Isothermal microcalorimetry
আইসোথার্মাল মাইক্রোক্যালোরিমেট্রি (আই. এম. সি) হল রাসায়নিক, শারীরিক এবং জৈবিক প্রক্রিয়াগুলির রিয়েল-টাইম পর্যবেক্ষণ এবং গতিশীল বিশ্লেষণের জন্য একটি পরীক্ষাগার পদ্ধতি। কয়েক ঘন্টা বা দিনের মধ্যে, আই. এম. সি ছোট অ্যাম্পুলে নমুনাগুলির জন্য এই ধরনের প্রক্রিয়াগুলির সূচনা, হার, ব্যাপ্তি এবং শক্তি নির্ধারণ করে (যেমন। 3-20 মিলি) একটি স্থির তাপমাত্রায় (15 ডিগ্রি সেলসিয়াস-150 ডিগ্রি সেলসিয়াস)। আই. এম. সি এই গতিশীল বিশ্লেষণটি নমুনা অ্যাম্পুলে বা থেকে তাপ প্রবাহের নিট হার (এম. জে/এস = এম. ও. ডাব্লু) এবং উত্তাপের সঞ্চিত পরিমাণ (জে) পরিমাপ ও রেকর্ডিং বনাম রেকর্ডিং করে সম্পন্ন করে। আই. এম. সি চারটি ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত কারণে একটি শক্তিশালী এবং বহুমুখী বিশ্লেষণাত্মক হাতিয়ারঃ সমস্ত রাসায়নিক এবং শারীরিক প্রক্রিয়া হয় এক্সোথার্মিক বা এন্ডোথার্মিক-তাপ উৎপাদন বা গ্রাস করে। তাপ প্রবাহের হার প্রক্রিয়াটির হারের সাথে আনুপাতিক। আই. এম. সি যথেষ্ট সংবেদনশীল যা কয়েক গ্রাম উপাদানের ধীর প্রক্রিয়া (প্রতি বছর কয়েক শতাংশ হারে অগ্রসর হওয়া প্রতিক্রিয়া) সনাক্ত করতে এবং অনুসরণ করতে পারে, অথবা যে প্রক্রিয়াগুলি সামান্য পরিমাণে তাপ উৎপন্ন করে (যেমন। কয়েক হাজার জীবন্ত কোষের বিপাক)। আই. এম. সি যন্ত্রগুলির সাধারণত একটি বিশাল গতিশীল পরিসীমা থাকে-তাপ প্রবাহ সিএ হিসাবে কম। 1 মাইক্রো ডাব্লু এবং সিএ হিসাবে উচ্চ। একই যন্ত্র দ্বারা 50,000 মাইক্রোওয়াট পরিমাপ করা যেতে পারে। প্রক্রিয়াগুলির হার অধ্যয়নের আই. এম. সি পদ্ধতি এইভাবে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, রিয়েল-টাইম অবিচ্ছিন্ন তথ্য সরবরাহ করে এবং সংবেদনশীল। পরিমাপ করা সহজ, অবহেলিত এবং হস্তক্ষেপহীন (যেমন। কোনও ফ্লুরোসেন্ট বা তেজস্ক্রিয় চিহ্নিতকারী প্রয়োজন হয় না)। যাইহোক, আই. এম. সি ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান সতর্কতা রয়েছে যা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবেঃ অনুপস্থিত তথ্যঃ যদি বাহ্যিকভাবে প্রস্তুত নমুনা অ্যাম্পুল ব্যবহার করা হয়, তবে এতে সিএ লাগে। পরিমাপ মডিউলে নির্ধারিত তাপমাত্রার উল্লেখযোগ্য ব্যাঘাত ছাড়াই ধীরে ধীরে যন্ত্রের মধ্যে একটি অ্যাম্পুল প্রবর্তন করার জন্য 40 মিনিট। সুতরাং এই সময়ে সংঘটিত কোনও প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয় না। বহির্মুখী তথ্যঃ আই. এম. সি একটি অ্যাম্পুলের মধ্যে ঘটে যাওয়া সমস্ত প্রক্রিয়া দ্বারা উত্পাদিত বা ব্যবহৃত সামগ্রিক নিট তাপ প্রবাহ রেকর্ড করে। অতএব, কোন প্রক্রিয়া বা প্রক্রিয়াগুলি পরিমাপ করা তাপ প্রবাহ তৈরি করছে তা নিশ্চিত করার জন্য, পরীক্ষামূলক নকশা এবং সম্পর্কিত রাসায়নিক, শারীরিক এবং জৈবিক পরীক্ষার