরগুলি সাধারণত হাইড্রোজেন, অক্সিজেন, অ্যালকোহল বাষ্প এবং কার্বন মনোক্সাইডের মতো ক্ষতিকারক গ্যাসগুলি সনাক্ত করতে ব্যবহৃত হয়। সেমিকন্ডাক্টর সেন্সরগুলির সবচেয়ে সাধারণ ব্যবহারগুলির মধ্যে একটি হল কার্বন মনোক্সাইড সেন্সর। এগুলি শ্বাসকষ্টেও ব্যবহৃত হয়। যেহেতু সেন্সরটি সনাক্ত করার জন্য অবশ্যই গ্যাসের সংস্পর্শে আসতে হবে, সেমিকন্ডাক্টর সেন্সরগুলি ইনফ্রারেড পয়েন্ট বা অতিস্বনক ডিটেক্টরের চেয়ে কম দূরত্বে কাজ করে। এম. ও. এস সেন্সরগুলি কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড এবং অ্যামোনিয়ার মতো বিভিন্ন গ্যাস সনাক্ত করতে পারে। 1990-এর দশক থেকে এম. ও. এস সেন্সরগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিবেশগত গ্যাস সনাক্তকারী হয়ে উঠেছে। এম. ও. এস সেন্সরগুলি খুব বহুমুখী হলেও, আর্দ্রতার সাথে ক্রস সংবেদনশীলতার সমস্যায় ভুগছে। এই ধরনের আচরণের কারণ হিসাবে অক্সাইড পৃষ্ঠের সাথে হাইড্রক্সিল আয়নগুলির মিথস্ক্রিয়াকে দায়ী করা হয়েছে। অ্যালগরিদমিক অপ্টিমাইজেশান ব্যবহার করে এই ধরনের হস্তক্ষেপ কমানোর চেষ্টা করা হয়েছে। অতিস্বনক অতিস্বনক গ্যাস লিক ডিটেক্টরগুলি গ্যাস ডিটেক্টর নয়। একটি চাপযুক্ত গ্যাস যখন একটি ছোট ছিদ্রের (ফুটো) মাধ্যমে নিম্নচাপ অঞ্চলে প্রসারিত হয় তখন সৃষ্ট অ্যাকোস্টিক নির্গমন তারা সনাক্ত করে। তারা এর পরিবেশের পটভূমির গোলমালের পরিবর্তন সনাক্ত করতে অ্যাকোস্টিক সেন্সর ব্যবহার করে। যেহেতু বেশিরভাগ উচ্চ-চাপের গ্যাস লিক 25 কিলোহার্জ থেকে 10 মেগাহার্জ অতিস্বনক পরিসরে শব্দ উৎপন্ন করে, সেন্সরগুলি সহজেই এই ফ্রিকোয়েন্সিগুলিকে পটভূমির অ্যাকোস্টিক শব্দ থেকে আলাদা করতে সক্ষম হয় যা 20 হার্জ থেকে 20 কিলোহার্জ শ্রবণযোগ্য পরিসরে ঘটে। অতিস্বনক গ্যাস লিক ডিটেক্টর তারপর একটি অ্যালার্ম তৈরি করে যখন পটভূমির শব্দের স্বাভাবিক অবস্থা থেকে অতিস্বনক বিচ্যুতি হয়। অতিস্বনক গ্যাস লিক ডিটেক্টরগুলি গ্যাসের ঘনত্ব পরিমাপ করতে পারে না, তবে যন্ত্রটি একটি পলায়নকারী গ্যাসের ফুটো হার নির্ধারণ করতে সক্ষম কারণ অতিস্বনক শব্দের মাত্রা গ্যাসের চাপ এবং ফুটো হওয়ার আকারের উপর নির্ভর করে। অতিস্বনক গ্যাস ডিটেক্টরগুলি মূলত বহিরঙ্গন পরিবেশে রিমোট সেন্সিংয়ের জন্য ব্যবহৃত হয় যেখানে আবহাওয়ার পরিস্থিতি লিক ডিটেক্টরগুলিতে পৌঁছানোর অনুমতি দেওয়ার আগে সহজেই বেরিয়ে আসা গ্যাসকে অপসারিত করতে পারে যার জন্য গ্যাসের সাথে যোগাযোগের প্রয়োজন হয় এটি সনাক্ত করতে এবং একটি অ্যালার্ম বাজাতে। এই ডিটেক্টরগুলি সাধারণত উপকূলীয় এবং উপকূলীয় তেল/গ্যাস প্ল্যাটফর্ম, গ্যাস সংকোচকারী এবং মিটারিং