Automated radioxenon sampler analyzer
স্বয়ংক্রিয় রেডিওক্সিনন স্যাম্পলার-বিশ্লেষক (এ. আর. এস. এ) 1990-এর দশকের শেষের দিকে প্যাসিফিক নর্থওয়েস্ট ন্যাশনাল ল্যাবরেটরি দ্বারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জ্বালানি বিভাগের অর্থায়ন ও সহায়তায় ডিজাইন করা হয়েছিল। এ. আর. এস. এ সিস্টেম স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতাস থেকে রেডিওক্সিনন সংগ্রহ এবং পরিমাপ করে। এ. আর. এস. এ ব্যবস্থা ক্রমাগত ব্যাচ মোডে বাতাস থেকে জিনন সংগ্রহ করে, 8 ঘন্টা সময়ের মধ্যে প্রায় 48 ঘন মিটার প্রক্রিয়াকরণ করে। এই সময়ে সংগৃহীত জিননের গড় পরিমাণ প্রায় 2 সিসি। জিনন গ্যাস তারপর একটি বিটা-গামা কাকতালীয় বর্ণালী সমন্বিত পারমাণবিক সনাক্তকরণ ব্যবস্থায় স্থানান্তরিত হয়। ইতিহাস সি. টি. বি. টি-র আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার সমর্থনে পি. এন. এন. এল-এ এ. আর. এস. এ-র পরিকল্পনা করা হয়েছিল। 1995-এ. আর. এস. এ ধারণাটি প্রথম গবেষণাগারে প্রমাণিত হয় 1997-এ. আর. এস. এ নিউ ইয়র্ক শহরের পরিবেশগত পরিমাপ পরীক্ষাগারে একটি ক্ষেত্র পরীক্ষা করে 2000-এ. আর. এস. এ সিস্টেমটি আন্তর্জাতিক নোবেল গ্যাস পরীক্ষা 2000-এ অংশগ্রহণের জন্য জার্মানির ফ্রেইবার্গে পাঠানো হয়েছিল-এ. আর. এস. এ 2002 সালের বাণিজ্যিকীকরণের জন্য ডি. এম. ই কর্পোরেশন দ্বারা গৃহীত হয়েছিল-এ. আর. এস. এ-এর বাণিজ্যিকীকরণ জেনারেল ডায়নামিক্স কর্পোরেশনে স্থানান্তরিত হয়েছিল 2003-এ. আর. এস. এ-কে আন্তর্জাতিক নোবেল গ্যাস এক্সপেরিমেন্ট অপারেটিং নীতিগুলিতে আরও অংশগ্রহণের জন্য চীনের গুয়াংঝুতে পাঠানো হয়েছিল বায়ুমণ্ডলীয় রেডিওক্সিনন সনাক্তকরণ এবং পরিমাপ পারমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। পর্যবেক্ষণ কেন্দ্রগুলি জিননকে বায়ু থেকে পৃথক করে এবং রেডিওক্সিননের আইসোটোপিক বিশ্লেষণ করে। এই ধরনের একটি রেডিওক্সিনন পরিমাপ পদ্ধতিতে, একটি β/γ কাকতালীয় স্পেকট্রোমিটারে (বিজিসিএস) ইলেকট্রন এবং ফোটনের কাকতালীয় স্পেকট্রোস্কোপি দ্বারা আগ্রহের আইসোটোপগুলি চিহ্নিত করা হয়। β স্পেকট্রোমিটার হল একটি প্লাস্টিকের সিন্টিলেটর, যা একটি নলাকার কোষ হিসাবে তৈরি করা হয় যার মধ্যে পৃথক জিনন নমুনা থাকে। এই কোষটি NaI (Tl) γ স্পেকট্রোমিটার দ্বারা বেষ্টিত। আমরা এখানে রিমোট স্যাম্পলিং সিস্টেমে ব্যবহারের জন্য উপযুক্ত বিজিসিএস-এর জন্য একটি ক্রমাঙ্কন প্রক্রিয়ার বিকাশের প্রতিবেদন করছি। এই পদ্ধতিটি γ-রশ্মি কম্পটন বিচ্ছুরণের উপর ভিত্তি করে, যার ফলে উভয় ডিটেক্টরে একটি সত্যিকারের কাকতালীয় সংকেত পাওয়া যায়, একটি বিস্তৃত শক্তি পরিসরে ইলেকট্রন তৈরি হয় যা রেডিওক্সিনন ক্ষয় থেকে ইলেকট্রনের শক্তি বিতরণের সাথে মেলে এবং উৎসের অবস্থানের প্রতি আপেক্ষিক সংবেদনশীলতা। লাভ ক্রমাঙ্কন ছাড়াও, এই পদ্ধতিটি energy.Particle ডিটেক্টরগুলির একটি ফাংশন হিসাবে β ডিটেক্টরের রেজোলিউশন নির্ধারণ করে।