Noise dosimeter
একটি নয়েজ ডসিমিটার (আমেরিকান ইংরেজি) বা নয়েজ ডসিমিটার (ব্রিটিশ ইংরেজি) একটি বিশেষ শব্দ স্তরের মিটার যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সমন্বিত কোনও ব্যক্তির শব্দ এক্সপোজার পরিমাপ করার উদ্দেশ্যে তৈরি করা হয়; সাধারণত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা বিধিমালা যেমন অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ (ওএসএইচএ) 29 সিএফআর 1910.95 অকুপেশনাল নয়েজ এক্সপোজার স্ট্যান্ডার্ড বা ইইউ ডিরেক্টিভ 2003/10 ইসি মেনে চলতে। শব্দ পরিমাপ শব্দ ডসিমিটারগুলি শব্দ চাপের মাত্রা (এস. পি. এল) পরিমাপ করে এবং সঞ্চয় করে এবং সময়ের সাথে সাথে এই পরিমাপগুলিকে সংহত করে, একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি ক্রমবর্ধমান শব্দ-এক্সপোজার রিডিং প্রদান করে, যেমন একটি 8-ঘন্টা কর্মদিবস। ডসিমিটারগুলি ব্যক্তিগত বা এলাকার গোলমাল মনিটর হিসাবে কাজ করতে পারে। পেশাগত সেটিংসে, ব্যক্তিগত গোলমালের ডসিমিটারগুলি প্রায়শই একজন কর্মীর শরীরে পরা হয় যার মাইক্রোফোনটি ব্যক্তির সবচেয়ে উন্মুক্ত কাঁধের মাঝখানে মাউন্ট করা থাকে। এলাকা পর্যবেক্ষণ শব্দ এক্সপোজার অনুমান করতে ব্যবহার করা যেতে পারে যখন শব্দের মাত্রা তুলনামূলকভাবে স্থির থাকে এবং কর্মচারীরা সচল থাকে না। কর্মক্ষেত্রে যেখানে কর্মচারীরা বিভিন্ন এলাকায় চলাচল করে বা যেখানে শব্দের তীব্রতা সময়ের সাথে ওঠানামা করে, সেখানে শব্দের এক্সপোজার সাধারণত ব্যক্তিগত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির দ্বারা আরও সঠিকভাবে অনুমান করা হয়। ডসিমিটারগুলি আইনি কার্যধারা, প্রকৌশল শব্দ নিয়ন্ত্রণের বিকাশ এবং অন্যান্য শিল্প স্বাস্থ্যবিধির উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতেও ব্যবহৃত হয়। শব্দ এক্সপোজার পরিমাপ পরিচালনা করার পরিকল্পনা করার সময়, ডসিমিটারগুলি নির্মাতাদের নির্দিষ্টকরণ অনুসারে ক্রমাঙ্কিত এবং পরিচালিত হয় তা নিশ্চিত করার জন্য অবশ্যই পদক্ষেপ নিতে হবে। অ্যাকোস্টিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যগুলি, প্রধান পরিমাপের উদ্দেশ্যগুলি বোঝাও প্রয়োজন কারণ তারা শ্রবণশক্তির ক্ষতির ঝুঁকি নির্ধারণের সাথে সম্পর্কিত এবং ডসিমিটার ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত সীমাবদ্ধতাগুলি। ডসিমিটার নির্মাতারা পরামর্শ দেন যে নির্ভরযোগ্য ক্রিয়াকলাপ যাচাই করার জন্য প্রতিটি পরিমাপের আগে এবং পরে যন্ত্রটিকে পিস্টনফোনের মতো একটি শব্দগত ক্রমাঙ্কনকারী দিয়ে ক্রমাঙ্কন করা উচিত। ক্ষেত্রের ক্রমাঙ্কন রুটিন ছাড়াও, নির্মাতারা পর্যায়ক্রমিক ব্যাপক ক্রমাঙ্কন এবং সনাক্তযোগ্য রেফারেন্স উৎস ব্যবহার করে একটি স্বীকৃত পরীক্ষাগার দ্বারা যন্ত্রটির শংসাপত্রের সুপারিশ করেন। সমসাময়িক ডসিমিটারের ফিল্ড ক্রমাঙ্কন বেশিরভাগই পিসি-ভিত্তিক প্রোগ্রামগুলির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয় করা হয়েছে যা ক্রমাঙ্কন রুটিন চালায়, সময় এবং তারিখ নথিভুক্ত করে এবং স্তরে যে কোনও অফসেটের জন্য সামঞ্জস্য করে। পেশাগত সেটিংস বর্তমান ডসিমিটারগুলি ব্যবহারকারীকে শব্দের মাত্রা, সময়-ওজনযুক্ত গড়, শব্দ এক্সপোজার স্তর, পাশাপাশি