Current meter
কারেন্ট মিটার হল যান্ত্রিক, টিল্ট, অ্যাকোস্টিক্যাল বা বৈদ্যুতিক উপায়ে প্রবাহ পরিমাপের জন্য একটি সমুদ্রবিজ্ঞান যন্ত্র। পদার্থবিজ্ঞানে, পর্যবেক্ষক কোথায় অবস্থিত তার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রেফারেন্স ফ্রেমকে আলাদা করা হয়, এটি তরল গতিশীলতায় প্রবাহ ক্ষেত্রের ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান এবং ইউলারিয়ান নির্দিষ্টকরণের মূল বিষয়ঃ পর্যবেক্ষক চলমান ফ্রেমে (ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান ড্রিফটার হিসাবে) বা বিশ্রাম ফ্রেমে থাকতে পারে। ল্যাগ্রাঞ্জিয়ান কারেন্ট মিটারগুলি একটি সমুদ্রতাত্ত্বিক ড্রিফ্টার, একটি অপরিশোধিত প্লাবন বা একটি অ-নোঙ্গরযুক্ত জাহাজের প্রকৃত অবস্থানকে মৃত গণনা দ্বারা পূর্বাভাস দেওয়া অবস্থানে স্থানচ্যুতি পরিমাপ করে। ইউলারিয়ান কারেন্ট মিটার একটি বিশ্রামকারী কারেন্ট মিটার অতিক্রমকারী কারেন্ট পরিমাপ করে। প্রকার যান্ত্রিক তড়িৎ প্রবাহ মিটারগুলি বেশিরভাগই একটি প্রপেলারের ঘূর্ণন গণনার উপর ভিত্তি করে এবং এইভাবে রটার তড়িৎ প্রবাহ মিটার। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি একটি উপলব্ধি হল একমান কারেন্ট মিটার যা আবর্তনের সংখ্যা গণনা করার জন্য একটি পাত্রে বল ফেলে দেয়। রবার্টস রেডিও কারেন্ট মিটার হল একটি যন্ত্র যা একটি নোঙরযুক্ত বয়ের উপর বসানো থাকে এবং রেডিওর মাধ্যমে তার ফলাফলগুলি একটি সার্ভিসিং জাহাজে প্রেরণ করে। স্যাভোনিয়াস কারেন্ট মিটারগুলি উল্লম্ব গতির দ্বারা প্রবর্তিত ত্রুটি হ্রাস করার জন্য একটি উল্লম্ব অক্ষের চারপাশে ঘোরে। অ্যাকোস্টিক কারেন্ট মিটারের দুটি মৌলিক প্রকার রয়েছেঃ ডপলার এবং ট্র্যাভেল টাইম। উভয় পদ্ধতিই একটি সিরামিক ট্রান্সডিউসার ব্যবহার করে জলে একটি শব্দ নির্গত করে। ডপলার যন্ত্রগুলি বেশি প্রচলিত। এই ধরনের একটি যন্ত্র হল অ্যাকোস্টিক ডপলার কারেন্ট প্রোফাইলার (এডিসিপি), যা জলের কলামের মধ্যে কণা থেকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা শব্দ তরঙ্গের ডপলার প্রভাব ব্যবহার করে গভীরতার পরিসরে জলের স্রোতের বেগ পরিমাপ করে। এডিসিপিগুলি চলন্ত কণাগুলির অবস্থান নির্ধারণ করতে শব্দের ভ্রমণের সময় ব্যবহার করে। একক-বিন্দু যন্ত্রগুলি আবার ডপলার শিফট ব্যবহার করে, কিন্তু ভ্রমণের সময়কে উপেক্ষা করে। এই ধরনের একক-বিন্দু ডপলার কারেন্ট সেন্সরের (ডিসিএস) একটি সাধারণ বেগ পরিসীমা 0 থেকে 300 সেমি/সেকেন্ড। ডিভাইসগুলি সাধারণত অতিরিক্ত ঐচ্ছিক সেন্সর দিয়ে সজ্জিত থাকে। ভ্রমণের সময় যন্ত্রগুলি কমপক্ষে দুটি অ্যাকোস্টিক সংকেত দ্বারা জলের বেগ নির্ধারণ করে, একটি আপ স্ট্রিম এবং একটি ডাউন স্ট্রিম। নির্গমনকারী থেকে রিসিভারের কাছে যাওয়ার সময় সঠিকভাবে পরিমাপ করে, উভয় দিকে, দুটি বিন্দুর মধ্যে গড় জলের গতি নির্ধারণ করা যেতে পারে। একাধিক পথ ব্যবহার করে জলের বেগ তিনটি মাত্রায় নির্ধারণ করা যেতে পারে। ভ্রমণের সময় মিটার সাধারণত ডপলার মিটারের চেয়ে বেশি নির্ভুল হয়, তবে শুধুমাত্র ট্রান্সডিউসারগুলির মধ্যে বেগ রেকর্ড করে। ডপলার মিটারের সুবিধা হল যে তারা একটি উল্লেখযোগ্য পরিসরে এবং একটি এডিসিপি-র ক্ষেত্রে একাধিক পরিসরে জলের বেগ নির্ধারণ করতে পারে। বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় প্রবর্তন এই অভিনব পদ্ধতিটি উদাহরণস্বরূপ ফ্লোরিডা প্রণালীতে নিযুক্ত করা