স্টেশন, গ্যাস টারবাইন বিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং অন্যান্য সুবিধাগুলিতে পাওয়া যায় যেখানে প্রচুর বহিরঙ্গন পাইপলাইন রয়েছে। হলোগ্রাফিক হলোগ্রাফিক গ্যাস সেন্সরগুলি হলোগ্রামযুক্ত পলিমার ফিল্ম ম্যাট্রিক্সের পরিবর্তনগুলি সনাক্ত করতে আলোর প্রতিফলন ব্যবহার করে। যেহেতু হলোগ্রামগুলি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যে আলো প্রতিফলিত করে, তাই তাদের গঠনে পরিবর্তন একটি রঙিন প্রতিফলন তৈরি করতে পারে যা একটি গ্যাস অণুর উপস্থিতি নির্দেশ করে। তবে, হলোগ্রাফিক সেন্সরগুলির জন্য সাদা আলো বা লেজারের মতো আলোকসজ্জার উৎস এবং একজন পর্যবেক্ষক বা সিসিডি ডিটেক্টরের প্রয়োজন হয়। ক্রমাঙ্কন সমস্ত গ্যাস ডিটেক্টরকে অবশ্যই একটি সময়সূচী অনুযায়ী ক্রমাঙ্কন করতে হবে। গ্যাস ডিটেক্টরের দুটি ফর্ম ফ্যাক্টরের মধ্যে, পোর্টেবলগুলিকে অবশ্যই পরিবেশের নিয়মিত পরিবর্তনের কারণে আরও ঘন ঘন ক্রমাঙ্কন করতে হবে। একটি নির্দিষ্ট ব্যবস্থার জন্য একটি সাধারণ ক্রমাঙ্কন সময়সূচী আরও শক্তিশালী একক সহ ত্রৈমাসিক, দ্বি-বার্ষিক বা এমনকি বার্ষিক হতে পারে। পোর্টেবল গ্যাস ডিটেক্টরের জন্য একটি সাধারণ ক্রমাঙ্কন সময়সূচী হল মাসিক ক্রমাঙ্কন সহ একটি দৈনিক "বাম্প পরীক্ষা"। প্রায় প্রতিটি বহনযোগ্য গ্যাস ডিটেক্টরের জন্য একটি নির্দিষ্ট ক্রমাঙ্কন গ্যাস প্রয়োজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ওএসএইচএ) পর্যায়ক্রমিক পুনর্বিন্যাসের জন্য ন্যূনতম মান নির্ধারণ করতে পারে। চ্যালেঞ্জ (বাম্প) পরীক্ষা যেহেতু একটি গ্যাস ডিটেক্টর কর্মচারী/শ্রমিকের সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়, তাই এটি নিশ্চিত করা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এটি প্রস্তুতকারকের নির্দিষ্টকরণ অনুসারে কাজ করছে। অস্ট্রেলিয়ান মানগুলি নির্দিষ্ট করে যে কোনও গ্যাস ডিটেক্টর পরিচালনাকারী ব্যক্তিকে প্রতিদিন গ্যাস ডিটেক্টরের কার্যকারিতা পরীক্ষা করার জন্য দৃঢ়ভাবে পরামর্শ দেওয়া হয় এবং এটি প্রস্তুতকারকের নির্দেশাবলী এবং সতর্কতা অনুসারে রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবহার করা হয়। একটি চ্যালেঞ্জ পরীক্ষায় গ্যাস ডিটেক্টরকে গ্যাসের একটি পরিচিত ঘনত্বের সংস্পর্শে আনা উচিত যাতে নিশ্চিত করা যায় যে গ্যাস ডিটেক্টর সাড়া দেবে এবং শ্রবণযোগ্য এবং চাক্ষুষ অ্যালার্মগুলি সক্রিয় হবে। কোনও দুর্ঘটনাজনিত বা ইচ্ছাকৃত ক্ষতির জন্য গ্যাস ডিটেক্টরটি পরিদর্শন করাও গুরুত্বপূর্ণ যে কোনও তরল প্রবেশ রোধ করার জন্য আবাসন এবং স্ক্রুগুলি অক্ষত রয়েছে এবং ফিল্টারটি পরিষ্কার, যার