Jackson cross cylinder
জ্যাকসন ক্রস সিলিন্ডার (জে. সি. সি) হল একটি যন্ত্র যা চক্ষু বিশেষজ্ঞ, অর্থোপ্টিস্ট এবং অপ্টোমেট্রিষ্টরা তাদের নিয়মিত চক্ষু পরীক্ষায় ব্যবহার করেন, বিশেষ করে দৃষ্টিবৈষম্যের রোগীদের মধ্যে সংশোধনমূলক লেন্সের শক্তি নির্ধারণে। এটি চোখের কাছাকাছি পরীক্ষা করার জন্যও ব্যবহৃত হয়। ইনস্ট্রুমেন্ট জ্যাকসন ক্রস সিলিন্ডার একটি একক লো পাওয়ার লেন্স, যা একটি যোগ সিলিন্ডার এবং একে অপরের সাথে লম্ব অক্ষ সহ সমান শক্তির একটি বিয়োগ সিলিন্ডারের সংমিশ্রণ, দুটি অক্ষের মধ্যে 45 ডিগ্রিতে একটি হ্যান্ডেল স্থাপন করা হয়। অতএব জে. সি. সি হল একটি গোলাকার লেন্স যেখানে সিলিন্ডারের শক্তি গোলকের শক্তির দ্বিগুণ এবং বিপরীত চিহ্ন যেমন। + 0.5DS/-1.0DC অথবা + 0.25DS/-0.5DC। জেসিসি +/- 1 সহ বিভিন্ন শক্তিতে পাওয়া যায়, সর্বাধিক ব্যবহৃত হয় +/- 0.25 এবং +/- 0.50। বিয়োগ এবং যোগ শক্তির অক্ষ নির্দেশ করার জন্য বিন্দু বা রেখা রয়েছে। ইঙ্গিত জ্যাকসন ক্রস সিলিন্ডারটি দৃষ্টিবৈষম্যের রোগীদের মধ্যে সংশোধনমূলক লেন্সের শক্তি এবং এর অক্ষ নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি চোখের কাছাকাছি পরীক্ষা করার জন্যও ব্যবহৃত হয়। পদ্ধতি জ্যাকসন ক্রস সিলিন্ডার ব্যবহার করার আগে একটি গোলাকার লেন্স দিয়ে সেরা সংশোধিত দৃষ্টি সনাক্ত করা উচিত। দৃষ্টিবৈষম্যের ক্ষেত্রে গোলাকার লেন্সের সাহায্যে সর্বোত্তম দৃষ্টিশক্তি পাওয়া যায় যখন বিভ্রান্তির বৃত্তটি রেটিনার উপর থাকে। দৃষ্টিবৈষম্য সনাক্তকরণ একটি গোলাকার লেন্স দিয়ে সর্বোত্তম সংশোধন দৃষ্টি প্রথমে চিহ্নিত করা উচিত। জে. সি. সি লেন্সটি তারপর 180°-এ বিয়োগ-সিলিন্ডার অক্ষের সাথে গোলাকার লেন্সের উপর স্থাপন করা হয়, এবং তারপর 90°-এ অক্ষের সাথে। দৃষ্টিতে কোনও পার্থক্য না থাকলে, জে. সি. সি লেন্সের অক্ষ 45° এবং 135° দিয়ে পরীক্ষাটি পুনরাবৃত্তি করুন। যদি রোগী আবার দৃষ্টিতে কোনও পার্থক্য না দেখায়, তবে কোনও দৃষ্টিবৈষম্য নেই এবং যদি উভয় অবস্থাতেই নলাকার লেন্সের উন্নতি হয় তবে দৃষ্টিবৈষম্য সংশোধন করার চেষ্টা করা উচিত। অ্যাস্টিগমেটিজম সংশোধনে নলাকার লেন্সের অক্ষের পরিশোধন ট্রায়াল ফ্রেমে সংশোধনমূলক