Versatile Laboratory Aid
ভার্সেটাইল ল্যাবরেটরি এইড (ভিইএলএ) একটি 4-চ্যানেল ডেটা লগিং টুল যা লিডস বিশ্ববিদ্যালয় এবং এডুকেশনাল ইলেকট্রনিক্সের অ্যাশলে ক্লার্ক, কিথ জোনস এবং ডেভিড বিনি দ্বারা একটি যৌথ উদ্যোগের অংশ হিসাবে তৈরি করা হয়েছিল। ভেলাকে একটি স্বতন্ত্র ডেটা লগার হিসাবে ব্যবহার করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল যা মাঠে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং তারপরে এটি পরীক্ষাগারে ফিরিয়ে নেওয়া যেতে পারে যেখানে এটি ডেটা বিশ্লেষণের উদ্দেশ্যে একটি চার্ট প্রিন্টার, অসিলোস্কোপ বা মাইক্রো কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। ভেলার নকশা এবং নির্মাণ এই উদ্দেশ্যে করা হয়েছিল যে এটি স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে পদার্থবিজ্ঞান এবং রসায়ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা পর্যবেক্ষণের জন্য ব্যবহার করা হবে কারণ এটি পিএইচ মিটার, তাপমাত্রা সেন্সর, লাইট গেট, সিগন্যাল জেনারেটর এবং মাইক্রোফোনের মতো সমস্ত ধরণের বা অ্যানালগ প্রোব এবং সেন্সরগুলির সাথে সংযুক্ত করা যেতে পারে। ভেলার চারটি চ্যানেলের প্রত্যেকটিকে +/- 250মিভি, +/- 2.5ভি এবং +/- 25ভি পরিসরে ভোল্টেজ রেকর্ড করার জন্য স্বাধীনভাবে সেট করা যেতে পারে যা বিভিন্ন ইনপুট ডিভাইসের একটি পরিসরকে একযোগে সংযুক্ত করার অনুমতি দেয়। মৌলিক ভেলায় একটি একক 4কেবি ইপ্রোম (আইএসএল1 বা আইএসএল1 *) রয়েছে যার মধ্যে মৌলিক ইনপুট এবং আউটপুট রুটিন রয়েছে যা কীবোর্ড ইনপুট এবং 8-সংখ্যার এলইডি ডিসপ্লে আউটপুট পরিচালনা করে এবং সতেরোটি ব্যবহারকারী নির্বাচনযোগ্য প্রোগ্রাম রয়েছে যা একটি 4-চ্যানেল ডিজিটাল ভোল্ট মিটার থেকে একটি র্যান্ডম ইভেন্ট মনিটর পর্যন্ত যা একটি গিগার কাউন্টার প্রোবের সাথে একটি উৎস উপাদান থেকে বিকিরণের মাত্রা পরিমাপ এবং লগ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। মোট, ভিইএলএ একটি চ্যানেল থেকে সর্বোচ্চ 4096 ডেটা পয়েন্ট রেকর্ড করতে পারে বা নির্বাচিত পর্যবেক্ষণ কর্মসূচির উপর নির্ভর করে চারটি চ্যানেলের মধ্যে সমানভাবে বিভক্ত হতে পারে। ভেলার ফার্মওয়্যারের (আইএসএল1 *) পরবর্তী সংস্করণগুলিতে, ডেটা পয়েন্টের সংখ্যা প্রতি ডেটা চ্যানেলে 7 বাইট হ্রাস করা হয়েছিল কারণ এই বাইটগুলি একটি মাইক্রো কম্পিউটারে ডেটা স্থানান্তর করার সময় চ্যানেল এবং প্রোগ্রাম কনফিগারেশন ডেটা সংরক্ষণের জন্য সংরক্ষিত ছিল। হার্ডওয়্যার নির্দিষ্টকরণ ভেলার মার্ক 1 থেকে মার্ক 2 এবং পরবর্তীকালে ভেলা প্লাস পর্যন্ত কমপক্ষে দুটি হার্ডওয়্যার সংশোধনের মধ্য দিয়ে গেছে তবে আইএসএল রমগুলি তিনটি ডিভাইসের মধ্যে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল যদিও মার্ক 1 ভেলার জন্য অতিরিক্ত রমগুলি বহন করার জন্য একটি ডটার বোর্ডের প্রয়োজন ছিল যা ভেলার প্রাথমিক প্রকাশের পরে তৈরি করা হয়েছিল। VELA মার্ক I মোটোরোলা এম. সি. 6802 সেন্ট্রাল প্রসেসরের উপর ভিত্তি করে তৈরি এবং 4KB র্যাম বহন করে। এটি আসল আই. এস. এল. 1 রম লাগানো এবং বোর্ডে আরও 2টি রম লাগানোর জন্য জায়গা রয়েছে। প্রথম মার্কের পিসিবি দুটি অংশে বিভক্ত ছিল যা একটি ফিতা তারের মাধ্যমে একে অপরের সাথে সংযুক্ত ছিল। রমগুলি সাধারণত 2732 ই. পি. আর. ও. এম চিপগুলিতে পাঠানো হত এবং এগুলি উপলব্ধ হওয়ার পরে উন্নত ফার্মওয়্যার দিয়ে আপডেট করার জন্য এগুলি এডুকেশনাল ইলেকট্রনিক্সে ফেরত পাঠানো যেতে পারে। মার্ক 2 নির্দিষ্টকরণ ভেল মার্ক 2 মার্ক 1 নকশার একটি পরিমার্জন ছিল এবং একই প্রসেসর এবং হার্ডওয়্যারের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়েছিল। মার্ক 2 পিসিবি একটি বোর্ডে ঘনীভূত করা হয়েছিল এবং আইএসএল 1 * ইপ্রোম ছাড়াও আরও তিনটি ইপ্রোম লাগানোর জন্য জায়গা বহন করা হয়েছিল যা এটি প্রেরণ করেছিল। 