প্রাথমিক ব্যবহার উভয় ক্ষেত্রেই খুব যত্ন নিতে হবে। সাধারণভাবে, আই. এম. সি-র সম্ভাব্য প্রয়োগগুলি শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির কল্পনা দ্বারা সীমাবদ্ধ, যিনি এটিকে একটি বিশ্লেষণাত্মক হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চান এবং পদ্ধতির শারীরিক সীমাবদ্ধতা। উপরে বর্ণিত দুটি সাধারণ সীমাবদ্ধতা (প্রধান সতর্কতা) ছাড়াও, এই সীমাবদ্ধতাগুলির মধ্যে রয়েছে নমুনা এবং অ্যাম্পুলের আকার এবং যে তাপমাত্রায় পরিমাপ করা যেতে পারে। আই. এম. সি সাধারণত ঘন্টা বা দিনের মধ্যে ঘটে যাওয়া প্রক্রিয়াগুলির মূল্যায়নের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত। আই. এম. সি অত্যন্ত বিস্তৃত প্রয়োগগুলিতে ব্যবহৃত হয়েছে এবং প্রকাশিত সাহিত্যের রেফারেন্স দ্বারা সমর্থিত অনেক উদাহরণ এই নিবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। পলিমারের ধীরে ধীরে জারণজনিত অবক্ষয়ের পরিমাপ এবং বিপজ্জনক শিল্প রাসায়নিকের অস্থিতিশীলতা থেকে শুরু করে প্রস্রাবে ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ এবং পরজীবী কৃমির উপর ওষুধের প্রভাবের মূল্যায়ন পর্যন্ত প্রয়োগগুলি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। এই নিবন্ধে বর্তমান জোর দেওয়া হয়েছে পরবর্তী ধরনের প্রয়োগ-জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসা। সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য এবং পরিধি ক্যালোরিমেট্রি হল রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া বা শারীরিক পরিবর্তনের তাপ পরিমাপের বিজ্ঞান। ক্যালরিমিটার দিয়ে ক্যালরিমেট্রি করা হয়। আইসোথার্মাল মাইক্রোক্যালোরিমেট্রি (আই. এম. সি) হল একটি পরীক্ষাগার পদ্ধতি যা বাস্তব সময়ে, তাপ প্রবাহের হার (এম. ও. জে/এস = এম. ও. ডাব্লু) এবং একটি আই. এম. সি যন্ত্রের মধ্যে রাখা একটি নমুনা দ্বারা মূলত ধ্রুবক তাপমাত্রায় ব্যবহৃত বা উত্পাদিত তাপের (জে) ক্রমবর্ধমান পরিমাপের জন্য। এই ধরনের তাপ নমুনায় ঘটে যাওয়া রাসায়নিক বা শারীরিক পরিবর্তনের কারণে হয়। তাপ প্রবাহ একটি নির্দিষ্ট সময়ে সংঘটিত পরিবর্তনের সামগ্রিক হারের সাথে আনুপাতিক। একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে উৎপাদিত সামগ্রিক তাপ সংঘটিত সামগ্রিক পরিবর্তনের সঞ্চিত পরিমাণের সাথে আনুপাতিক। আই. এম. সি এইভাবে জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি সহ বিস্তৃত পরিসরের হার প্রক্রিয়াগুলির হার এবং শক্তির গতিশীল, পরিমাণগত মূল্যায়নের একটি মাধ্যম। একটি হার প্রক্রিয়া এখানে একটি শারীরিক এবং/অথবা রাসায়নিক পরিবর্তন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে যার সময়ের সাথে সাথে অগ্রগতি অভিজ্ঞতাগতভাবে বা একটি গাণিতিক মডেল দ্বারা বর্ণনা করা যেতে পারে (গ্রন্থপঞ্জিঃ গ্লাসস্টোন, ইত্যাদি। 