Fiber-optical thermometer
ফাইবার-অপটিক্যাল থার্মোমিটারগুলি বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয়ভাবে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত পরিবেশে, মাইক্রোওয়েভ ক্ষেত্র, বিদ্যুৎ কেন্দ্র বা বিস্ফোরণ-প্রতিরোধী এলাকায় এবং যেখানে বৈদ্যুতিক তাপমাত্রা সেন্সর দিয়ে পরিমাপ করা সম্ভব নয় সেখানে ব্যবহার করা যেতে পারে। কাঠামো এক ধরনের ফাইবার অপটিক তাপমাত্রা অনুসন্ধান একটি গ্যালিয়াম আর্সেনাইড (জিএএ) অর্ধপরিবাহী স্ফটিক নিয়ে গঠিত যা একটি অপটিক্যাল ফাইবারের শেষে লাগানো থাকে। প্রোবটি সম্পূর্ণ অ-ধাতব। ফাইবার অপটিক্যাল সেন্সর সম্পূর্ণরূপে অ-পরিবাহী এবং উচ্চ তাপমাত্রা পরিচালনার ক্ষমতা, অভ্যন্তরীণ সুরক্ষা এবং অ-আক্রমণাত্মক ব্যবহারের সাথে আর. এফ. আই, ই. এম. আই, এন. এম. আর এবং মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রদান করে। পরিমাপ নীতি অপারেশনের নীতিটি জিএএ-র ব্যান্ডগ্যাপের তাপমাত্রা নির্ভরতার উপর ভিত্তি করে। তন্তুটির অগ্রভাগে লাগানো জিএএ স্ফটিক 850এনএম-এর উপরে তরঙ্গদৈর্ঘ্যে স্বচ্ছ হবে। ব্যান্ড প্রান্তের অবস্থান তাপমাত্রা-নির্ভর এবং প্রায় 0.4nm/K স্থানান্তরিত হয়। আলো অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে স্ফটিকের দিকে পরিচালিত হয়, যেখানে এটি শোষিত হয় এবং আংশিকভাবে তন্তুতে প্রতিফলিত হয়। একটি ক্ষুদ্র স্পেকট্রোমিটার ব্যান্ড প্রান্তের অবস্থান সহ একটি বর্ণালী সরবরাহ করে, যেখান থেকে তাপমাত্রা গণনা করা হয়। অ্যাপ্লিকেশন মেডিকেল ফাইবার অপটিক সেন্সরগুলি উচ্চ তাপমাত্রা পরিচালনার ক্ষমতা সহ আরএফ এবং মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ অনাক্রম্যতা প্রদান করে, তাই এগুলি চৌম্বকীয় অনুরণন স্ক্যানারে (এমআরআই) রোগী এবং উপকরণগুলির পরিমাপের জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রগুলিতে, চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তির বর্গের প্রায় আনুপাতিক তাপমাত্রায় একটি ছোট অফসেট থাকে। অফসেটের মাত্রা চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে জিএএ স্ফটিকের অভিযোজন, জিএএ স্ফটিকের জ্যামিতি এবং জিএএ-তে অমেধ্য দ্বারাও প্রভাবিত হয়। ধাতব সেন্সরগুলি চিত্র অধিগ্রহণের সময় ত্রুটি তৈরি করতে পারে। বিশেষ ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য 0.5mm ব্যাসের সেন্সর পাওয়া যায়। কোষের তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের জন্য এগুলি ন্যূনতম আক্রমণাত্মক হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ফাইবার অপটিক্যাল পরিমাপ কৌশলের আরেকটি প্রয়োগ হল লেজার থেরাপি। একটি এন্ডোস্কোপের মাধ্যমে, লেজার শক্তি মিলিত হয় এবং থেরাপির স্থানে একটি ফাইবার অপটিক প্রোবের মাধ্যমে তাপমাত্রা পরিমাপ করা হয়। পরিবেশগত শিল্প এলাকা প্রায়শই তেল, বিষাক্ত এবং স্থায়ী জৈব যৌগ দ্বারা মাটি দূষিত করে। এই ক্ষেত্রগুলি পরিষ্কার করার জন্য, রেডিও তরঙ্গ দ্বারা মাটি গরম করা প্রায়শই ব্যবহার করা হয়। এই প্রক্রিয়াটি পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ফাইবার অপটিক্যাল সেন্সর স্থাপন করা হয়। একটি উচ্চ-শক্তির জেনারেটর রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি পরিসরে শক্তি সরবরাহ করবে। দূষিত মাটি বিদ্যুদ্বাহক দ্বারা আচ্ছাদিত, যা অস্তরক পৃষ্ঠকে গরম করবে। এছাড়াও, মাটিতে বেশ কয়েকটি ফাইবার অপটিক্যাল প্রোব স্থাপন করা হয়। পরিমাপকৃত মানের উপর নির্ভর করে মাটিতে তাপমাত্রা এবং তাপমাত্রা বণ্টনের বিভিন্ন মান উপলব্ধি করা যায়। দূষণের মাত্রার উপর নির্ভর করে মাটির জীবের উচ্চতর পচন সক্রিয় করার জন্য তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি করা হবে, বিকল্পভাবে, মাটির জল অ-বাষ্প