Custody transfer
তেল ও গ্যাস শিল্পে হেফাজত স্থানান্তর বলতে বোঝায় এক অপারেটর থেকে অন্য অপারেটরের মধ্যে শারীরিক পদার্থ পরিবহনের সাথে জড়িত লেনদেন। এর মধ্যে রয়েছে ট্যাঙ্ক এবং রেল ট্যাঙ্ক গাড়ির মধ্যে কাঁচা এবং পরিশোধিত পেট্রোলিয়াম স্থানান্তর; জাহাজে এবং অন্যান্য লেনদেন। তরল পরিমাপে হেফাজত স্থানান্তরকে একটি মিটারিং পয়েন্ট (অবস্থান) হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয় যেখানে তরলটি এক পক্ষের কাছ থেকে অন্য পক্ষের কাছে বিক্রয়ের জন্য পরিমাপ করা হচ্ছে। হেফাজত স্থানান্তরের সময়, কোনও উপাদান স্থানান্তর করার সময়, সামগ্রী সরবরাহকারী সংস্থা এবং চূড়ান্ত প্রাপক উভয়ের জন্যই নির্ভুলতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। "আর্থিক পরিমাপ" শব্দটি প্রায়শই হেফাজত স্থানান্তরের সাথে বিনিময় করা হয় এবং পরিমাপকে বোঝায় যা একটি বাণিজ্যিক লেনদেনের একটি বিন্দু যেমন যখন মালিকানা পরিবর্তন হয়। যে কোনও সময় এক পক্ষের দখল থেকে অন্য পক্ষের কাছে তরল প্রেরণের সময় হেফাজত স্থানান্তর করা হয়। "আর্থিক পরিমাপ" শব্দটির ব্যবহার ইনস্টল করা যন্ত্রের গুণমান সম্পর্কে কোনও একক প্রত্যাশা বোঝায় না। "ফিসক্যাল" মিটারের পরিষেবাকে বোঝায়, এর গুণমানকে নয়। "ফিসক্যাল"-এর অর্থ সাধারণত "সরকারি অর্থের সঙ্গে সম্পর্কিত"। হেফাজত হস্তান্তরের মধ্যে সাধারণত অন্তর্ভুক্ত থাকেঃ শিল্প মান; জাতীয় মেট্রোলজি মান; হেফাজত স্থানান্তরকারী দলগুলির মধ্যে চুক্তিগত চুক্তি; এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও কর। হেফাজত স্থানান্তর আবেদনের সময় প্রয়োজনীয় উচ্চ স্তরের নির্ভুলতার কারণে, এটি সম্পাদন করতে ব্যবহৃত ফ্লোমিটারগুলি আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউটের (এপিআই) মতো সংস্থার অনুমোদনের সাপেক্ষে। কাস্টডি ট্রান্সফার অপারেশনগুলি পথে বেশ কয়েকটি পয়েন্টে ঘটতে পারে; এর মধ্যে একটি তেল উৎপাদন প্ল্যাটফর্ম থেকে একটি জাহাজ, বার্জ, রেলগাড়ি, ট্রাক এবং একটি শোধনাগারের মতো চূড়ান্ত গন্তব্যে তেল পরিচালনা, লেনদেন বা স্থানান্তর অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে। মান এবং/অথবা চুক্তিগুলি সম্পূর্ণ করতে এবং সর্বাধিক নির্ভুলতা অর্জনের জন্য জ্বালানি বিতরণ প্রক্রিয়াগুলিতে অন্তর্ভুক্ত সমস্ত পক্ষকে (বিক্রেতা এবং ক্রেতা, পরিবহন ও সঞ্চয় পরিষেবা, আর্থিক বিভাগ) অবশ্যই হেফাজত স্থানান্তর পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে, যথাযথ পরিমাপ এবং সম্পর্কিত নথিপত্রের ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রয়োগ করতে হবে। হেফাজত স্থানান্তর পরিমাপের মধ্যে পাইপলাইন, স্টোরেজ ট্যাঙ্ক, পরিবহন ট্যাঙ্ক (ট্যাঙ্কার, ট্রেলার বা রেল ট্যাঙ্ক) পরিমাপ জড়িত-পুরো জ্বালানী বিতরণ প্রক্রিয়াটি অবশ্যই সন্ধানযোগ্য হতে হবে। ক্রমানুসারে পরিমাপ একটি আয়তন বা ভর এককে (বা উভয়) করা যেতে পারে, তাই সাধারণত বিভিন্ন পরিমাপ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। একটি ট্যাঙ্কে সঞ্চিত পণ্যের বর্তমান আয়তন একটি ট্যাঙ্ক ধারণক্ষমতা টেবিল (কখনও কখনও "ট্যাঙ্ক ক্রমাঙ্কন টেবিল" বলা হয়) এবং একটি ট্যাঙ্কে একটি পণ্যের বর্তমান মাত্রা এবং তাপমাত্রা ব্যবহার করে গণনা করা যেতে পারে। ট্যাঙ্কের ধারণক্ষমতা টেবিল একটি ট্যাঙ্কে স্তর এবং উপযুক্ত আয়তন সম্পর্কে