Whole-body counting
স্বাস্থ্য পদার্থবিজ্ঞানে, পুরো দেহ গণনা মানব দেহের মধ্যে তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপকে বোঝায়। এই কৌশলটি প্রাথমিকভাবে গামা রশ্মি নির্গত করে এমন তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। আলফা কণার ক্ষয়গুলি তাদের কাকতালীয় গামা বিকিরণ দ্বারা পরোক্ষভাবেও সনাক্ত করা যেতে পারে। কিছু পরিস্থিতিতে, বিটা নির্গমনকারী পরিমাপ করা যেতে পারে, তবে অবনমিত সংবেদনশীলতার সাথে। ব্যবহৃত যন্ত্রটিকে সাধারণত পুরো শরীরের কাউন্টার হিসাবে উল্লেখ করা হয়। এটি অবশ্যই একটি "পুরো শরীরের মনিটর" এর সাথে বিভ্রান্ত হওয়া উচিত নয় যা কর্মীদের প্রস্থান পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়, যা তেজস্ক্রিয় দূষণ নিয়ন্ত্রিত অঞ্চল ছেড়ে যাওয়া ব্যক্তির পুরো শরীরের বাহ্যিক দূষণ পরীক্ষা করার জন্য বিকিরণ সুরক্ষায় ব্যবহৃত শব্দ। মূলনীতি যদি তেজস্ক্রিয় ক্ষয়ের কারণে মানবদেহের মধ্যে কোনও তেজস্ক্রিয় উপাদান থেকে একটি গামা রশ্মি নির্গত হয় এবং এর শক্তি পালানোর জন্য যথেষ্ট হয় তবে এটি সনাক্ত করা যায়। এটি হয় একটি সিন্টিলেশন ডিটেক্টর বা শরীরের কাছাকাছি স্থাপন করা একটি সেমিকন্ডাক্টর ডিটেক্টরের মাধ্যমে হবে। তেজস্ক্রিয় ক্ষয় গামা বিকিরণের জন্ম দিতে পারে যা শোষিত হওয়ার কারণে বা অন্যান্য মিথস্ক্রিয়ার কারণে শরীর থেকে পালাতে পারে না যার ফলে এটি শক্তি হারাতে পারে; তাই যে কোনও পরিমাপ বিশ্লেষণে এটি অবশ্যই বিবেচনা করা উচিত। পুরো শরীরের গণনা শুধুমাত্র পরীক্ষামূলক প্রয়োগগুলিতে নিউট্রন বিকিরণ বা উচ্চ-শক্তির বিটা বিকিরণ (গৌণ এক্স-রে বা গামা বিকিরণ পরিমাপ করে) নির্গত করে এমন তেজস্ক্রিয় উপাদানগুলি সনাক্ত করার জন্য উপযুক্ত। একজন ব্যক্তিকে এই পরিমাপের জন্য অনেক উপায়ে অবস্থান করা যেতে পারেঃ বসা, শুয়ে থাকা, দাঁড়িয়ে থাকা। ডিটেক্টরগুলি একক বা একাধিক হতে পারে এবং স্থির বা গতিশীল হতে পারে। পুরো শরীরের গণনার সুবিধাগুলি হল যে এটি সরাসরি শরীরের বিষয়বস্তু পরিমাপ করে, পরোক্ষ জৈব-বিশ্লেষণ পদ্ধতির উপর নির্ভর করে না (যেমন ইউরিনালাইসিস) কারণ এটি ফুসফুসে অদ্রবণীয় রেডিওনিউক্লাইড পরিমাপ করতে পারে। অন্যদিকে, পুরো শরীর গণনার অসুবিধাগুলি হল যে বিশেষ পরিস্থিতি ব্যতীত এটি শুধুমাত্র মানব দেহের স্ব-সুরক্ষার কারণে গামা নির্গমনকারীদের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে এবং এটি অভ্যন্তরীণ দূষণ হিসাবে বাহ্যিক দূষণকে ভুল ব্যাখ্যা করতে পারে। এই পরবর্তী ঘটনাটি প্রতিরোধ করার জন্য প্রথমে ব্যক্তির