সবগুলিই গ্যাস ডিটেক্টরের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করতে পারে। মৌলিক ক্রমাঙ্কন বা চ্যালেঞ্জ টেস্ট কিটটি ক্রমাঙ্কন গ্যাস/নিয়ন্ত্রক/ক্রমাঙ্কন ক্যাপ এবং পায়ের পাতার মোজাবিশেষ (সাধারণত গ্যাস ডিটেক্টর দিয়ে সরবরাহ করা হয়) এবং সঞ্চয় এবং পরিবহনের জন্য একটি কেস নিয়ে গঠিত হবে। যেহেতু প্রতি 2,500টি অব্যবহৃত যন্ত্রের মধ্যে 1টি গ্যাসের বিপজ্জনক ঘনত্বে সাড়া দিতে ব্যর্থ হবে, তাই অনেক বড় ব্যবসা বাম্প পরীক্ষার জন্য একটি স্বয়ংক্রিয় পরীক্ষা/ক্রমাঙ্কন কেন্দ্র ব্যবহার করে এবং প্রতিদিন তাদের গ্যাস ডিটেক্টরগুলিকে ক্রমাঙ্কন করে। অক্সিজেন ঘনত্ব অক্সিজেন ঘাটতি গ্যাস মনিটর কর্মচারী এবং কর্মশক্তির সুরক্ষার জন্য ব্যবহৃত হয়। তরল নাইট্রোজেন (এলএন2), তরল হিলিয়াম (এইচই) এবং তরল আর্গন (এআর)-এর মতো ক্রায়োজেনিক পদার্থগুলি নিষ্ক্রিয় এবং একটি ছিদ্র উপস্থিত থাকলে একটি সীমাবদ্ধ স্থানে অক্সিজেনকে (ও2) স্থানচ্যুত করতে পারে। অক্সিজেনের দ্রুত হ্রাস কর্মচারীদের জন্য একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিবেশ প্রদান করতে পারে, যারা হঠাৎ করে চেতনা হারানোর আগে এই সমস্যাটি লক্ষ্য করতে পারে না। এই বিষয়টি মাথায় রেখে, ক্রায়োজেনিক্স উপস্থিত থাকলে একটি অক্সিজেন গ্যাস মনিটর থাকা গুরুত্বপূর্ণ। পরীক্ষাগার, এমআরআই কক্ষ, ফার্মাসিউটিক্যাল, সেমিকন্ডাক্টর এবং ক্রায়োজেনিক সরবরাহকারীরা অক্সিজেন মনিটরের সাধারণ ব্যবহারকারী। শ্বাস-প্রশ্বাসের গ্যাসে অক্সিজেন ভগ্নাংশ বৈদ্যুতিক-গ্যালভানিক অক্সিজেন সেন্সর দ্বারা পরিমাপ করা হয়। এগুলি এককভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ স্কুবা ডাইভিংয়ে ব্যবহৃত নাইট্রক্স মিশ্রণে অক্সিজেনের অনুপাত নির্ধারণ করতে, বা প্রতিক্রিয়া লুপের অংশ হিসাবে যা একটি রিব্রিদার-এ অক্সিজেনের ধ্রুবক আংশিক চাপ বজায় রাখে। অ্যামোনিয়া গ্যাসীয় অ্যামোনিয়া শিল্প রেফ্রিজারেশন প্রক্রিয়া এবং জৈবিক অবক্ষয় প্রক্রিয়াগুলিতে ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হয়, যার মধ্যে শ্বাস-প্রশ্বাসও রয়েছে। প্রয়োজনীয় সংবেদনশীলতার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের সেন্সর ব্যবহার করা হয় (যেমন, ফ্লেম আয়নাইজেশন ডিটেক্টর, সেমিকন্ডাক্টর, ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল, ফোটোনিক মেমব্রেন)। ডিটেক্টরগুলি সাধারণত 25 পিপিএম-এর নিম্ন এক্সপোজার সীমার কাছাকাছি কাজ করে; তবে, শিল্প সুরক্ষার জন্য অ্যামোনিয়া সনাক্তকরণের জন্য 0.1%-এর মারাত্মক এক্সপোজার সীমার উপরে ক্রমাগত নজরদারি প্রয়োজন। দাহ্য