তথ্য সঞ্চয় করে এবং আয়তন গণনার সামগ্রিক নির্ভুলতার উপর খুব বেশি প্রভাব ফেলে। হেফাজত স্থানান্তর ক্রিয়াকলাপের জন্য একটি ক্ষমতা সারণির সাধারণ নির্ভুলতা হল 0.05.0.1%। একটি ট্যাঙ্কের প্রাথমিক স্থাপন, এর নির্ভুলতা এবং জীবনচক্রের পরিবর্তন (যেমন ঝোঁক বা পলল) ক্ষমতা সারণির নির্ভুলতার উপর প্রভাব ফেলে তাই সেগুলি পর্যায়ক্রমে সংশোধন করতে হবে। কিছু ক্ষমতা টেবিল বহুমাত্রিক এবং অতিরিক্ত তথ্য সঞ্চয় করে-যেমন জাহাজের ট্যাঙ্কের জন্য হিল এবং ট্রিম সঞ্চিত পণ্যের ঘনত্ব এবং/অথবা স্বয়ংক্রিয় ভলিউম/ভর গণনার জন্য সিস্টেমে ব্যবহৃত হয়। মিটারিং পদ্ধতি কাস্টডি ট্রান্সফার প্রবাহ পরিমাপের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগগুলির মধ্যে একটি। হেফাজত স্থানান্তর প্রয়োগের জন্য অনেক প্রবাহ পরিমাপ প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়; এর মধ্যে রয়েছে ডিফারেনশিয়াল প্রেসার (ডিপি) ফ্লোমিটার, টারবাইন ফ্লোমিটার, পজিটিভ ডিসপ্লেসমেংট ফ্লোমিটার, কোরিওলিস ফ্লোমিটার এবং অতিস্বনক ফ্লোমিটার। ডিফারেনশিয়াল প্রেসার ফ্লোমিটার (ডিপি) ফ্লোমিটার তরল, গ্যাস এবং বাষ্পের প্রবাহ পরিমাপ করতে তরল এবং গ্যাসের হেফাজত স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়। ডিপি ফ্লোমিটার একটি ডিফারেনশিয়াল প্রেসার ট্রান্সমিটার এবং একটি প্রাথমিক উপাদান নিয়ে গঠিত। প্রাথমিক উপাদানটি প্রবাহের প্রবাহে একটি সংকোচন স্থাপন করে, অন্যদিকে ডিপি ট্রান্সমিটার সংকোচনের উজানে এবং নীচের দিকে চাপের পার্থক্য পরিমাপ করে। অনেক ক্ষেত্রে, চাপ ট্রান্সমিটার এবং প্রাথমিক উপাদানগুলি শেষ ব্যবহারকারীরা বিভিন্ন সরবরাহকারীদের কাছ থেকে কিনে নেন। যাইহোক, বেশ কয়েকজন বিক্রেতা একটি সম্পূর্ণ ফ্লোমিটার গঠনের জন্য প্রাথমিক উপাদানের সাথে প্রেসার ট্রান্সমিটারকে সংহত করেছেন। এর সুবিধা হল যে এগুলি প্রাথমিক উপাদান এবং ইতিমধ্যে থাকা ডিপি ট্রান্সমিটার দিয়ে ক্রমাঙ্কন করা যেতে পারে। হেফাজত স্থানান্তর আবেদনের জন্য ডিপি ফ্লোমিটার ব্যবহারের মান এবং মানদণ্ড আমেরিকান গ্যাস অ্যাসোসিয়েশন (এজিএ) এবং আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (এপিআই) দ্বারা নির্দিষ্ট করা হয়েছে। ডিপি ফ্লোমিটার ব্যবহার করার একটি সুবিধা হল যে এগুলি সর্বাধিক অধ্যয়নরত এবং সর্বোত্তমভাবে বোঝা ফ্লোমিটার। ডিপি ফ্লোমিটার ব্যবহারের একটি অসুবিধা হল যে তারা ফ্লোমিটার লাইনে একটি চাপ হ্রাস প্রবর্তন করে। এটি ডিপি প্রবাহ পরিমাপ করার জন্য প্রয়োজনীয় লাইনের সংকোচনের একটি প্রয়োজনীয় ফলাফল। হেফাজত স্থানান্তর অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিপি ফ্লোমিটার ব্যবহারের একটি গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়ন হল একক এবং দ্বৈত চেম্বার ছিদ্র ফিটিংয়ের বিকাশ। টারবাইন ফ্লোমিটার প্রথম টারবাইন ফ্লোমিটার 1790 সালে জার্মান প্রকৌশলী রেইনহার্ড ওল্টম্যান আবিষ্কার করেছিলেন। টারবাইন ফ্লোমিটারগুলি প্রপেলারের মতো ব্লেড সহ একটি রটার নিয়ে গঠিত যা জল বা অন্য কোনও তরল তার উপর দিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে ঘুরতে থাকে। রটারটি প্রবাহের হারের অনুপাতে ঘোরে (টারবাইন মিটার দেখুন)। অনেক ধরনের টারবাইন মিটার রয়েছে, তবে গ্যাস প্রবাহের জন্য ব্যবহৃত অনেকগুলিকে অক্ষীয় মিটার বলা হয়। কম সান্দ্রতার তরলের পরিষ্কার, স্থির, উচ্চ-গতির