বিচক্ষণ ডি-দূষণ অবশ্যই করা উচিত। পুরো শরীরের গণনা অনুরূপ গামা শক্তি রয়েছে এমন রেডিওআইসোটোপগুলির মধ্যে পার্থক্য করতে অক্ষম হতে পারে। আলফা এবং বিটা বিকিরণ মূলত শরীর দ্বারা সুরক্ষিত থাকে এবং বাহ্যিকভাবে সনাক্ত করা যায় না, তবে আলফা ক্ষয় থেকে কাকতালীয় গামা সনাক্ত করা যেতে পারে, পাশাপাশি পিতামাতা বা কন্যা নিউক্লাইড থেকে বিকিরণও সনাক্ত করা যেতে পারে। যে কোনও বিকিরণ আবিষ্কারক একটি আপেক্ষিক যন্ত্র, অর্থাৎ পরিমাপের মানটি কেবলমাত্র প্রতিক্রিয়া সংকেতের (সাধারণত প্রতি মিনিটে বা প্রতি সেকেন্ডে গণনা করা হয়) সাথে একটি মান থেকে প্রাপ্ত সংকেতের তুলনা করে উপস্থিত উপাদানের পরিমাণে রূপান্তরিত করা যেতে পারে যার পরিমাণ (ক্রিয়াকলাপ) সুপরিচিত। একটি সম্পূর্ণ দেহের কাউন্টারকে "ফ্যান্টম" নামে পরিচিত একটি যন্ত্র দিয়ে ক্রমাঙ্কিত করা হয় যার মধ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের একটি পরিচিত বিতরণ এবং পরিচিত ক্রিয়াকলাপ থাকে। স্বীকৃত শিল্প মান হল বোতল মানিকিন অ্যাবসর্বার ফ্যান্টম (বিওএমএবি)। বিওএমএবি ফ্যান্টম 10টি উচ্চ-ঘনত্বের পলিথিলিন পাত্রে গঠিত এবং এটি উচ্চ শক্তি ফোটন (200 কেভি <ই <3 এমইভি) নির্গত করে এমন রেডিওনিউক্লাইডগুলি পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা ভিভো গণনা ব্যবস্থায় ক্রমাঙ্কন করতে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু ভিভো গণনা পদ্ধতিতে ক্রমাঙ্কন করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ফ্যান্টম ব্যবহার করা হয়েছিল, তাই 1990 সালে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ স্ট্যান্ডার্ডস অ্যান্ড টেকনোলজিতে (এনআইএসটি) অনুষ্ঠিত ইন ভিভো গণনা পেশাদারদের আন্তর্জাতিক বৈঠকে ফ্যান্টমের জন্য মানক নির্দিষ্টকরণ প্রতিষ্ঠার গুরুত্বের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল। সভায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ঐকমত্য ছিল যে BOMAB ফ্যান্টমের জন্য স্ট্যান্ডার্ড স্পেসিফিকেশনের প্রয়োজন ছিল। বিওএমএবি ফ্যান্টমের স্ট্যান্ডার্ড নির্দিষ্টকরণগুলি ভিভো পরিমাপ ব্যবস্থায় ক্রমাঙ্কন করার জন্য একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ ফ্যান্টম ডিজাইনের ভিত্তি প্রদান করে। এই ধরনের সিস্টেমগুলি তেজস্ক্রিয় নিউক্লাইডগুলি পরিমাপ করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে যা উচ্চ-শক্তির ফোটন নির্গত করে এবং যা শরীরে সমজাতীয়ভাবে বিতরণ করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। সংবেদনশীলতা