ক্যাটালাইটিক বিড সেন্সর এক্সপ্লোসিমিটার ইনফ্রারেড পয়েন্ট সেন্সর ইনফ্রারেড ওপেন পাথ ডিটেক্টর অন্যান্য ফ্লেম আয়নাইজেশন ডিটেক্টর ননডিস্পার্সিভ ইনফ্রারেড সেন্সর ফটোয়নাইজেশন ডিটেক্টর জিরকোনিয়াম অক্সাইড সেন্সর সেল ক্যাটালাইটিক সেন্সর মেটাল অক্সাইড সেমিকন্ডাক্টর গোল্ড ফিল্ম কালারিমেট্রিক ডিটেক্টর টিউব নমুনা সংগ্রহ এবং রাসায়নিক বিশ্লেষণ পাইজোইলেক্ট্রিক মাইক্রোক্যান্টিলিভার হলোগ্রাফিক সেন্সর তাপ পরিবাহিতা ডিটেক্টর ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল গ্যাস সেন্সর গৃহস্থালীর নিরাপত্তা বাড়িতে বিপজ্জনক গ্যাস সনাক্ত করার জন্য বেশ কয়েকটি ভিন্ন সেন্সর ইনস্টল করা যেতে পারে। কার্বন মনোক্সাইড একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক, কিন্তু গন্ধহীন, বর্ণহীন গ্যাস, যা মানুষের পক্ষে সনাক্ত করা কঠিন করে তোলে। কার্বন মনোক্সাইড ডিটেক্টরগুলি প্রায় মার্কিন ডলার 20-60 এ কেনা যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনেক স্থানীয় বিচারব্যবস্থায় এখন বাসস্থানগুলিতে ধোঁয়া সনাক্তকারী ছাড়াও কার্বন মনোক্সাইড সনাক্তকারী স্থাপন করা প্রয়োজন। প্রাকৃতিক গ্যাস লাইন, প্রোপেন ট্যাঙ্ক, বিউটেন ট্যাঙ্ক বা অন্য কোনও দাহ্য গ্যাস থেকে ফুটো সনাক্ত করতে হাতে ধরা দাহ্য গ্যাস ডিটেক্টর ব্যবহার করা যেতে পারে। এই সেন্সরগুলি 35-100 মার্কিন ডলারে কেনা যেতে পারে। গবেষণা ইউরোপীয় সম্প্রদায় মিনিগাস প্রকল্প নামে গবেষণাকে সমর্থন করেছে যা ফিনল্যান্ডের ভিটিটি টেকনিক্যাল রিসার্চ সেন্টার দ্বারা সমন্বিত হয়েছিল। এই গবেষণা প্রকল্পের লক্ষ্য হল নতুন ধরনের ফটোনিক্স-ভিত্তিক গ্যাস সেন্সর তৈরি করা এবং প্রচলিত ল্যাবরেটরি-গ্রেড গ্যাস ডিটেক্টরের তুলনায় সমান বা উচ্চতর গতি এবং সংবেদনশীলতা সহ ছোট যন্ত্র তৈরি করা। আরও দেখুন গ্যাস লিক হাইড্রোজেন সেন্সর রেফারেন্সের তালিকা ব্রিউয়ার, ডব্লিউ, বেকার, ডব্লিউ, ডেপ্রেজ, জে, ড্রপ, ই, শ্মাউচ, এইচ। (1979) মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পেটেন্ট 4141800: ইলেক্ট্রোকেমিক্যাল গ্যাস ডিটেক্টর এবং এটি ব্যবহারের পদ্ধতি। 27শে ফেব্রুয়ারী, 2010 তারিখে http://www.freepatentsonline.com/4141800.html ফিগারো সেন্সর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। (2003)। টি. জি. এস সেন্সরের জন্য সাধারণ তথ্য। সংগৃহীত ফেব্রুয়ারী 28,2010, থেকে http://www.figarosensor.com/products/general.pdf বাহ্যিক লিঙ্ক গ্যাস সনাক্তকরণ বিশ্বকোষ, এডফিক সায়েন্টিফিক নলেজ বেস নিরাপত্তা সরঞ্জাম ডিটেক্টর গ্যাস সেন্সর গ্যাস প্রযুক্তি