প্রবাহ পরিমাপ করার সময় টারবাইন ফ্লোমিটার সবচেয়ে কার্যকর। অন্যান্য ফ্লোমিটারের তুলনায়, টারবাইন ফ্লোমিটারের অতিস্বনক ফ্লোমিটারের তুলনায় উল্লেখযোগ্য ব্যয় সুবিধা রয়েছে, বিশেষত বড় লাইনের আকারে, এবং ডিপি ফ্লোমিটারের দামের তুলনায় এটির একটি অনুকূল দামও রয়েছে, বিশেষত যেখানে একটি টারবাইন মিটার বেশ কয়েকটি ডিপি মিটার প্রতিস্থাপন করতে পারে। টারবাইন ফ্লোমিটারগুলির অসুবিধা হল যে এগুলির চলমান অংশগুলি পরিধানযোগ্য। পরিধান এবং ত্রুটি রোধ করতে, সিরামিক বল বিয়ারিং সহ টেকসই উপকরণ ব্যবহার করা হয়। পজিটিভ ডিসপ্লেসমেংট ফ্লোমিটার হল অত্যন্ত সঠিক মিটার যা বাণিজ্যিক ও শিল্প জলের হেফাজত স্থানান্তরের পাশাপাশি অন্যান্য অনেক তরলের হেফাজত স্থানান্তরের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। পিডি ফ্লোমিটারগুলির সুবিধা হল যে তারা এই উদ্দেশ্যে বেশ কয়েকটি নিয়ন্ত্রক সংস্থা দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে এবং তারা এখনও অন্যান্য অ্যাপ্লিকেশন দ্বারা স্থানচ্যুত হয়নি। পিডি মিটারগুলি নিম্ন প্রবাহ পরিমাপে এবং অত্যন্ত সান্দ্র প্রবাহ পরিমাপেও দক্ষ, কারণ পিডি মিটারগুলি পরিচিত আয়তনের একটি পাত্রে প্রবাহকে ধরে রাখে। পিডি মিটার ব্যবহার করার সময় প্রবাহের গতি কোন ব্যাপার না। কোরিওলিস ফ্লোমিটারগুলি প্রায় 30 বছরেরও বেশি সময় ধরে রয়েছে এবং রাসায়নিক এবং খাদ্য ও পানীয়ের মতো প্রক্রিয়া শিল্পগুলিতে পছন্দ করা হয়। কোরিওলিস প্রযুক্তি উপাদানের প্রবাহ পরিমাপের ক্ষেত্রে নির্ভুলতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে এবং সরাসরি ভর প্রবাহ, তরল ঘনত্ব, তাপমাত্রা এবং সুনির্দিষ্ট গণনা করা আয়তন প্রবাহের হারের কারণে প্রায়শই সর্বোত্তম প্রবাহ পরিমাপ প্রযুক্তিগুলির মধ্যে একটি হিসাবে প্রশংসিত হয়। কোরিওলিস মিটারের কোনও চলমান অংশ নেই এবং দীর্ঘমেয়াদী স্থিতিশীলতা, পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা এবং নির্ভরযোগ্যতা প্রদান করে। যেহেতু এগুলি সরাসরি ভর প্রবাহ পরিমাপের যন্ত্র, তাই কোরিওলিস মিটারগুলি গ্যাস থেকে ভারী তরল পর্যন্ত তরলের বিস্তৃত পরিসর পরিচালনা করতে পারে এবং সান্দ্রতা বা ঘনত্ব পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত হয় না যা প্রায়শই বেগ ভিত্তিক প্রযুক্তিগুলিকে (পিডি, টারবাইন, অতিস্বনক) প্রভাবিত করে। যে কোনও প্রবাহ প্রযুক্তির বিস্তৃত প্রবাহ পরিসীমা সক্ষমতার সাথে, নিম্ন চাপ হ্রাসের জন্য কোরিওলিসকে আকার দেওয়া যেতে পারে। এটি এই সত্যের সাথে মিলিত হয় যে তারা ফ্লো প্রোফাইল নির্ভরশীল নয় যা সোজা রান এবং ফ্লো কন্ডিশনিংয়ের প্রয়োজনীয়তা দূর করতে সহায়তা করে যা ন্যূনতম চাপ হ্রাসের সাথে হেফাজত স্থানান্তর ব্যবস্থাকে ডিজাইন করতে সক্ষম করে। এটি উল্লেখ করতে হবে যে যে কোনও পরিমাপের যন্ত্র যা শুধুমাত্র একটি পরিমাপ নীতির উপর নির্ভর করে তা দ্বি-পর্যায়ের প্রবাহের অবস্থার অধীনে উচ্চতর পরিমাপের অনিশ্চয়তা দেখাবে। প্রচলিত পরিমাপের নীতিগুলি, যেমন ধনাত্মক স্থানচ্যুতি, টারবাইন মিটার, ছিদ্র প্লেটগুলি আপাতদৃষ্টিতে পরিমাপ করা অব্যাহত রাখবে, তবে ব্যবহারকারীকে দ্বি-পর্যায়ের প্রবাহের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করতে সক্ষম হবে না। তবুও কোরিওলিস প্রভাব বা অতিস্বনক প্রবাহ পরিমাপের উপর ভিত্তি করে আধুনিক