শীর্ষ, সর্বাধিক এবং ন্যূনতম শব্দ চাপের স্তরের মতো পরামিতি সরবরাহ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। বেশিরভাগ ডসিমিটার সংগৃহীত তথ্যের পরিসংখ্যানগত এবং গ্রাফিকাল উপস্থাপনাও তৈরি করে। এএনএসআই S1.25 নির্দিষ্ট করে যে ডসিমিটারগুলি কমপক্ষে নিম্নলিখিত পরামিতিগুলি প্রদান করা উচিতঃ ফ্রিকোয়েন্সি ওয়েটিংঃ এ-ওয়েটিং বা সি-ওয়েটিং এক্সপোনেনশিয়াল গড়ঃ এফ (দ্রুত); এস (ধীর) মানদণ্ড স্তরঃ 90,85,84,80, বা ভি (পরিবর্তনশীল) মানদণ্ডের সময়কালঃ ঘন্টা সীমা স্তরঃ 90,80, বা ভি (পরিবর্তনশীল) বিনিময় হারঃ 5,4, বা 3 একটি শব্দ বা শব্দ মাত্রা হল একজন ব্যক্তির দিনে শব্দের পরিমাণ। ডোজ একটি শতাংশ দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করা হয়। 100% শব্দের মাত্রা বলতে বোঝায় যে একজন ব্যক্তি শব্দের অনুমোদিত পরিমাণ অতিক্রম করেছে। 100% শব্দের মাত্রার পরে যে কোনও শব্দের এক্সপোজার শ্রবণশক্তির ক্ষতি করতে পারে। বিনিময় হার হল যে হারে এক্সপোজার জমা হয়। বিনিময় হার যোগ করার ফলে এক্সপোজারের সময় অর্ধেক হয়ে যায়। নিম্নলিখিত টেবিলটি 2018 সালের নভেম্বর পর্যন্ত পেশাগত সংস্থাগুলির জন্য এক্সপোজার স্তরের প্রতিনিধিত্ব করেঃ প্রমিতকরণ আন্তর্জাতিক সংস্থা যা শব্দ স্তরের মিটার এবং ডসিমিটারের মতো যন্ত্রগুলির প্রযুক্তিগত প্রয়োজনীয়তা নির্দিষ্ট করে তা হল জেনেভা ভিত্তিক আন্তর্জাতিক বৈদ্যুতিন প্রযুক্তি কমিশন (আইইসি); যেখানে তাদের ব্যবহারের পদ্ধতি সাধারণত একটি আন্তর্জাতিক প্রমিতকরণ সংস্থা (আইএসও) প্রকাশনায় দেওয়া হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, আমেরিকান ন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস ইনস্টিটিউট (এএনএসআই) এএনএসআই S1.25-1991 (আর2007) ব্যক্তিগত গোলমাল ডসিমিটারের কার্যকারিতা বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দিষ্ট করে। ডসিমিটারের ব্যবহার মূল ডসিমিটারগুলি ডসিমিটারের শরীরের সাথে সংযুক্ত একটি মাইক্রোফোনের সাথে পরা বেল্ট হিসাবে ডিজাইন করা হয়েছিল এবং যতটা সম্ভব কানের কাছাকাছি কাঁধে লাগানো হয়েছিল। এই যন্ত্রগুলি পুরো কাজের শিফটের জন্য পরা হত এবং শেষে প্রাথমিকভাবে শতাংশ মাত্রায় বা অন্য কোনও এক্সপোজার মেট্রিকের একটি রিডআউট দিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আইন মেনে পরিমাপ করার জন্য এগুলি সবচেয়ে সাধারণ উপায় ছিল, কিন্তু ইউরোপে, প্রচলিত শব্দ স্তরের মিটার পছন্দ করা হয়েছিল। এর অনেক কারণ ছিল, তবে সাধারণভাবে ইউরোপে ডসিমিটারটি বেশ কয়েকটি কারণে অবিশ্বস্ত ছিল, যার মধ্যে কয়েকটি ছিল। কেবলটিকে বিপজ্জনক বলে মনে করা হত কারণ এটি ঘূর্ণায়মান যন্ত্রপাতিতে ধরা পড়তে পারে ডসিমিটার আপনাকে বলতে পারত যে স্তরটি অতিক্রম করা হয়েছে, তবে এটি কখন ঘটেছিল তা বলেনি শ্রমিকরা খুব সহজেই তথ্যটি মিথ্যা করতে পারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কাজের ধরণকে প্রভাবিত করার জন্য ডিভাইসটি যথেষ্ট বড় ছিল-যেখানে বেশিরভাগ প্রাথমিক ডিভাইস তৈরি করা হয়েছিল, এই কারণগুলি এতটা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। এই ইউরোপীয় আপত্তিগুলি দূর করার জন্য, ডসিমিটারগুলি ছোট হয়ে যায় এবং একটি