Dental curing light
ডেন্টাল কিউরিং লাইট হল দাঁতের সরঞ্জামের একটি অংশ যা হালকা-নিরাময় রজন-ভিত্তিক সংমিশ্রণের পলিমারাইজেশনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি বিভিন্ন দাঁতের উপকরণগুলিতে ব্যবহার করা যেতে পারে যা আলো দ্বারা নিরাময়যোগ্য। ব্যবহৃত আলো দৃশ্যমান নীল আলোর বর্ণালীর অধীনে পড়ে। এই আলো বিভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের উপর বিতরণ করা হয় এবং প্রতিটি ধরনের যন্ত্রের জন্য পরিবর্তিত হয়। চারটি মৌলিক ধরনের দাঁতের নিরাময়কারী আলোর উৎস রয়েছেঃ টাংস্টেন হ্যালোজেন, আলো-নির্গমনকারী ডায়োড (এলইডি), প্লাজমা আর্ক এবং লেজার। সবচেয়ে প্রচলিত দুটি হল হ্যালোজেন এবং এল. ই. ডি। ইতিহাস 1960-এর দশকের গোড়ার দিকে, প্রথম হালকা নিরাময়কারী রজন সংমিশ্রণ তৈরি করা হয়েছিল। এর ফলে 1970-এর দশকে ডেন্টসপ্লাই/কল্ক দ্বারা নুভা লাইট নামে প্রথম নিরাময়কারী আলোর বিকাশ ঘটে। নুভা লাইট রজন সংমিশ্রণ নিরাময়ের জন্য অতিবেগুনী আলো ব্যবহার করে। এই প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি ইউভি আলোর সংক্ষিপ্ত তরঙ্গদৈর্ঘ্য পর্যাপ্ত নিরাময়ের জন্য রজনটির মধ্যে যথেষ্ট গভীরভাবে প্রবেশ করেনি বলে এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। 1980-এর দশকের গোড়ার দিকে, দৃশ্যমান-আলো নিরাময়ের ক্ষেত্রে অগ্রগতি নীল আলো ব্যবহার করে একটি নিরাময়ের যন্ত্র তৈরির দিকে পরিচালিত করে। পরবর্তী ধরনের নিরাময়কারী আলো ছিল কোয়ার্টজ-হ্যালোজেন বাল্ব; এই যন্ত্রটির দৃশ্যমান আলোর বর্ণালীর দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্য ছিল এবং রজন সংমিশ্রণের জন্য নিরাময়কারী আলো এবং হালকা শক্তির বৃহত্তর অনুপ্রবেশের অনুমতি দেয়। হ্যালোজেন নিরাময়কারী আলো অতিবেগুনী নিরাময়কারী আলোকে প্রতিস্থাপন করে। 1990-এর দশকে হালকা নিরাময়কারী যন্ত্রগুলিতে দুর্দান্ত উন্নতি দেখা যায়। দাঁতের পুনরুদ্ধারের উপকরণগুলি উন্নত হওয়ার সাথে সাথে এই উপকরণগুলি নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত প্রযুক্তিও উন্নত হয়েছিল; দ্রুত এবং গভীর নিরাময় করতে সক্ষম হওয়ার জন্য তীব্রতা উন্নত করার দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছিল। 