প্রতিরোধী জৈব দূষণের সাথে 150 ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রার পরিসরে ঘনীভূত হবে। একটি ছিদ্রযুক্ত মাটি বায়ু নিষ্কাশন ব্যবস্থা বাষ্পকে দূরে নিয়ে যায় এবং সেগুলিকে একটি ফিল্টার সিস্টেমে পুনর্ব্যবহার করে। রাসায়নিক এবং পেট্রোকেমিক্যাল ফাইবার অপটিক তাপমাত্রা অনুসন্ধানগুলি কঠোর এবং ক্ষয়কারী পরিবেশ সহ্য করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। সেন্সরগুলি অভ্যন্তরীণভাবে নিরাপদ। এমন কোনও উপাদান নেই যা স্ফুলিঙ্গ তৈরি করে, যার ফলে বিস্ফোরণ ঘটে। এগুলি সম্পূর্ণ অ-পরিবাহী উপাদান নিয়ে গঠিত এবং তাই বিপজ্জনক এলাকায় ব্যবহার করা যেতে পারে। এগুলির দৈর্ঘ্য 2.50 মাইল পর্যন্ত হতে পারে যাতে বিশ্লেষণ বিপজ্জনক এলাকার বাইরে রাখা যায়। মাইক্রোওয়েভ এবং রেডিওফ্রিক্বেন্সি পরিবেশ মাইক্রোওয়েভ উত্তপ্ত স্থাপনায় নিম্নমুখী প্রক্রিয়াগুলিতে ট্রেস এবং আল্ট্রা-ট্রেস বিশ্লেষণ নির্ধারণের জন্য চাপ এবং তাপমাত্রায় রাসায়নিক পরিপাক কার্যকর করা হবে, সেই কারণে দেখা গেছে যে নির্দিষ্ট চাপ এবং তাপমাত্রার পরিস্থিতিতে, নিষ্কাশন বা পরিপাক প্রক্রিয়াগুলির ফলন বা দক্ষতা উল্লেখযোগ্যভাবে উন্নত করা যেতে পারে। সুতরাং ফাইবার অপটিক্যাল তাপমাত্রা সেন্সরগুলি মাইক্রোওয়েভ রসায়নে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের একমাত্র উপায়। জেনারেটর এবং ট্রান্সফরমার বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কিত একটি আধুনিক সমাজের দাবিগুলি উৎপাদন কেন্দ্রগুলির সম্পূর্ণ ক্ষমতার কাছে পৌঁছায়। শিল্পের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে তাপমাত্রা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। উচ্চ শক্তির জেনারেটরগুলি কার্যকরভাবে শীতল করার জন্য প্রায়শই হাইড্রোজেন দিয়ে ভরা হয়। ব্যাপকভাবে দূষিত বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয় পরিবেশ ছাড়াও, বিস্ফোরণের ঝুঁকি বেশি। এই অঞ্চলগুলিতে পরিমাপের জন্য শুধুমাত্র একটি ফাইবার অপটিক্যাল থার্মোমিটার ব্যবহার করা যেতে পারে। কাঠ শুকানো কাঠের কাঠামোর সংস্কার ফাইবার-অপটিক তাপমাত্রার প্রোব বিমে কাঠের মূল তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। 80 থেকে 95 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে স্থাপিত অবস্থায় কাঠের উপাদানগুলির তাপীয় শুকনো শুষ্ক পচন সংক্রমণকে প্রভাবিত করতে এবং ক্ষতি প্রতিরোধ করতে যথেষ্ট। তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য ব্যবহৃত প্রোবগুলি একটি জিএএএস স্ফটিক (গ্যালিয়াম আর্সেনাইড) টিপ সহ একটি জ্যাকেটযুক্ত পিটিএফই কাচের তন্তু নিয়ে গঠিত এবং সম্পূর্ণ অ-ধাতব। বৈদ্যুতিক মোটর শিল্পে যন্ত্রপাতি এবং সরঞ্জামগুলি তাদের শক্তির সীমাবদ্ধতায় বৃদ্ধি পাচ্ছে। বড় বা ছোট আকারের ইঞ্জিন একটি কাজের নেতৃত্ব লাভ বা হারানোর জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। ভোক্তাদের দিক থেকেও উচ্চ মাইলেজ ইঞ্জিনের মূল্য নির্ধারণে। বাহ্যিক প্রভাব ছাড়াই ফাইবার অপটিক তাপমাত্রা পরিমাপ (চৌম্বক ক্ষেত্র, রেডিও ফ্রিকোয়েন্সি, মাইক্রোওয়েভ) বিপজ্জনক এলাকায়ও দ্রুত এবং সহজেই কাজ করতে পারে। এগুলি সহজেই একটি ইঞ্জিনের স্ট্যাটর ঘূর্ণায়মান তাপমাত্রা বা ভারবহন তাপমাত্রা পরিমাপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা শুরু করার জন্য এই সেন্সরগুলি তাপমাত্রার পরিবর্তনগুলি দ্রুত সনাক্ত করতে সহায়তা করে। ফাইবার অপটিক বিক্রেতারা সারা বিশ্বে বিপুল সংখ্যক বিক্রেতা এবং পরিবেশক রয়েছে। থার্মোমিটারের পরিমাপের নীতি শৈলীতে পরিবর্তিত হয়, বেশিরভাগই আসলে বিকিরণ থার্মোমিটারের সামান্য বৈচিত্র্য, অন্যগুলি পরিমাপের বস্তুর সাথে যোগাযোগের উপর নির্ভর করে। তথ্যসূত্র থার্মোমিটার