ডেটা স্টোর অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করে যেখানে শব্দের সময় ইতিহাস, সাধারণত সংক্ষিপ্ত সমতুল্য শব্দ স্তর (লেক) আকারে সংরক্ষণ করা হয়। এই তথ্য একটি ব্যক্তিগত কম্পিউটারে স্থানান্তরিত করা যেতে পারে এবং শব্দের এক্সপোজারের সঠিক প্যাটার্ন মিনিটের পর মিনিট প্লট করা যেতে পারে। ব্যবহৃত সাধারণ পদ্ধতিটি ছিল শর্ট লেক আকারে তথ্য সংরক্ষণ করা, একটি ফরাসি ধারণা যা কম্পিউটারকে শব্দবিজ্ঞানে আনতে সহায়তা করেছিল। এছাড়াও, ডসিমিটারগুলি এ-ওজন ছাড়াও একটি দ্বিতীয় সি-ফ্রিকোয়েন্সি-ওজনযুক্ত চ্যানেল অন্তর্ভুক্ত করতে শুরু করে যা প্রকৃত শিখর নির্দেশ করার অনুমতি দেয়। পি. এস. ই. এম মান প্রকাশিত হওয়ার সময়, ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র উভয়েরই অনেক বড় সাউন্ড লেভেল মিটার সংস্থার তাদের পরিসরে একটি ডসিমিটার ছিল। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাদের শব্দের এক্সপোজার ট্র্যাক করার জন্য শ্রমিকরা নয়েজ ডসিমিটার পরেন। টাইপ 2 সাউন্ড লেভেল মিটারের নির্ভুলতার সাথে, বেশিরভাগ শব্দ ডসিমিটার ± 2 ডিবি এ-এর মধ্যে পরিমাপ করা হয়। একজনকে অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে যে নয়েজ ডসিমিটারটি সঠিকভাবে ক্রমাঙ্কন করা হয়েছে এবং চরম তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতা থেকে দূরে রাখা হয়েছে। নয়েজ ডসিমিটার সাধারণত শ্রবণ সংরক্ষণবিদ, সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার বা অডিওলজিস্ট দ্বারা প্রোগ্রাম করা হয়। পেশাদাররা যখন নয়েজ ডসিমিটার স্থাপন করছেন, তখন সাউন্ড স্যাম্পলিংয়ের ফ্রিকোয়েন্সি এবং লগ তথ্যের মতো সেটিংস বিবেচনা করা উচিত। কোনও ডসিমিটার স্থাপন করার সময়, মাইক্রোফোনগুলি উপরের দিকে মুখ করে কাঁধে ক্লিপ করা উচিত। মাইক্রোফোনটি আশেপাশের যে কোনও কাপড় থেকে খোলা এবং পরিষ্কার জায়গায় স্থাপন করা উচিত। বাইরে বেরোনোর সময় এটিকে যে কোনও বাতাসের উৎস থেকে রক্ষা করা উচিত এবং প্রয়োজনে সুরক্ষার জন্য এর উপরে একটি উইন্ড স্ক্রিন থাকা উচিত। দিনের মধ্যে, ডসিমিটার ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতার শব্দ স্তরের সময়-ওজনযুক্ত গড় পরিমাপ করবে। ব্যাটারিগুলি সম্পূর্ণরূপে চার্জ করা হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ কারণ কাজের শিফট চলাকালীন ডসিমিটারটি প্রায়শই 8 থেকে 10 ঘন্টা ধরে চলতে হয়। নয়েজ ডসিমিটার ব্যবহারকারীর কণ্ঠস্বর রেকর্ড করে না, তাই ব্যবহারকারীকে কীভাবে ডিভাইসটি পরিচালনা করতে হয় এবং সফলভাবে ব্যবহার করতে হয় তা শেখানো গুরুত্বপূর্ণ যাতে শেষ ফলাফলটি ব্যবহারকারীর কারচুপি দ্বারা প্রভাবিত না হয়। কোম্পানিগুলি যারা শব্দ পরিমাপ প্রদান করে তাদের মধ্যে নিম্নলিখিত প্রধান নির্মাতারা রয়েছেঃ ডেনমার্ক ব্রুয়েল অ্যান্ড কেজার ইউনাইটেড কিংডম ক্যাসেল গ্রুপ লিমিটেড ইউনাইটেড কিংডম ক্যাসেলা সি. ই. এল লিমিটেড. ইউনাইটেড কিংডম সিরাস রিসার্চ পি. এল. সি ইউনাইটেড কিংডম পালসার ইন্সট্রুমেন্টস পি. এল. সি ইউ. এস. এ 3 এম ইউ. এস. এ লারসন-ডেভিস ফ্রান্স 01 ডিবি-মেট্রোভিব পোল্যান্ড সোয়ানটেক জাপান রিয়ন সি. ও., লিমিটেড রেফারেন্স শব্দ পরিমাপ শব্দ দূষণ