1998 সালে প্লাজমা চাপ নিরাময়কারী আলো চালু করা হয়েছিল। এটি রজন-ভিত্তিক সংমিশ্রণ নিরাময়ের জন্য একটি উচ্চ তীব্রতার আলোর উৎস, প্লাজমা ধারণকারী একটি ফ্লুরোসেন্ট বাল্ব ব্যবহার করে এবং 3 সেকেন্ডের মধ্যে রজন যৌগিক উপাদান নিরাময়ের দাবি করে। বাস্তবে, যদিও প্লাজমা চাপ নিরাময়কারী আলো জনপ্রিয় বলে প্রমাণিত হয়েছিল, এই আলোগুলির নেতিবাচক দিকগুলি (একটি ব্যয়বহুল প্রাথমিক মূল্য সহ, তবে সীমাবদ্ধ নয়, দাবি করা 3 সেকেন্ডের চেয়ে বেশি সময় নিরাময় এবং ব্যয়বহুল রক্ষণাবেক্ষণ) অন্যান্য নিরাময়কারী হালকা প্রযুক্তির বিকাশের ফলস্বরূপ। প্রযুক্তির সর্বশেষ অগ্রগতি হল এল. ই. ডি নিরাময়কারী আলো। 1990-এর দশক থেকে এল. ই. ডি নিরাময়কারী আলো পাওয়া গেলেও, প্লাজমা আর্ক লাইটের মালিকানার মাধ্যমে উপস্থাপিত হতাশা অসহনীয় না হওয়া পর্যন্ত এগুলি ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়নি। যদিও এলইডি নিরাময় আলো প্রাথমিক নিরাময় আলোর প্রস্তাব থেকে একটি বিশাল পদক্ষেপ, তবে রজন সংমিশ্রণগুলির দ্রুত এবং আরও পুঙ্খানুপুঙ্খ নিরাময়ের লক্ষ্য নিয়ে সংশোধন এবং নতুন প্রযুক্তি ক্রমাগত বিকাশ করা হচ্ছে। টাংস্টেন হ্যালোজেন নিরাময় আলো, যা কেবল "হ্যালোজেন নিরাময় আলো" নামেও পরিচিত, ডেন্টাল অফিসে ব্যবহৃত সর্বাধিক ঘন ঘন পলিমারাইজেশনের উৎস। আলো উৎপাদনের জন্য, একটি বৈদ্যুতিক প্রবাহ একটি পাতলা টাংস্টেন ফিলামেন্টের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়, যা একটি প্রতিরোধক হিসাবে কাজ করে। এই প্রতিরোধকটি তখন "প্রায় 3,000 কেলভিন তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করা হয়, এটি ভাস্বর হয়ে ওঠে এবং দৃশ্যমান আলোর আকারে ইনফ্রারেড এবং বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় বিকিরণ নির্গত করে।" এটি 400 এবং 500 এনএম এর মধ্যে একটি নীল আলো প্রদান করে, যার তীব্রতা 400-600 এমডব্লিউ সেমি-2। এই ধরনের নিরাময়কারী আলোর অবশ্য কিছু ত্রুটি রয়েছে, যার মধ্যে প্রথমটি হল ফিলামেন্ট যে প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন করে। এর জন্য প্রয়োজন যে নিরাময়কারী আলোতে একটি বায়ুচলাচল পাখা লাগানো থাকে যার ফলে একটি বৃহত্তর নিরাময়কারী আলো তৈরি হয়। পাখা একটি শব্দ তৈরি করে যা কিছু রোগীকে বিরক্ত করতে পারে এবং বাল্বের ওয়াটেজ এমন হয় (যেমন। 80 ডাব্লু) এই নিরাময়কারী লাইটগুলি অবশ্যই একটি বিদ্যুতের উৎসে প্লাগ করা উচিত; অর্থাৎ, এগুলি কর্ডলেস নয়। উপরন্তু, উচ্চ তাপমাত্রায় পৌঁছানোর কারণে এই আলোর ঘন ঘন পর্যবেক্ষণ এবং প্রকৃত নিরাময়কারী আলোর বাল্ব প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হয়। (উদাহরণস্বরূপ, একটি মডেল 50 ঘন্টার আনুমানিক আয়ু সহ একটি বাল্ব ব্যবহার করে যার জন্য বার্ষিক প্রতিস্থাপনের প্রয়োজন হবে, ধরে নেওয়া যায় যে প্রতিদিন 12 মিনিট, বছরে 250 দিন ব্যবহার করা হবে।) এছাড়াও, উপাদানটি সম্পূর্ণরূপে নিরাময়ের জন্য এলইডি নিরাময়ের আলোর চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে। হালকা নির্গমনকারী ডায়োড এই নিরাময়কারী আলো এক বা একাধিক আলো নির্গমনকারী ডায়োড [এলইডি] ব্যবহার করে এবং নীল আলো তৈরি করে যা দাঁতের উপাদানকে নিরাময় করে। 