নীতিগুলি ডায়াগনস্টিক ফাংশনের মাধ্যমে ব্যবহারকারীকে অবহিত করবে। একটি প্রবাহিত পদার্থের কোরিওলিস বলের পরিবর্তন বিশ্লেষণ করে কোরিওলিস মিটার ব্যবহার করে প্রবাহ পরিমাপ করা হয়। বলটি একটি ঘূর্ণায়মান রেফারেন্স ফ্রেমের মধ্যে চলমান ভরের মধ্যে উৎপন্ন হয়। একটি কৌণিক, বাহ্যিক ত্বরণ, যা রৈখিক বেগের সাথে ফ্যাক্টর করা হয় ঘূর্ণনের কারণে উত্পাদিত হয়। একটি তরল ভরের সাথে, কোরিওলিস বল সেই তরলের ভর প্রবাহের হারের আনুপাতিক। একটি কোরিওলিস মিটারের দুটি প্রধান উপাদান রয়েছেঃ সেন্সর এবং ড্রাইভার দিয়ে সজ্জিত একটি দোলক প্রবাহ নল এবং একটি বৈদ্যুতিন ট্রান্সমিটার যা দোলন নিয়ন্ত্রণ করে, ফলাফল বিশ্লেষণ করে এবং তথ্য প্রেরণ করে। প্রবাহ পরিমাপের জন্য কোরিওলিস নীতির জন্য একটি ঘূর্ণায়মান পাইপের দোলন বিভাগকে কাজে লাগানো প্রয়োজন। দোলন কোরিওলিস বল তৈরি করে, যা ঐতিহ্যগতভাবে প্রবাহের হার নির্ধারণের জন্য অনুভূত এবং বিশ্লেষণ করা হয়। আধুনিক কোরিওলিস মিটার দোলনকারী পাইপের প্রতিটি প্রান্তে পরিমাপ করা পর্যায়ের পার্থক্য ব্যবহার করে। অতিস্বনক ফ্লোমিটারগুলি প্রথম 1963 সালে জাপানের টোকিও কেইকি (বর্তমানে টোকিওমেক) দ্বারা শিল্প বাজারে চালু করা হয়েছিল। হেফাজত স্থানান্তর পরিমাপ দীর্ঘ সময় ধরে চলে আসছে এবং গত দশ বছর ধরে, কোরিওলিস এবং অতিস্বনক মিটার তেল ও গ্যাস শিল্পে হেফাজত স্থানান্তরের জন্য পছন্দের ফ্লোমিটার হয়ে উঠেছে। অতিস্বনক মিটার ভলিউমেট্রিক প্রবাহের হার প্রদান করে। তারা সাধারণত ট্রানজিট-টাইম পদ্ধতি ব্যবহার করে, যেখানে তরল প্রবাহের দিকে প্রেরিত শব্দ তরঙ্গগুলি উজানে ভ্রমণকারীদের তুলনায় দ্রুত ভ্রমণ করে। ট্রানজিট সময়ের পার্থক্য তরল বেগের সাথে আনুপাতিক। যদি প্রস্তাবিত ইনস্টলেশন অনুসরণ করা হয়, উচ্চ টার্নডাউন ক্ষমতা থাকে এবং অ্যাপ্লিকেশনগুলির বিস্তৃত পরিসর পরিচালনা করতে পারে তবে অতিস্বনক প্রবাহ মিটারগুলিতে নগণ্য চাপ হ্রাস থাকে। অপরিশোধিত তেল উৎপাদন, পরিবহন এবং প্রক্রিয়াকরণ এই প্রযুক্তির সাধারণ প্রয়োগ। হেফাজত স্থানান্তরের জন্য অতিস্বনক ফ্লোমিটারের ব্যবহার ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে। পিডি এবং টারবাইন মিটারের বিপরীতে, অতিস্বনক ফ্লোমিটারের চলমান অংশ থাকে না। পিডি, টারবাইন এবং ডিপি মিটারের তুলনায় অতিস্বনক মিটারের মাধ্যমে চাপ হ্রাস অনেক কমে যায়। অতিস্বনক মিটার স্থাপন তুলনামূলকভাবে সোজা, এবং রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কম। 1998 সালের জুন মাসে আমেরিকান গ্যাস অ্যাসোসিয়েশন এজিএ-9 নামে একটি মান প্রকাশ করে। এই মানটি প্রাকৃতিক গ্যাসের হেফাজত স্থানান্তরের জন্য অতিস্বনক ফ্লোমিটার ব্যবহারের মানদণ্ড নির্ধারণ করে। কম্পোনেন্ট কাস্টডি ট্রান্সফারের জন্য একটি সম্পূর্ণ মিটারিং সিস্টেম প্রয়োজন যা শুধুমাত্র ফ্লোমিটার নয়, অ্যাপ্লিকেশনের জন্য ডিজাইন এবং ইঞ্জিনিয়ার করা হয়েছে। হেফাজত স্থানান্তর ব্যবস্থার উপাদানগুলির মধ্যে সাধারণত রয়েছেঃ একাধিক মিটার/মিটার রান; ফ্লো কম্পিউটার; গুণমান ব্যবস্থা (প্রাকৃতিক গ্যাসের শক্তির পরিমাণ পরিমাপ করার জন্য গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ এবং তরলের জন্য নমুনা ব্যবস্থা); তরলের জন্য ইন-প্লেস বা মোবাইল প্রোভার বা তরল বা গ্যাসের জন্য মাস্টার-মিটার ব্যবহার করে ক্যালিব্রেশন; এবং সহায়ক অটোমেশন। একটি সাধারণ তরল হেফাজত