লেন্সের অক্ষের সমান্তরালে হ্যান্ডেল সহ সংশোধনমূলক লেন্সের সাথে জেসিসি স্থাপন করে করা হয়। হ্যান্ডেলটি ঘোরানো হয় যাতে ক্রস সিলিন্ডারে বিয়োগ এবং প্লাস লেন্স পরস্পর পরিবর্তিত হয়। যদি উভয় অবস্থাতেই দৃষ্টির কোনও পার্থক্য না থাকে, তবে সংশোধনকারী লেন্সের অক্ষটি সঠিক হয় এবং যদি দৃষ্টির পার্থক্য থাকে, তবে একটি স্পষ্ট দৃষ্টি পাওয়ার জন্য অক্ষটি ঘোরানো উচিত। অক্ষটি আরও ভাল দিকে 5 ডিগ্রি ঘোরানো উচিত। ট্রায়াল ফ্রেমে সংশোধনমূলক লেন্সের অক্ষের সমান্তরালে জে. সি. সি শক্তির অক্ষের সাথে সংশোধনমূলক লেন্সের সাথে জে. সি. সি স্থাপন করে অ্যাস্টিগমেটিজম সংশোধনে নলাকার লেন্সের শক্তির পরিশোধন করা হয়। হ্যান্ডেলটি ঘোরানো হয় যাতে ক্রস সিলিন্ডারে বিয়োগ এবং প্লাস লেন্স পরস্পর পরিবর্তিত হয় এবং যদি উভয় অবস্থাতেই দৃষ্টিতে কোনও পার্থক্য না থাকে তবে সংশোধনমূলক লেন্সের শক্তি সঠিক হয় এবং যদি দৃষ্টিতে পার্থক্য থাকে তবে শক্তি সামঞ্জস্য করা উচিত। বাসস্থানের কাছাকাছি বিন্দু 40 সেন্টিমিটারে এককোষী এবং বাইনোকুলার ক্রস সিলিন্ডার অনুসন্ধানগুলি বাসস্থানের কাছাকাছি বিন্দু এবং প্রেসবায়োপিয়া সংশোধন করার জন্য প্রয়োজনীয় কাছাকাছি সংযোজন সম্পর্কে তথ্য দেয়। 1837 সালে ইংরেজ গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জ বিডেল এয়ারি নলাকার লেন্স আবিষ্কার করেন এবং দৃষ্টিবৈষম্য সংশোধন করতে এটি ব্যবহার করেন। 1849 সালে, আইরিশ ইংরেজ পদার্থবিজ্ঞানী এবং গণিতবিদ জর্জ স্টোকস দৃষ্টিবৈষম্য নির্ণয়ের জন্য স্টোকস লেন্স আবিষ্কার করেন। এই লেন্সটি দুটি নলাকার লেন্স নিয়ে গঠিত, একটি প্ল্যানো-কনভেক্স এবং একটি প্ল্যানো-কনকেভ, যা বিপরীত দিকে ঘোরানো হয়। 1887 সালে এডওয়ার্ড জ্যাকসন দৃষ্টিবৈষম্য সনাক্তকরণে পরিবর্তিত স্টোকসের লেন্সের ব্যবহার বর্ণনা করেন এবং 1907 সালে তিনি একটি ক্রস সিলিন্ডার ব্যবহার করে দৃষ্টিবৈষম্যের ক্ষেত্রে একটি সংশোধনকারী সিলিন্ডারের অক্ষ নির্ধারণের বর্ণনা দেন। একটি হ্যান্ডেল সহ পরিবর্তিত ক্রস সিলিন্ডার লেন্স, যা তিনি ব্যবহার করেছিলেন, পরে জ্যাকসন ক্রস সিলিন্ডার নামে পরিচিত হয়। তথ্যসূত্র চক্ষু সরঞ্জাম ডায়াগনস্টিক অপথালমোলজি অপ্টোমেট্রি