5ভি 70এমএ আউটপুট এবং একটি সংশোধিত বিদ্যুৎ সরবরাহ সংযোগকারী যুক্ত করার মাধ্যমে ভেলা মার্ক 2-এর সংযোগকারীগুলিতে পরিবর্তন আনা হয়েছিল, যদিও প্রথম দিকের মার্ক 2 ভেলা 'র ভেলা মার্ক 1-এ ব্যবহৃত মূল 3.5mm বিদ্যুৎ সরবরাহ প্লাগ সকেট ব্যবহার করা অব্যাহত ছিল। ভেলা প্লাস নির্দিষ্টকরণ ভেলা প্লাস আবার মার্ক 2 ভেলার একটি পরিমার্জন ছিল এবং পিসিবি চ্যানেল ইনপুটগুলির সাথে সম্পর্কিত অপ-অ্যাম্প এবং সার্কিট্রিতে পরিবর্তন নিয়েছিল। শিক্ষক সম্প্রদায়ের মধ্যে সমস্যাগুলির একটি উৎস হিসাবে ভেলার ব্যবহারযোগ্যতা বোঝা আরও স্পষ্ট করার জন্য ভেলার ফ্রন্ট প্যানেলটিও সংশোধন করা হয়েছিল। ভেলা প্লাসের আবির্ভাবের সাথে সাথে, ভার্সেটাইল ল্যাবরেটরি এইড নামটি যা সামনের প্যানেলে প্রদর্শিত হয়েছিল তা ভেলা সংকোচন বজায় রেখে ভার্সেটাইল ল্যাবরেটরি ইন্সট্রুমেন্টে পরিবর্তিত হয়েছিল। শিক্ষা ক্ষেত্রে ব্যবহার শিক্ষা ক্ষেত্রে গ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য ব্রিটিশ সরকারের একটি শাখা ডিটিআই দ্বারা ভেলাকে ভর্তুকি দেওয়া হয়েছিল এবং হাজার হাজার ভেলার ইউনিট স্কুলগুলিতে বিক্রি করা হয়েছিল। 1986 সালে ইলেকট্রনিক সিস্টেমস নিউজ স্প্রিং জার্নালে প্রকাশিত একটি নিবন্ধে বলা হয়, "4000 শিক্ষকের কাছে এখন একটি ভেলার মালিকানা রয়েছে, তবে সন্দেহ করা হচ্ছে যে এর মধ্যে অর্ধেকেরও বেশি কখনও ব্যবহার করা হয়নি।" সংযোগ ভেলাকে তিনটি ভিন্ন ধরনের যন্ত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছিল, একটি চার্ট প্রিন্টার, একটি অসিলোস্কোপ বা একটি মাইক্রোকম্পিউটার। ভেলাকে একটি চার্ট প্রিন্টারের সাথে সংযুক্ত করার ফলে ক্যাপচার করা ডেটা বিশ্লেষণের জন্য এবং ক্যাপচার করা ডেটার স্থায়ী রেকর্ড করার জন্য ভেলার কাছ থেকে সরাসরি প্রিন্ট করা যায়। ভেলাকে একটি অসিলোস্কোপের সাথে সংযুক্ত করার ফলে ব্যবহারকারীরা ভেলার রেকর্ড করা ডেটার একটি রিয়েল-টাইম ভিউ বা পূর্ব-বিদ্যমান ক্যাপচার করা ডেটার একটি প্লেব্যাক ভিউ পেতে পারে। যখন একটি মাইক্রো কম্পিউটারের সাথে সংযুক্ত করা হয়, তখন সংগৃহীত তথ্যগুলি ভেলার জন্য উপলব্ধ বিভিন্ন সফ্টওয়্যার অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করে সংরক্ষণ এবং পরিচালনা করা যেতে পারে। ডিজিটাল আউট পোর্ট ব্যবহার করে, প্রদত্ত 16টি ডেটা লাইনের মধ্যে 8টি ব্যবহার করে ভেলাকে একটি নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র হিসাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে। অ্যাপল II, বিবিসি মাইক্রো, কমোডোর পিইটি, কমোডোর 64, রিসার্চ মেশিন 380জেড এবং প্রাথমিক আইবিএম-পিসি সামঞ্জস্যপূর্ণ সহ বেশ কয়েকটি মাইক্রোকম্পিউটারের জন্য উপলব্ধ সফ্টওয়্যার সফ্টওয়্যার তৈরি করা হয়েছিল। পরিচিত সফ্টওয়্যার শিরোনামগুলির একটি আংশিক তালিকা নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। রেফারেন্স এক্সটার্নাল লিঙ্ক ভার্সেটাইল ল্যাবরেটরি এইড ভেলার আলোচনা করে এবং ডাউনলোডের জন্য একটি ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সফ্টওয়্যারের ভিডিও এবং স্ক্রিন শট দেখায়। অনবোর্ডে রেকর্ডিং যন্ত্র কম্পিউটার পরিমাপ যন্ত্র