স্থানান্তর স্কিডে একাধিক ফ্লোমিটার এবং মিটার প্রোভার থাকে। প্রোভারগুলি মিটার ইন-সিটু ক্রমাঙ্কন করতে ব্যবহৃত হয় এবং সাধারণত মিটারিং নিশ্চিতকরণের জন্য ব্যাচ স্থানান্তরের আগে, সময় এবং পরে ঘন ঘন সঞ্চালিত হয়। এর একটি ভাল উদাহরণ হল একটি অপরিশোধিত তেল উৎপাদন কেন্দ্রে লিজ অটোমেটিক কাস্টডি ট্রান্সফার (এল. এ. সি. টি) ইউনিট। পরিমাপের যন্ত্রগুলির জন্য আইএসও 5725-1 স্ট্যান্ডার্ড নির্ভুলতাকে "পরীক্ষার ফলাফল এবং গৃহীত রেফারেন্স মানের মধ্যে চুক্তির ঘনিষ্ঠতা" হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এই "নির্ভুলতা" শব্দটিতে পদ্ধতিগত ত্রুটি এবং পক্ষপাতমূলক উপাদান উভয়ই অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিটি যন্ত্রের প্রস্তুতকারকের নির্দিষ্ট নির্ভুলতা এবং পরীক্ষিত নির্ভুলতা রয়েছে। অনিশ্চয়তা পরিমাপের নির্ভুলতাকে প্রভাবিত করে এমন সমস্ত মিটারিং সিস্টেম ফ্যাক্টরকে বিবেচনায় নেয়। ফ্লোমিটারের নির্ভুলতা দুটি ভিন্ন মিটারিং সিস্টেমে ব্যবহার করা যেতে পারে যার শেষ পর্যন্ত সিস্টেমের অন্যান্য কারণগুলির কারণে বিভিন্ন গণনা করা অনিশ্চয়তা রয়েছে যা প্রবাহ গণনাকে প্রভাবিত করে। অনিশ্চয়তার মধ্যে ফ্লো কম্পিউটারের এ/ডি কনভার্টার নির্ভুলতার মতো বিষয়গুলিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হেফাজত স্থানান্তর ব্যবস্থায় নির্ভুলতার জন্য অনুসন্ধানের জন্য বিশদে সূক্ষ্ম মনোযোগ প্রয়োজন। কাস্টডি ট্রান্সফারের প্রয়োজনীয়তা কাস্টডি ট্রান্সফার মিটারিং সিস্টেমগুলিকে অবশ্যই এজিএ, এপিআই, বা আইএসও-এর মতো শিল্প সংস্থাগুলি এবং ওআইএমএল (আন্তর্জাতিক), এনআইএসটি (মার্কিন), পিটিবি (জার্মানি), সিএমসি (চীন), এবং জিওএসটি (রাশিয়া), ডিএসটিইউ (ইউক্রেন)-এর মতো জাতীয় মেট্রোলজি মান দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে হবে। এই প্রয়োজনীয়তা দুই ধরনের হতে পারেঃ আইনি এবং চুক্তি। জাতীয় ওজন ও পরিমাপ বিধি ও প্রবিধান ন্যায্য বাণিজ্যের সুবিধার্থে পাইকারি ও খুচরো বাণিজ্যের প্রয়োজনীয়তা নিয়ন্ত্রণ করে। প্রবিধান এবং নির্ভুলতার প্রয়োজনীয়তা দেশ এবং পণ্যগুলির মধ্যে ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়, তবে তাদের সকলের একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য রয়েছে-"ট্রেসেবিলিটি"। সর্বদা একটি পদ্ধতি থাকে যা বৈধতা প্রক্রিয়াটিকে সংজ্ঞায়িত করে যেখানে শুল্ক মিটারকে এমন একটি মানের সাথে তুলনা করা হয় যা সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের আইনী মেট্রোলজি এজেন্সির সাথে সনাক্তযোগ্য। একটি চুক্তি হল ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে একটি লিখিত চুক্তি যা পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে। এগুলি অপারেটিং সংস্থাগুলির মধ্যে বড় পরিমাণে বিক্রয় যেখানে পরিশোধিত পণ্য এবং অপরিশোধিত তেল সামুদ্রিক, পাইপলাইন বা রেলপথে পরিবহন করা হয়। হেফাজত স্থানান্তর পরিমাপ অবশ্যই নির্ভুলতার সর্বোচ্চ স্তরে হতে হবে কারণ পরিমাপে একটি ছোট ত্রুটি একটি বড় আর্থিক পার্থক্যের সমান হতে পারে। পরিমাপের এই সমালোচনামূলক প্রকৃতির কারণে, বিশ্বজুড়ে পেট্রোলিয়াম সংস্থাগুলি শিল্পের চাহিদা মেটাতে মান তৈরি করেছে এবং গ্রহণ করেছে। উদাহরণস্বরূপ, কানাডায় হেফাজত স্থানান্তর প্রকৃতির সমস্ত পরিমাপ পরিমাপ কানাডার