Classical interference microscopy
ক্লাসিকাল ইন্টারফেরেন্স মাইক্রোস্কোপি, যাকে কোয়ান্টিটেটিভ ইন্টারফেরেন্স মাইক্রোস্কোপিও বলা হয়, ফেজ কনট্রাস্ট মাইক্রোস্কোপি বা ডিফারেনশিয়াল ইন্টারফেরেন্স মাইক্রোস্কোপি (ডিআইসি)-র তুলনায় অনেক বেশি পার্শ্বীয় পৃথকীকরণ সহ দুটি পৃথক আলোর রশ্মি ব্যবহার করে। ইন্টারফেরেন্স মাইক্রোস্কোপের বিভিন্ন রূপে যেখানে বস্তু এবং রেফারেন্স বিম একই উদ্দেশ্যের মধ্য দিয়ে যায়, সেখানে প্রতিটি বস্তুর দুটি চিত্র তৈরি হয় (একটি হল "ভূতের চিত্র")। দুটি চিত্র দৃশ্যমান ক্ষেত্রের মধ্যে বা বিভিন্ন ফোকাল প্লেনে পার্শ্বীয়ভাবে পৃথক করা হয়, যা ব্যবহৃত অপটিক্যাল নীতি দ্বারা নির্ধারিত হয়। এই দুটি চিত্র যখন একটির সাথে মিলে যায় তখন তা বিরক্তিকর হতে পারে, কারণ এগুলি ভর পুরুত্ব পরিমাপের নির্ভুলতাকে মারাত্মকভাবে প্রভাবিত করতে পারে। এইভাবে প্রস্তুতির আবর্তনের প্রয়োজন হতে পারে, যেমন ডি. আই. সি-র ক্ষেত্রে। প্রথম ব্যবহারযোগ্য ইন্টারফেরেন্স মাইক্রোস্কোপগুলির মধ্যে একটি ডাইসন দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছিল এবং ইয়র্ক ইংল্যান্ডের কুক, ট্রটন অ্যান্ড সিমস (পরে ভিকারস ইন্সট্রুমেন্টস) দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। এই দক্ষ অপটিক্যাল সিস্টেমটি মরীচি পথে মেরুকরণকারী উপাদানগুলির প্রয়োজন ছাড়াই ইন্টারফেরেন্স ইমেজিং অর্জন করেছিল। মেরুকরণকারী উপাদানগুলির সাথে জড়িত একটি পরবর্তী জনপ্রিয় নকশা স্মিথ দ্বারা ডিজাইন করা হয়েছিল এবং প্রথমে লন্ডনের সি বেকার এবং পরবর্তীকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকান অপটিক্যাল কোম্পানি দ্বারা বিপণন করা হয়েছিল। হর্ন দ্বারা বাস্তবায়িত ম্যাক-জেন্ডার ইন্টারফেরোমিটার নকশায় উপরে উল্লিখিত সমস্ত নকশার সাথে সাধারণত দ্বৈত-চিত্রের সমস্যাটি সম্পূর্ণরূপে এড়ানো হয়েছিল, এটি একটি সবচেয়ে ব্যয়বহুল যন্ত্র, যা মেরুকৃত আলো নিয়োগ করে না, তবে সঠিকভাবে মিলিত ডুপ্লিকেট উদ্দেশ্য এবং কনডেন্সারের প্রয়োজন হয়। এই নকশা দিয়ে (ই. লেইটজ দ্বারা বিপণন করা) মাইক্রোস্কোপি-তে 60 মিমি মরীচি পৃথকীকরণ অর্জন করা হয়েছিল কিন্তু এখানে দুটি পৃথক মাইক্রোস্কোপ স্লাইড প্রস্তুতির (নমুনা এবং ডামি) অপটিক্যাল পুরুত্বের ভারসাম্য বজায় রাখা এবং দীর্ঘ পর্যবেক্ষণের সময় এই সমালোচনামূলক ভারসাম্য বজায় রাখার নতুন অসুবিধা দেখা দিয়েছে। 37 ডিগ্রি সেলসিয়াসে বজায় রাখা জীবিত কোষগুলির সময়-বিরতি অধ্যয়ন, অন্যথায় সময়ের সাথে পটভূমির হস্তক্ষেপের রঙে ধীরে ধীরে পরিবর্তন ঘটে। হস্তক্ষেপ মাইক্রোস্কোপি পরিমাপের দ্বারা প্রদত্ত প্রধান সুবিধা হল জীবিত কোষগুলির আনুমানিক শুষ্ক ভর পরিমাপের সম্ভাবনা, যা এন্ড্রু হাক্সলি দ্বারা স্ট্রিয়েটেড পেশী কোষের কাঠামো এবং কার্যকারিতা অধ্যয়নে প্রথম কার্যকরভাবে কাজে লাগানো হয়েছিল, যা পেশী সংকোচনের স্লাইডিং ফিলামেন্ট মডেলের দিকে পরিচালিত করে। ইন্টারফেরেন্স মাইক্রোস্কোপির জনপ্রিয়তা প্রায় 1940-1970 s-এর কাছাকাছি পৌঁছেছিল এবং তার পরে যন্ত্রটির জটিলতা এবং এর ব্যবহার এবং চিত্রের তথ্যের ব্যাখ্যা উভয় ক্ষেত্রেই অসুবিধার কারণে হ্রাস পেয়েছিল। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে, শাস্ত্রীয় হস্তক্ষেপ অণুবীক্ষণ যন্ত্র (বিশেষত ম্যাক-জেন্ডার যন্ত্র) জীববিজ্ঞানীদের দ্বারা "পুনরায় আবিষ্কৃত" হয়েছে কারণ এর প্রধান মূল অসুবিধা (অনুবাদিত হস্তক্ষেপ ব্যান্ড বা জটিল রঙিন চিত্রগুলির কঠিন ব্যাখ্যা) এখন ডিজিটাল ক্যামেরা চিত্র রেকর্ডিংয়ের মাধ্যমে সহজেই অতিক্রম করা যেতে পারে, তারপরে কম্পিউটার অ্যালগরিদমের প্রয়োগ যা প্রক্রিয়াজাত তথ্যকে দ্রুত শুষ্ক ভরের মিথ্যা-রঙের চিত্র হিসাবে সরবরাহ করে। শিল্প পরিদর্শন, অর্ধপরিবাহী পরিদর্শন এবং পৃষ্ঠ কাঠামো বিশ্লেষণের জন্য হস্তক্ষেপ মাইক্রোস্কোপি অত্যন্ত উন্নত এবং ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রের ইতিহাস এবং নির্মাতাদের নাম স্মিথ সিস্টেম (সি. বেকার, লন্ডন, ইংল্যান্ড) ডাইসন (কুক ট্রোটন অ্যান্ড সিমস, ইয়র্ক, ইংল্যান্ড) জামিন-লেবেডেফ (ই. লেইটজ, ওয়েটজলার, এবং জেইস, জার্মানি) ম্যাক-জেন্ডার (ই. লেইটজ, ওয়েটজলার, জার্মানি) রেফারেন্স মাইক্রোস্কোপি