Capacitance probe
ক্যাপ্যাসিট্যান্স সেন্সর (বা ডাইলেক্ট্রিক সেন্সর) পার্শ্ববর্তী মাধ্যমের ডাইলেক্ট্রিক পারমিটিভিটি পরিমাপ করতে ক্যাপ্যাসিট্যান্স ব্যবহার করে। কনফিগারেশনটি নিউট্রন প্রোবের মতো যেখানে পিভিসি দিয়ে তৈরি একটি অ্যাক্সেস টিউব মাটিতে স্থাপন করা হয়; প্রোবগুলি মডুলার (চিরুনির মতো) এবং একটি লগারের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। সেন্সিং হেড একটি দোলক বর্তনী নিয়ে গঠিত, ফ্রিকোয়েন্সি একটি বলয়াকার বিদ্যুদ্বাহক, ফ্রিঞ্জ-এফেক্ট ক্যাপাসিটর এবং মাটির অস্তরক ধ্রুবক দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রতিটি ক্যাপাসিটর সেন্সর অ্যাক্সেস টিউবের শীর্ষ থেকে কিছু দূরত্বে সার্কিট বোর্ডে মাউন্ট করা দুটি ধাতব রিং নিয়ে গঠিত। এই বলয়গুলি হল এক জোড়া বিদ্যুদ্বাহক, যা ক্যাপাসিটরের প্লেট গঠন করে এবং এর মাঝখানে মাটি অস্তরক হিসাবে কাজ করে। প্লেটগুলি একটি দোলকের সাথে সংযুক্ত থাকে, যার মধ্যে একটি ইন্ডাক্টর এবং একটি ক্যাপাসিটর থাকে। দোলক বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রটি দুটি বলয়ের মধ্যে উৎপন্ন হয় এবং অ্যাক্সেস টিউবের প্রাচীরের মাধ্যমে মাটির মাধ্যমে প্রসারিত হয়। ক্যাপাসিটর এবং দোলক একটি বর্তনী গঠন করে এবং পার্শ্ববর্তী মাধ্যমের অস্তরক ধ্রুবকের পরিবর্তনগুলি অপারেটিং ফ্রিকোয়েন্সির পরিবর্তনের মাধ্যমে সনাক্ত করা হয়। ক্যাপাসিট্যান্স সেন্সরগুলি মুক্ত বাতাসে অ্যাক্সেস টিউবের ভিতরে 100 মেগাহার্টজের বেশি দোলন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সেন্সরের আউটপুট হল মাটির আর্দ্রতার স্তরের কারণে মাটির ধারণক্ষমতার ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া। এই ধরনের যন্ত্রের জন্য একটি প্রয়োগ হল মাটির জলের পরিমাণ পরিমাপ করা, যেখানে মাটির মোট আয়তনের মধ্যে জলের পরিমাণ মাটির অস্তরক পারগম্যতাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে কারণ জলের অস্তরক (80) মাটির অন্যান্য উপাদানগুলির তুলনায় অনেক বেশি (খনিজ মাটিঃ 4, জৈব পদার্থঃ 4, বায়ুঃ 1)। যখন মাটিতে জলের পরিমাণ পরিবর্তিত হয়, তখন একটি প্রোব অস্তরক পারমিটভিটির পরিবর্তনের কারণে ধারণক্ষমতার পরিবর্তন পরিমাপ করবে যা জলের পরিমাণের পরিবর্তনের সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। বিশ্বজুড়ে কৃষিতে সেচের সময়সূচীতে ক্যাপ্যাসিট্যান্স সেন্সরগুলি এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যৌগিক পদার্থের নিরাময় পর্যবেক্ষণঃ সংবেদক পৃষ্ঠের উপর নির্দিষ্ট গভীরতায় থার্মোসেট রজন এবং যৌগিক পদার্থের ম্যাট্রিক্সের বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করতে ডাইলেক্ট্রিক বা ক্যাপাসিট্যান্স সেন্সর ব্যবহার করা হয়। এই সেন্সরগুলির ব্যবহারের সাথে জড়িত মূল মডেলটি হল বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রের মডেল। ক্ষেত্রের মধ্যে থাকা উপাদানের বৈদ্যুতিক বৈশিষ্ট্য এবং পরিমাপের মধ্যে সম্পর্ক (অর্থাৎ। ক্যাপাসিট্যান্স) অস্তরক সংবেদক থেকে পাঠগুলি ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে মৌলিক। টার্বো মেশিনারি পরীক্ষায় টিপ ক্লিয়ারেন্স পরিমাপ। ক্যাপাসিট্যান্স-সেন্সরগুলি হপার বা সাইলোসের মতো কাঠামোর মধ্যে কিছু কঠিন পদার্থের মাত্রা পরিমাপের জন্যও ব্যবহার করা যেতে পারে। আরও দেখুন ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেন সেন্সর রেফারেন্স ডেন জে. এইচ., টপ জি. সি., সহ-সম্পাদক 2002। "মৃত্তিকা বিশ্লেষণের পদ্ধতি অংশ 4-ভৌত পদ্ধতি"। সয়েল সায়েন্স সোসাইটি অফ আমেরিকা, ইনকর্পোরেটেড ম্যাডিসন, উইসকনসিন। জারনোমস্কি এন. এম., মুর জি. ডব্লিউ., পিপকার টি. জি., লিকাটা জে। 2005 সালে। "প্রশান্ত মহাসাগরীয় উত্তর-পশ্চিমের দুটি বনভূমিতে মাটির জলের পরিমাণ পরিমাপের জন্য তিনটি বিকল্প যন্ত্রের নির্ভুলতা এবং নির্ভুলতা।" কানাডিয়ান জার্নাল অফ ফরেস্ট রিসার্চ 35,8, পৃষ্ঠা। 1867 সালে। জলবিদ্যা ভৌত রসায়ন স্থল ভূ-প্রযুক্তিগত তদন্তে মৃত্তিকা পদার্থবিজ্ঞান যন্ত্র পরিমাপ যৌগিক উপকরণ বিশ্লেষণাত্মক রসায়ন