একটি সু-পরিকল্পিত গণনা ব্যবস্থা বেশিরভাগ গামা নির্গমনকারীর (> 200 কেভি) মাত্রা সনাক্ত করতে পারে যা মানুষের স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে। তেজস্ক্রিয় সিজিয়ামের (সি. এস-137) একটি সাধারণ সনাক্তকরণ সীমা প্রায় 40 বি. কিউ। গ্রহণের বার্ষিক সীমা (অর্থাৎ, যে পরিমাণ একজন ব্যক্তিকে শ্রমিক সীমার সমান একটি ডোজ দেবে যা 20 এম. এস. ভি) প্রায় <আই. ডি1> বি. কিউ। সমস্ত মানুষের মধ্যে প্রাকৃতিকভাবে উপস্থিত তেজস্ক্রিয় পটাসিয়ামের পরিমাণও সহজেই সনাক্ত করা যায়। পুরো শরীরের সংখ্যা শূন্যের কাছাকাছি চলে আসার সাথে সাথে পটাসিয়ামের ঘাটতি দ্বারা মৃত্যুর ঝুঁকি 100%-এর কাছাকাছি চলে আসে। এই যন্ত্রগুলি এত সংবেদনশীল হওয়ার কারণ হল যে এগুলি প্রায়শই নিম্ন পটভূমির গণনা কক্ষে রাখা হয়। সাধারণত এটি একটি ছোট ঘর যার খুব পুরু দেয়াল নিম্ন-স্থল ইস্পাত (~ 20 সেমি) দিয়ে তৈরি এবং কখনও কখনও সীসার একটি পাতলা স্তর (~ 1 সেমি) দিয়ে রেখাযুক্ত। এই সুরক্ষা কবচ চেম্বারের অভ্যন্তরে পটভূমির বিকিরণকে বিভিন্ন মাত্রায় হ্রাস করতে পারে। গণনার সময় এবং সনাক্তকরণ সীমা সিস্টেমের গণনার জ্যামিতির উপর নির্ভর করে, গণনার সময় 1 মিনিট থেকে প্রায় 30 মিনিট পর্যন্ত হতে পারে। কাউন্টারের সংবেদনশীলতা গণনা করার সময়ের উপর নির্ভর করে, তাই একই পদ্ধতির জন্য গণনা যত দীর্ঘ হবে, সনাক্তকরণের সীমা তত ভাল হবে। সনাক্তকরণ সীমা, যা প্রায়শই ন্যূনতম সনাক্তযোগ্য ক্রিয়াকলাপ (এমডিএ) হিসাবে উল্লেখ করা হয়, সূত্র দ্বারা দেওয়া হয়ঃ যেখানে এন হল আগ্রহের অঞ্চলে পটভূমির গণনার সংখ্যা; ই হল গণনার দক্ষতা; এবং টি হল গণনার সময়। এই পরিমাণটি সিদ্ধান্তের সীমার প্রায় দ্বিগুণ, আরেকটি পরিসংখ্যানগত পরিমাণ, যা কোনও ক্রিয়াকলাপ উপস্থিত রয়েছে কিনা তা নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। (অর্থাৎ, আরও বিশ্লেষণের জন্য একটি ট্রিগার পয়েন্ট)। ইতিহাস 1950 সালে, লিওনিডাস ডি. মারিনেল্লি 1920 এবং 1930-এর দশকের গোড়ার দিকে রেডিয়াম ইনজেকশন দেওয়া হয়েছিল এমন লোকদের পরিমাপ করার জন্য একটি নিম্ন-স্তরের গামা-রে হোল বডি কাউন্টার তৈরি এবং প্রয়োগ করেছিলেন, যারা পারমাণবিক বিস্ফোরণের সংস্পর্শে এবং শিল্প ও ও ওষুধে দুর্ঘটনাজনিত এক্সপোজার দ্বারা দূষিত হয়েছিল। মারিনেলির হোল বডি কাউন্টার প্রথম 1952 সালে শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিলিংস হাসপাতালে ব্যবহার করা হয়েছিল। তথ্যসূত্র বহিঃসংযোগ বিকিরণ স্বাস্থ্য প্রভাব আয়নাইজিং বিকিরণ আবিষ্কারক বিকিরণ সুরক্ষা