Lambda point refrigerator
ল্যাম্বডা পয়েন্ট রেফ্রিজারেটর হল এমন একটি যন্ত্র যা তরল হিলিয়ামকে শীতল করতে ব্যবহৃত হয়, সাধারণত একটি অতিপরিবাহী চুম্বকের চারপাশে বা নিম্ন তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য, প্রায় 4.2 কেলভিন থেকে হিলিয়ামের ল্যাম্বডা পয়েন্টের (প্রায় 2.17 কেলভিন) কাছাকাছি তাপমাত্রা, যে তাপমাত্রায় স্বাভাবিক তরল হিলিয়াম (হিলিয়াম 1) অতিপ্রবাহী হিলিয়াম 2-এ রূপান্তরিত হয়। সুই ভালভ এবং ভ্যাকুয়াম পাম্পের মাধ্যমে একটি কুলিং কয়েলের মাধ্যমে স্নানের মধ্যে তরল হিলিয়াম পাম্প করে শীতলকরণ অর্জন করা হয়। কুণ্ডলীর চাপ হ্রাসের ফলে হিলিয়ামের কিছু অংশ বাষ্পীভূত হয়, যা শীতল কুণ্ডলীর মধ্যে একটি দ্বি-পর্যায় ব্যবস্থা তৈরি করে। বাষ্পীভবনের মাধ্যমে অপসারিত তাপ শীতল কুণ্ডলীর তাপমাত্রা ল্যাম্বডা বিন্দুর কাছাকাছি কমিয়ে দেয়। যেহেতু শীতল কুণ্ডলীটি তরল হিলিয়াম স্নানের মধ্যে নিমজ্জিত হয়, তাই কুণ্ডলীর চারপাশের তরলটিও শীতল করা হয়। শীতল, উচ্চ ঘনত্বের তরল কুণ্ডলী থেকে স্নানের নীচের দিকে ডুবে যায় এবং উষ্ণ, নিম্ন ঘনত্বের তরল হিলিয়াম উপরে উঠে যায়। তরল হিলিয়ামের সাধারণত দুর্বল তাপ পরিবাহিতা থাকে, তাই স্নানের তাপমাত্রার গ্রেডিয়েন্টের সাথে যুক্ত পরিবাহী স্রোতগুলি স্নানের নীচের দিকে এই শীতল তরল হিলিয়ামের একটি ধ্রুবক প্রবাহ সরবরাহ করে, যার ফলে হিলিয়াম স্নানের মধ্যে 4.2 কেলভিন-এর নিচে তাপমাত্রা উপলব্ধি করা যায়, সাধারণত 2.2 কেলভিন-এর কাছাকাছি।