Clarke Error Grid
ক্লার্ক ত্রুটি গ্রিড বিশ্লেষণ (ইজিএ) 1987 সালে তাদের মিটারে প্রাপ্ত রক্তের গ্লুকোজ মানের তুলনায় তাদের বর্তমান রক্তের গ্লুকোজের রোগীর অনুমানের ক্লিনিকাল নির্ভুলতার পরিমাণ নির্ধারণের জন্য তৈরি করা হয়েছিল। তারপরে এটি একটি রেফারেন্স মানের তুলনায় মিটার দ্বারা উত্পন্ন রক্তের গ্লুকোজ অনুমানের ক্লিনিকাল নির্ভুলতার পরিমাণ নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। 1987 সালে ডায়াবেটিস কেয়ারে ইজিএ-র একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। অবশেষে, রক্তের গ্লুকোজ মিটারের নির্ভুলতা নির্ধারণের জন্য ইজিএ একটি "স্বর্ণমান" হিসাবে গৃহীত হয়। গ্রিড একটি রেফারেন্স গ্লুকোজ মিটার এবং একটি মূল্যায়ন করা গ্লুকোজ মিটারকে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করেঃ অঞ্চল এ হল রেফারেন্স সেন্সরের 20 শতাংশের মধ্যে সেই মানগুলি, অঞ্চল বি-তে এমন পয়েন্ট রয়েছে যা 20 শতাংশের বাইরে কিন্তু অনুপযুক্ত চিকিত্সার দিকে পরিচালিত করে না, অঞ্চল সি হল সেই পয়েন্টগুলি যা অপ্রয়োজনীয় চিকিত্সার দিকে পরিচালিত করে, অঞ্চল ডি হল সেই পয়েন্টগুলি যা হাইপোগ্লাইসেমিয়া বা হাইপারগ্লাইসেমিয়া সনাক্ত করতে সম্ভাব্য বিপজ্জনক ব্যর্থতার ইঙ্গিত দেয় এবং অঞ্চল ই হল সেই পয়েন্টগুলি যা হাইপারগ্লাইসেমিয়ার জন্য হাইপোগ্লাইসেমিয়ার চিকিৎসাকে বিভ্রান্ত করবে এবং তদ্বিপরীত। আরও দেখুন সর্বসম্মত ত্রুটি গ্রিড রেফারেন্স ডায়াবেটিস