Flow computer
একটি ফ্লো কম্পিউটার হল একটি বৈদ্যুতিন কম্পিউটার যা প্রবাহ মিটার, তাপমাত্রা, চাপ এবং ঘনত্ব ট্রান্সমিটার থেকে প্রাপ্ত এনালগ এবং ডিজিটাল সংকেত ব্যবহার করে অ্যালগরিদম প্রয়োগ করে যার সাথে এটি বেস অবস্থায় ভলিউমের সাথে সংযুক্ত থাকে। এগুলি হেফাজত বা আর্থিক স্থানান্তরের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি কাঁচা প্রবাহ মিটারের তথ্যকে ভলিউমে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোনও পরামিতিগুলিতে করা পরিবর্তনগুলিও নিরীক্ষা করে। এটি প্রবাহ মিটার সম্পর্কিত ঘটনা এবং অ্যালার্মগুলি রেকর্ড করে (উদাহরণস্বরূপ, প্রবাহের ক্ষতি, পরিমাপ ট্রান্সডিউসার থেকে প্রয়োজনীয় বৈদ্যুতিক সংকেতের ক্ষতি, বা তাদের উপরের বা নীচের পরিসরের কাছাকাছি এই বৈদ্যুতিক সংকেতগুলির রূপান্তর)। এটি প্রতিটি প্রবাহ মিটারের জন্য ভলিউমের একটি চলমান হিসাব রাখে যা এটি পর্যবেক্ষণ করে এবং ঘন্টা, দৈনিক, ব্যাচ বা মাসিক ভিত্তিতে এই ভলিউমের একটি রেকর্ড তৈরি করে। প্রবাহ তথ্য একটি বৈদ্যুতিন ইন্টারফেসের মাধ্যমে বাহ্যিকভাবে উপলব্ধ করা হয় যাতে অন্যান্য কম্পিউটার তত্ত্বাবধান, অ্যাকাউন্টিং এবং অডিটিংয়ের জন্য তথ্য ডাউনলোড করতে পারে। আরও দেখুন আমেরিকান পেট্রোলিয়াম ইনস্টিটিউট (এপিআই) এমপিএমএস (পেট্রোলিয়াম পরিমাপ মানগুলির ম্যানুয়াল) অধ্যায় 21-অধ্যায় 21.1-বৈদ্যুতিন গ্যাস ব্যবস্থা, এবং অধ্যায় 21.2-তরল বৈদ্যুতিন ব্যবস্থা একটি প্রবাহ কম্পিউটার দ্বারা উত্পাদিত তথ্য নিরীক্ষা ও যাচাই করার ক্ষমতাকে সম্বোধন করে এবং একটি প্রবাহ কম্পিউটারকে কোন তথ্য ধরে রাখতে হবে, কোন আইটেমগুলি সংশোধন করা হলে নিরীক্ষা করা উচিত, সিস্টেমটি কী প্রতিবেদন তৈরি করতে সক্ষম হবে এবং অনুসরণ করার পদ্ধতিগুলি সংজ্ঞায়িত করে। যে অ্যালগরিদমগুলি একটি সাধারণ গ্যাস প্রবাহ কম্পিউটারে বাস্তবায়িত হওয়ার আশা করা যায় সেগুলি হল এজিএ রিপোর্ট নং। 3, এ. জি. এ রিপোর্ট নং। 7, এজিএ রিপোর্ট নং। মার্কিন বাজারে 8। আন্তর্জাতিকভাবে, আইএসও 5167-1:2003 এবং অন্যান্য আইএসও গ্যাস স্ট্যান্ডার্ড সমতুল্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস ছাড়াও, কিছু প্রবাহ কম্পিউটার বাষ্প, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং ইথিলিনের জন্য ঘনত্ব গণনার একটি বিন্যাস প্রদান করে। তরল প্রবাহ কম্পিউটারে হাইড্রোকার্বন তরল এবং পেট্রোকেমিক্যালের বিস্তৃত পরিসরের জন্য জটিল অ্যালগরিদম এবং অবস্থার সমীকরণও পাওয়া যায়। এপিআই এমপিএমএস অধ্যায় 11.1 (2004), এনআইএসটি 1045 এবং ইথিলিন পরিমাপের জন্য আইইউপিএসি, এলপিজি এবং এনজিএল-এর জন্য জিপিএ টিপি-27 তরল প্রবাহ কম্পিউটার দ্বারা সম্পাদিত গণনার একটি বিন্যাসের মধ্যে রয়েছে। নির্দিষ্ট ধরনের বা ফ্লো মিটারের নির্মাতাদের জন্য নির্দিষ্ট অন্যান্য সংশোধনও প্রয়োগ করা যেতে পারে। ফ্লো কম্পিউটারগুলিতে হেলিকাল টারবাইন মিটারের মতো বিভিন্ন ধরনের মিটারের জন্য মিটার সান্দ্রতা রৈখিককরণ ফাংশন অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে এবং প্রবাহ এবং ডায়াগনস্টিক ডেটা পেতে অতিস্বনক মিটারের সাথে ক্রমিকভাবে ইন্টারফেস করতে পারে। ফ্লো কম্পিউটারগুলি সম্পূর্ণরূপে প্রোগ্রামেবল ডিভাইস হিসাবে বিভিন্ন সফ্টওয়্যার সরঞ্জাম ব্যবহার করে বা কনফিগারযোগ্য ডিভাইস হিসাবে প্রস্তুতকারকের নির্দিষ্ট কনফিগারেশন সফ্টওয়্যার প্যাকেজগুলি ব্যবহার করে গ্যাস ক্রোমাটোগ্রাফ, গ্যাস অতিস্বনক মিটার, তরল প্রোভার, ফ্লো কন্ট্রোল ভালভ, পিএলসি, ডিসিএস, এসসিএডিএ এবং শিল্প-স্বীকৃত এইচএমআই সুপারভাইজারি সিস্টেমের সাথে ইন্টারফেস সেট আপ করার জন্য উপলব্ধ। মোডবাস/টিসিপি কিছু ফ্লো কম্পিউটার থেকে ইথারনেট ইন্টারফেসের মাধ্যমে একটি স্ট্যান্ডার্ড অফার, যদিও অন্যান্য যোগাযোগ প্রোটোকল, যেমন ও. এল. ই কিছু ফ্লো কম্পিউটার দ্বারা সমর্থিত। ফ্লো কম্পিউটার ব্যবহার করে এস. সি. এ. ডি. এ সিস্টেমের বিকাশে নিরাপত্তা সমস্যাগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ। হেফাজত স্থানান্তর ব্যবস্থার একটি মূল উপাদান, ফ্লো কম্পিউটারগুলি মেট্রোলজিক্যাল এবং মানের মান যেমন তরলের জন্য ওআইএমএল আর 117-1, গ্যাসের জন্য ইএন12405, সফ্টওয়্যার বিকাশের জন্য ডব্লিউইএলএমইসি 7.2 এবং আইএসও 9001:2008-এ অনুমোদিত হতে পারে। ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া এবং ল্যাটিন আমেরিকাতেও ইনস্টল করা ফ্লো কম্পিউটারগুলির জন্য এগুলি মূল নির্বাচনের মানদণ্ড হিসাবে বিবেচিত হয়। তথ্যসূত্র বাহ্যিক লিঙ্ক http://swintontechnology.com http://www.sgc-valid8.com-- বিনামূল্যে অনলাইন প্রবাহ পরিমাপ গণনা এবং যাচাইকরণ ইঞ্জিন নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র