আওতায় পড়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ফেডারেল এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন (এফইআরসি) আন্তঃরাজ্য বাণিজ্যের জন্য যে মানগুলি পূরণ করতে হবে তা নিয়ন্ত্রণ করে। তরল হেফাজত স্থানান্তর তরল প্রবাহ পরিমাপের হেফাজত স্থানান্তর আইএসও দ্বারা নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুসরণ করে। শিল্প সর্বসম্মতিক্রমে, তরল প্রবাহ পরিমাপকে ± 0.25% বা তার চেয়ে ভাল সামগ্রিক অনিশ্চয়তা হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। পরিমাপ ব্যবস্থায় উপাদান অনিশ্চয়তার একটি উপযুক্ত পরিসংখ্যানগত সংমিশ্রণ থেকে সামগ্রিক অনিশ্চয়তা উদ্ভূত হয়। পরিমাপের পদ্ধতি আয়তন বা ভর পরিমাপ তরল প্রবাহ পরিমাপ সাধারণত ভলিউমেট্রিক বা ভর এককে হয়। ভলিউম সাধারণত স্বতন্ত্র ফিল্ড ট্যাঙ্কার লোডিং অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়, অন্যদিকে ভর একটি বরাদ্দের প্রয়োজনীয়তা সহ মাল্টি-ফিল্ড পাইপলাইন বা অফশোর পাইপলাইনের জন্য ব্যবহৃত হয়। ভর পরিমাপ এবং রিপোর্টিং আয়তন প্রবাহের হার পরিমাপ (উদাহরণস্বরূপ, টারবাইন বা অতিস্বনক মিটার দ্বারা) এবং তরল ঘনত্ব দ্বারা অর্জন করা হয় কোরিওলিস মিটার স্যাম্পলিং সিস্টেম দ্বারা সরাসরি ভর পরিমাপ গড় জলের পরিমাণ, গড় ঘনত্ব এবং বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে প্রবাহ পরিমাপে একটি স্বয়ংক্রিয় প্রবাহ-আনুপাতিক নমুনা ব্যবস্থা ব্যবহার করা হয়। স্যাম্পলিং সিস্টেমগুলি ব্যাপকভাবে আইএসও 3171 অনুসারে হওয়া উচিত। প্রবাহ পরিমাপের সময় নমুনা ব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। নমুনা ত্রুটির মাধ্যমে প্রবর্তিত যে কোনও ত্রুটি সাধারণত সামগ্রিক পরিমাপের উপর সরাসরি, রৈখিক প্রভাব ফেলবে। তাপমাত্রা এবং চাপ পরিমাপ তরলের প্রবাহ পরিমাপ করার সময় তাপমাত্রা এবং চাপ পরিমাপ বিবেচনা করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। তাপমাত্রা এবং চাপ পরিমাপ পয়েন্টগুলি মিটার ইনলেটে তাদের অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে যতটা সম্ভব মিটারের কাছাকাছি অবস্থিত হওয়া উচিত। মিটারিং সিস্টেমের নির্ভুলতাকে প্রভাবিত করে এমন তাপমাত্রার পরিমাপের সামগ্রিক লুপের নির্ভুলতা 0.5 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি হওয়া উচিত এবং সংশ্লিষ্ট রিডআউটের রেজোলিউশন 0.2 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি হওয়া উচিত। তাপমাত্রার পরীক্ষা থার্মোয়েলের সাহায্যে প্রত্যয়িত থার্মোমিটার দ্বারা করা হয় চাপ পরিমাপ যা মিটারিং সিস্টেমের নির্ভুলতাকে প্রভাবিত করে তার সামগ্রিক লুপের নির্ভুলতা 0.5 বার বা তার বেশি হওয়া উচিত এবং সংশ্লিষ্ট রিডআউটের রেজোলিউশন 0.1 বার বা তার বেশি হওয়া উচিত। বায়বীয় হেফাজত স্থানান্তর আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির দ্বারা নির্ধারিত নির্দেশিকা অনুসরণ করে বায়বীয় প্রবাহ পরিমাপের হেফাজত স্থানান্তর। শিল্প সর্বসম্মতিক্রমে, বায়বীয় প্রবাহ পরিমাপকে ±1% বা তার বেশি সামগ্রিক অনিশ্চয়তার সাথে ভর প্রবাহ পরিমাপ হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। পরিমাপ ব্যবস্থায় উপাদান অনিশ্চয়তার একটি উপযুক্ত পরিসংখ্যানগত সংমিশ্রণ থেকে সামগ্রিক অনিশ্চয়তা উদ্ভূত হয়। আয়তন বা ভর একক পরিমাপের পদ্ধতি সমস্ত