1995 সালে সাহিত্যে প্রথম আলো-নিরাময়ের উৎস হিসাবে এল. ই. ডি-র পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। দন্তচিকিৎসায় এলইডি নিরাময়ের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস 2013 সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই আলো নীল আলো নির্গমনের জন্য গ্যালিয়াম নাইট্রাইড-ভিত্তিক অর্ধপরিবাহী ব্যবহার করে। আমেরিকান ডেন্টাল অ্যাসোসিয়েশনের জার্নালে 2004 সালের একটি নিবন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "এল. ই. ডি-তে, দুটি ডোপড আধা-পরিবাহীর (এন-ডোপড এবং পি-ডোপড) সংযোগস্থল জুড়ে একটি ভোল্টেজ প্রয়োগ করা হয়, যার ফলে একটি নির্দিষ্ট তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসরে আলোর উৎপাদন এবং নির্গমন হয়। অর্ধপরিবাহী সংমিশ্রণের রাসায়নিক গঠন নিয়ন্ত্রণ করে তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পরিসীমা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। ডেন্টাল এলইডি ক্যুরিঙ্গ লাইটগুলি এলইডি ব্যবহার করে যা 400-500 এনএম পরিসরে (প্রায় 460 এনএম শীর্ষ তরঙ্গদৈর্ঘ্য সহ) নীল আলোর একটি সংকীর্ণ বর্ণালী তৈরি করে, যা সিপিকিউ অণু সক্রিয় করার জন্য দরকারী শক্তি পরিসীমা যা সাধারণত ডেন্টাল মনোমারগুলির ফটো-পলিমারাইজেশন শুরু করতে ব্যবহৃত হয়। এই নিরাময়কারী আলো হ্যালোজেন নিরাময়কারী আলো থেকে খুব আলাদা। এগুলি আরও হালকা, বহনযোগ্য এবং কার্যকর। এলইডি ক্যুরিঙ্গ লাইট থেকে উৎপন্ন তাপ অনেক কম যার অর্থ এটি শীতল করার জন্য কোনও ফ্যানের প্রয়োজন হয় না। যেহেতু ফ্যানের আর প্রয়োজন ছিল না, তাই আরও হালকা এবং ছোট আলোর নকশা করা যেতে পারে। এর বহনযোগ্যতা বিদ্যুতের কম খরচ থেকে আসে। এলইডি এখন রিচার্জেবল ব্যাটারি ব্যবহার করতে পারে, যা এটিকে আরও আরামদায়ক এবং ব্যবহার করা সহজ করে তোলে। সর্বশেষতম এলইডি নিরাময় আলো হ্যালোজেন ল্যাম্প এবং পূর্ববর্তী এলইডি নিরাময় আলোর তুলনায় অনেক দ্রুত নিরাময় করে। এটি একটি বৃহত্তর অর্ধপরিবাহী স্ফটিক সহ একটি একক উচ্চ-তীব্রতা নীল এলইডি ব্যবহার করে। আলোর তীব্রতা এবং আলোকসজ্জার এলাকা 1,000 মেগাওয়াট/সেমি2 আউটপুট সহ বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই ধরনের উচ্চ তীব্রতার আলো নির্গত করার জন্য, এটি "মাল্টিলেয়ার পলিমার ফিল্ম প্রযুক্তি" সমন্বিত একটি অত্যন্ত প্রতিফলিত আয়না ফিল্ম ব্যবহার করে। অপারেশন হ্যালোজেন এবং এলইডি ক্যুরিং লাইট একইভাবে কাজ করে। এই দুটি আলোর জন্যই নীল আলো চালু করার জন্য অপারেটরকে একটি বোতাম বা ট্রিগার টিপতে হয়। হ্যালোজেন নিরাময়কারী আলো সক্রিয় করার জন্য একটি ট্রিগার চাপানো হয়। পুরনো মডেলগুলিতে আলো নির্গত হওয়ার জন্য অপারেটরকে ট্রিগারটি ধরে রাখতে হয়, যেখানে নতুন মডেলগুলিতে কেবল একবার ট্রিগারটি চেপে রাখতে হয়। ট্রিগার বা বোতাম টিপে টাইমারের মেয়াদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত হ্যালোজেন এবং এলইডি লাইটের নতুন মডেল উভয় ক্ষেত্রেই আলো জ্বলবে। যখন আলো জ্বালানো হয়, এটি নিরাময় না হওয়া পর্যন্ত উপাদানটি দিয়ে সরাসরি দাঁতের উপর স্থাপন করা হয়। তাৎপর্য নিরাময়কারী আলোর বিকাশ দন্তচিকিৎসায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। দাঁতের নিরাময়কারী আলোর বিকাশের আগে, দাঁতে রজন ভিত্তিক যৌগিক উপাদান রাখার জন্য বিভিন্ন উপকরণ ব্যবহার করতে হত। এই বিকাশের আগে ব্যবহৃত উপাদানটি ছিল একটি স্ব-নিরাময়কারী রজন উপাদান। এই উপকরণগুলি, একটি এ উপাদান এবং একটি বি উপাদান, প্রয়োগের আগে আলাদাভাবে মিশ্রিত করা হয়েছিল। এ উপাদানটি ছিল ভিত্তি এবং বি উপাদানটি ছিল অনুঘটক। এই রজন উপাদানটি প্রথমে মিশ্রিত করা হয় এবং তারপর দাঁতে রাখা হয়। তারপর 30-60 সেকেন্ডের পরে এটি সম্পূর্ণরূপে শক্ত করা হয়। এটি দাঁতের ডাক্তারের কাছে বেশ কয়েকটি সমস্যা উপস্থাপন করেছিল। একটি সমস্যা ছিল যে দাঁতের ডাক্তারের নিয়ন্ত্রণ ছিল না যে উপাদানটি কত দ্রুত নিরাময় হয়-একবার মিশ্রিত নিরাময় প্রক্রিয়া শুরু হয়। এর ফলে দাঁতের ডাক্তারকে দ্রুত এবং সঠিকভাবে উপাদানটি দাঁতে রাখতে হয়। যদি উপাদানটি সঠিকভাবে স্থাপন না করা হয়, তবে উপাদানটি খনন করতে হবে এবং প্রক্রিয়াটি আবার শুরু করতে হবে। এই নতুন প্রযুক্তির বিকাশ নতুন হালকা সক্রিয় রজন উপকরণের পথ তৈরি করেছে। এই নতুন উপকরণগুলি আগেরগুলির থেকে খুব আলাদা। এই উপকরণগুলি মিশ্রিত করার প্রয়োজন নেই এবং সরাসরি সাইটে বিতরণ করা যেতে পারে। এই নতুন নমনীয় রজন উপাদানটি শুধুমাত্র দাঁতের নিরাময়ের আলো দিয়ে সম্পূর্ণ নিরাময় করা যেতে পারে। এটি ডেন্টিস্টদের জন্য নতুন সুবিধা উপস্থাপন করেঃ সময়ের সীমাবদ্ধতা এখন তুলে নেওয়া হয়েছে এবং ডেন্টিস্ট এখন নিশ্চিত করতে পারেন যে উপাদানটি সঠিকভাবে স্থাপন করা হয়েছে। তথ্যসূত্র দাঁতের সরঞ্জাম