হয়েছে যেখানে নিমজ্জিত টেলিফোন তারের মধ্যে বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় প্রবর্তনটি প্রবেশদ্বারের মধ্য দিয়ে প্রবাহ অনুমান করতে ব্যবহৃত হয় এবং সম্পূর্ণ সেটআপকে একটি বিশাল বিদ্যুৎ মিটার হিসাবে দেখা যেতে পারে। এর পিছনের পদার্থবিজ্ঞানঃ চার্জযুক্ত কণাগুলি (সমুদ্রের জলের আয়নগুলি) পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রে সমুদ্রের স্রোতের সাথে চলাচল করছে যা গতির লম্ব। ফ্যারাডের প্রবর্তন সূত্র (ম্যাক্সওয়েলের সমীকরণের তৃতীয়টি) ব্যবহার করে, প্রবর্তিত বৈদ্যুতিক স্রোতগুলি পরিমাপ করে গড় অনুভূমিক প্রবাহের পরিবর্তনশীলতা মূল্যায়ন করা সম্ভব। বিভিন্ন গভীরতায় ছোট পরিবাহিতা পরিবর্তনের কারণে পদ্ধতির একটি ছোট উল্লম্ব ওজন প্রভাব রয়েছে। টিল্ট টিল্ট কারেন্ট মিটারগুলি ড্র্যাগ-টিল্ট নীতির অধীনে কাজ করে এবং প্রকারের উপর নির্ভর করে ভাসমান বা ডুবে যাওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়। একটি ভাসমান টিল্ট কারেন্ট মিটার সাধারণত একটি উপ-পৃষ্ঠ ভাসমান আবাসন নিয়ে গঠিত যা একটি নমনীয় লাইন বা টিথার দিয়ে সমুদ্রের তলদেশে নোঙর করা থাকে। একটি ডুবন্ত টিল্ট কারেন্ট একই রকম, তবে আবাসনটি এমনভাবে ডিজাইন করা হয়েছে যাতে মিটারটি সংযুক্তি বিন্দু থেকে ঝুলতে পারে। উভয় ক্ষেত্রেই, আবাসনটি তার আকৃতি, ভাসমানতা (ঋণাত্মক বা ধনাত্মক) এবং জলের বেগ হিসাবে ঝুঁকে থাকে। একবার কোনও আবাসনটির বৈশিষ্ট্য জানা গেলে, আবাসনটির কোণ এবং টিল্টের দিক পরিমাপ করে বেগ নির্ধারণ করা যেতে পারে। হাউজিংয়ে একটি ডেটা লগার রয়েছে যা টিল্ট কারেন্ট মিটারের অভিযোজন (উল্লম্ব এবং কম্পাস ভারবহন থেকে কোণ) রেকর্ড করে। ভাসমান টিল্ট কারেন্ট মিটার সাধারণত সীসা বা কংক্রিটের নোঙ্গর দিয়ে নীচে স্থাপন করা হয় তবে লবস্টার ট্র্যাপ বা সুযোগের অন্যান্য সুবিধাজনক নোঙ্গরগুলিতে স্থাপন করা যেতে পারে। ডুবন্ত টিল্ট কারেন্ট মিটার একটি সমুদ্রতাত্ত্বিক মুরিং, ভাসমান ডক বা মাছের কলমের সাথে সংযুক্ত হতে পারে। টিল্ট কারেন্ট মিটারের বিদ্যুৎ পরিমাপের অন্যান্য পদ্ধতির তুলনায় সুবিধা রয়েছে কারণ এগুলি সাধারণত তুলনামূলকভাবে কম খরচের যন্ত্র এবং নকশা এবং পরিচালনা তুলনামূলকভাবে সহজ। যন্ত্রটির কম দাম গবেষকদের আরও বেশি সংখ্যায় মিটার ব্যবহার করার অনুমতি দিতে পারে (যার ফলে স্থানিক ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়) এবং/অথবা এমন জায়গাগুলিতে যেখানে যন্ত্রের ক্ষতির ঝুঁকি রয়েছে। গভীরতা সংশোধন বর্তমান মিটারগুলি সাধারণত একটি সমুদ্রতাত্ত্বিক মুরিংয়ের মধ্যে স্থাপন করা হয় যার মধ্যে মাটিতে একটি নোঙ্গর ওজন, যন্ত্র (গুলি) সংযুক্ত একটি মুরিং লাইন এবং মুরিং লাইনকে কমবেশি উল্লম্ব রাখার জন্য একটি ভাসমান যন্ত্র থাকে। বাতাসে ঘুড়ির মতো, মুরিং লাইনের প্রকৃত আকৃতি সম্পূর্ণ সোজা হবে না, তবে একটি তথাকথিত (অর্ধ-) ক্যাটেনারি অনুসরণ করবে। জলের স্রোতের প্রভাবে (এবং বায়ু যদি উপরের প্লাবনটি সমুদ্র পৃষ্ঠের উপরে থাকে) মুরিং লাইনের আকৃতি এবং এর দ্বারা যন্ত্রগুলির প্রকৃত গভীরতা নির্ধারণ করা যেতে পারে। যদি স্রোতগুলি শক্তিশালী হয় (0.1 মিটার/সেকেন্ডের উপরে) এবং নোঙর লাইনগুলি দীর্ঘ হয় (1 কিলোমিটারের বেশি), তবে যন্ত্রের অবস্থান 50 মিটার পর্যন্ত পরিবর্তিত হতে পারে। আরও দেখুন স্ট্রিম গেজ তথ্যসূত্র ভৌত সমুদ্রবিজ্ঞান উপকরণ সমুদ্র প্রবাহ