বায়বীয় প্রবাহ পরিমাপ অবশ্যই একক-পর্যায় গ্যাস প্রবাহে করা উচিত, যার পরিমাপ ভলিউমেট্রিক বা ভর এককে হতে পারে। স্যাম্পলিং স্যাম্পলিং একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, কারণ এগুলি সঠিকতা নির্ধারণে সহায়তা করে। প্রতিনিধিত্বমূলক নমুনা পাওয়ার উদ্দেশ্যে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা উচিত। যন্ত্রের ধরন এবং পরিমাপ ব্যবস্থা এই প্রয়োজনীয়তাকে প্রভাবিত করতে পারে। গ্যাসের ঘনত্ব মিটারের গ্যাসের ঘনত্ব নির্ধারণ করা যেতে পারে নিম্নোক্ত উপায়েঃ ক্রমাগত সরাসরি পরিমাপ, অন-লাইন ঘনত্বমাপক গণনা দ্বারা, গ্যাসের তাপমাত্রা, চাপ এবং গঠনের পরিমাপের সাথে অবস্থার একটি স্বীকৃত সমীকরণ ব্যবহার করে। বেশিরভাগ শিল্প গ্যাসের ঘনত্বের ক্রমাগত পরিমাপ ব্যবহার করতে পছন্দ করে। যাইহোক, উভয় পদ্ধতিই একযোগে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তাদের নিজ নিজ ফলাফলের তুলনা প্রতিটি পদ্ধতির নির্ভুলতার উপর অতিরিক্ত আস্থা প্রদান করতে পারে। সর্বোত্তম অনুশীলন যে কোনও হেফাজত স্থানান্তরের আবেদনে, একটি সত্যিকারের এলোমেলো অনিশ্চয়তার উভয় পক্ষের পক্ষে সমান সুযোগ থাকে, উভয় পক্ষের মোট প্রভাব শূন্য হওয়া উচিত এবং পরিমাপের নির্ভুলতা এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্যতার মূল্য দেওয়া উচিত নয়। পরিমাপের নির্ভুলতা এবং পুনরাবৃত্তিযোগ্যতা বেশিরভাগ বিক্রেতার কাছে উচ্চ মূল্যের কারণ অনেক ব্যবহারকারী চেক মিটার ইনস্টল করেন। যে কোনও হেফাজত স্থানান্তর ব্যবস্থার নকশা তৈরি করার প্রথম ধাপ হল সরবরাহকারী এবং ব্যবহারকারীর পারস্পরিক পরিমাপ কর্মক্ষমতার প্রত্যাশা প্রবাহ হারের সীমার উপর নির্ধারণ করা। পারস্পরিক কর্মক্ষমতার প্রত্যাশার এই নির্ধারণ এমন ব্যক্তিদের দ্বারা করা উচিত যাদের দুর্বল পুনরাবৃত্তির কারণে পরিমাপ বিরোধের সমস্ত ব্যয় সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা রয়েছে। দ্বিতীয় ধাপটি হল নিয়ন্ত্রণযোগ্য নয় এমন অপারেটিং অবস্থার পরিমাণ নির্ধারণ করা। একটি প্রবাহ পরিমাপের জন্য, এগুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারেঃ প্রত্যাশিত পরিবেষ্টিত তাপমাত্রার বৈচিত্র্য; সর্বাধিক স্থির রেখার চাপ; স্থিতিশীল রেখার চাপ এবং তাপমাত্রার বৈচিত্র্য; সর্বাধিক অনুমোদিত স্থায়ী চাপ হ্রাস; প্রবাহ হ্রাস; এবং প্রবাহের বৈচিত্র্য এবং/অথবা স্পন্দনের প্রত্যাশিত ফ্রিকোয়েন্সি। তৃতীয় এবং চূড়ান্ত পদক্ষেপটি হল হার্ডওয়্যার, ইনস্টলেশন এবং রক্ষণাবেক্ষণ পদ্ধতি নির্বাচন করা যা নিশ্চিত করবে যে পরিমাপটি প্রত্যাশিত (অনিয়ন্ত্রিত) অপারেটিং অবস্থার অধীনে প্রয়োজনীয় ইনস্টল করা কর্মক্ষমতা সরবরাহ করে। উদাহরণস্বরূপ, ব্যবহারকারী করতে পারেনঃ একটি স্থির এবং/অথবা ডিফারেনশিয়াল প্রেসার ট্রান্সমিটার নির্বাচন করুন যার প্রদত্ত বাস্তব-বিশ্বের অপারেটিং অবস্থার অধীনে আরও ভাল বা খারাপ পারফরম্যান্স রয়েছে। ট্রান্সমিটার (গুলি) ঘন ঘন বা কদাচিৎ ক্যালিব্রেট করুন। একটি ডিপি ফ্লোমিটারের ক্ষেত্রে, উচ্চতর বা নিম্ন ডিফারেনশিয়াল চাপের জন্য প্রাথমিক উপাদানটির আকার (উচ্চতর ডিপি উচ্চ চাপ হ্রাসের ব্যয়ে উচ্চতর নির্ভুলতা প্রদান করে)। দ্রুত বা ধীর প্রতিক্রিয়া সহ একটি ফ্লোমিটার এবং প্রেসার ট্রান্সমিটার নির্বাচন করুন। দ্রুত প্রতিক্রিয়ার জন্য দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত আন্তঃসংযোগ (ইমপালস) লাইন বা সরাসরি সংযোগ ব্যবহার করুন। যদিও প্রথম এবং দ্বিতীয় ধাপে তথ্য সংগ্রহ করা হয়, তৃতীয় ধাপে গণনা এবং/অথবা পরীক্ষার প্রয়োজন হতে পারে। হস্তান্তরিত শক্তি গণনার সাধারণ সূত্র (এল. এন. জি) হস্তান্তরিত এল. এন. জি গণনার সূত্রটি চুক্তিবদ্ধ বিক্রয় শর্তের উপর নির্ভর করে। এগুলি ইনকোটার্মস 2000 দ্বারা সংজ্ঞায়িত তিন ধরনের বিক্রয় চুক্তির সাথে সম্পর্কিত হতে পারেঃ একটি এফওবি বিক্রয়, একটি সিআইএফ বিক্রয় বা একটি ডিইএস বিক্রয়। এফওবি (ফ্রি অন বোর্ড) বিক্রির ক্ষেত্রে, যে শক্তির স্থানান্তর এবং চালান করা হবে তার নির্ধারণ লোডিং পোর্টে করা হবে। একটি সি. আই. এফ (খরচ বীমা ও মালবাহী) বা একটি ডি. ই. এস (ডেলিভারড এক্স শিপ) বিক্রির ক্ষেত্রে, স্থানান্তরিত এবং চালান করা শক্তি আনলোডিং বন্দরে নির্ধারিত হবে। এফওবি চুক্তিতে, ভলিউম, তাপমাত্রা এবং চাপ নির্ধারণের জন্য ক্রেতা জাহাজে হেফাজত স্থানান্তর পরিমাপ ব্যবস্থা সরবরাহ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ এবং বিক্রেতা লোডিং টার্মিনালে হেফাজত স্থানান্তর পরিমাপ ব্যবস্থা যেমন নমুনা প্রদান ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দায়বদ্ধ। সি. আই. এফ এবং ডি. ই. এস চুক্তির ক্ষেত্রে দায়িত্ব পাল্টানো হয়। ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েরই অন্য পক্ষের দ্বারা প্রদত্ত, রক্ষণাবেক্ষণ এবং পরিচালিত প্রতিটি ব্যবস্থার নির্ভুলতা যাচাই করার অধিকার রয়েছে। স্থানান্তরিত শক্তির নির্ধারণ সাধারণত এক বা একাধিক জরিপকারী, জাহাজের কার্গো অফিসার এবং এলএনজি টার্মিনাল অপারেটরের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে হয়। ক্রেতার একজন প্রতিনিধিও উপস্থিত থাকতে পারেন। সব ক্ষেত্রেই, স্থানান্তরিত শক্তি নিম্নলিখিত সূত্র দিয়ে গণনা করা যেতে পারেঃ ই = (ভিএলএনজি × ডিএলএনজি × জিভিসিএলএনজি)-ইগাস স্থানচ্যুত ± ইগাস থেকে ইআর (যদি প্রযোজ্য হয়) যেখানেঃ ই = লোডিং সুবিধা থেকে এলএনজি বাহকের কাছে বা এলএনজি বাহক থেকে আনলোডিং সুবিধাগুলিতে স্থানান্তরিত মোট মোট শক্তি। ভি. এল. এন. জি = এম3-তে লোড বা আনলোড করা এল. এন. জি-র আয়তন। ডি. এল. এন. জি = এল. এন. জি-র ঘনত্ব যা কেজি/মি3-তে লোড বা আনলোড করা হয়। জি. সি. ভি. এল. এন. জি = লক্ষ লক্ষ বি. টি. ইউ/কেজি ই গ্যাসে লোড করা বা আনলোড করা এল. এন. জি-র মোট ক্যালোরিফিক মান স্থানচ্যুত = স্থানচ্যুত গ্যাসের মোট শক্তি, এছাড়াও লক্ষ লক্ষ বি. টি. ইউ-তে, যা হয়ঃ লোড করার সময় এল. এন. জি বাহক দ্বারা উপকূলে ফেরত পাঠানো হয় (লোড করা এল. এন. জি-র সমান পরিমাণ দ্বারা স্থানচ্যুত কার্গো ট্যাঙ্কগুলিতে গ্যাসের পরিমাণ), অথবা, ডিসচার্জ করা এল. এন. জি-র পরিমাণ প্রতিস্থাপনে আনলোড করার সময় এল. এন. জি বাহক তার কার্গো ট্যাঙ্কগুলিতে গ্যাস গ্রহণ করে। ই (গ্যাস থেকে ইআর) = প্রযোজ্য হলে, হেফাজত স্থানান্তর জরিপ খোলার এবং বন্ধ করার মধ্যবর্তী সময়ে এলএনজি বাহকের ইঞ্জিন রুমে ব্যবহৃত গ্যাসের শক্তি, অর্থাৎ। বন্দরে জাহাজ দ্বারা ব্যবহৃত, যা হলঃ + একটি এলএনজি লোডিং স্থানান্তরের জন্য বা-একটি এলএনজি আনলোডিং স্থানান্তরের জন্য রেফারেন্স বাহ্যিক লিঙ্ক পরিমাপ কানাডা। সি. এম. সি টোকিও কেইকি এপিআই প্রবাহ গবেষণা নির্দেশাবলী পেট্রোলিয়াম পরিমাপের জন্য (অত্যন্ত প্রস্তাবিত) আইএসও তরল বলবিজ্ঞান