1941 এবং জনসন এবং অন্যান্যরা। 1974 এবং হারের সমীকরণ)। আই. এম. সি-র সবচেয়ে সহজ ব্যবহার হল সনাক্ত করা যে একটি নমুনায় এক বা একাধিক হার প্রক্রিয়া চলছে কারণ ব্যবহৃত যন্ত্রের সনাক্তকরণ সীমার চেয়ে বেশি হারে তাপ উৎপাদন বা ব্যবহার করা হচ্ছে। এটি একটি দরকারী হতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, একটি সাধারণ সূচক হিসাবে যে একটি কঠিন বা তরল উপাদান নিষ্ক্রিয় নয় বরং একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় পরিবর্তিত হচ্ছে। একটি বৃদ্ধির মাধ্যম ধারণকারী জৈবিক নমুনাগুলিতে, সময়ের সাথে সাথে একটি সনাক্তযোগ্য এবং ক্রমবর্ধমান তাপ প্রবাহের সংকেতের উপস্থিতি কিছু ধরণের প্রতিলিপি কোষের উপস্থিতির একটি সাধারণ সাধারণ সূচক। যাইহোক, বেশিরভাগ প্রয়োগের জন্য, কোনও না কোনও উপায়ে, তাপ প্রবাহ পর্যবেক্ষণ করে কোন প্রক্রিয়া বা প্রক্রিয়াগুলি পরিমাপ করা হচ্ছে তা জানা সর্বাগ্রে। সাধারণভাবে, সময়ের সাথে সাথে তাপ প্রবাহের মূল্যায়নের জন্য আই. এম. সি যন্ত্রের মধ্যে রাখার আগে আই. এম. সি অ্যাম্পুলে রাখা জিনিসগুলির বিস্তারিত শারীরিক, রাসায়নিক এবং জৈবিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এক বা একাধিক সময়ের জন্য তাপ প্রবাহের আই. এম. সি পরিমাপ করার পরে অ্যাম্পুলের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করাও প্রয়োজন। এছাড়াও, তাপ প্রবাহের নির্দিষ্ট উৎস বা উৎসগুলি সনাক্ত করতে অ্যাম্পুল সামগ্রীতে যুক্তি-ভিত্তিক বৈচিত্র্য ব্যবহার করা যেতে পারে। যখন হার প্রক্রিয়া এবং তাপ প্রবাহের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন সরাসরি আইএমসি তথ্যের উপর নির্ভর করা সম্ভব হয়। আই. এম. সি বাস্তবে যা পরিমাপ করতে পারে তা আংশিকভাবে নমুনা মাত্রার উপর নির্ভর করে এবং এগুলি অবশ্যই যন্ত্রের নকশা দ্বারা সীমাবদ্ধ। একটি প্রদত্ত বাণিজ্যিক যন্ত্র সাধারণত একটি নির্দিষ্ট ব্যাস এবং উচ্চতা পর্যন্ত নমুনা গ্রহণ করে। সিএ পর্যন্ত মাত্রা সহ নমুনা গ্রহণকারী যন্ত্র। 1 বা 2 সেমি ব্যাস x সিএ। উচ্চতা সাধারণত 5 সেন্টিমিটার হয়। একটি প্রদত্ত যন্ত্রে একটি নির্দিষ্ট ধরনের বৃহত্তর নমুনা সাধারণত বৃহত্তর তাপ প্রবাহের সংকেত তৈরি করে এবং এটি সনাক্তকরণ এবং নির্ভুলতা বৃদ্ধি করতে পারে। প্রায়শই, নমুনাগুলি সাধারণ 3 থেকে 20 মিলি নলাকার অ্যাম্পুল (চিত্র। 1) এমন উপকরণ রয়েছে যার হার প্রক্রিয়াগুলি সুদের-যেমন। কঠিন, তরল, কালচার্ড কোষ-বা এই বা অন্যান্য জিনিসগুলির যে কোনও সংমিশ্রণ তাপ উৎপাদন বা ব্যবহারের ফলস্বরূপ প্রত্যাশিত। অনেক দরকারী আই. এম. সি পরিমাপ সাধারণ সিল করা অ্যাম্পুল ব্যবহার করে করা যেতে পারে এবং কাচের অ্যাম্পুলগুলি সাধারণ কারণ কাচের তাপ উৎপাদনকারী রাসায়নিক বা শারীরিক পরিবর্তনের প্রবণতা থাকে না। তবে, কখনও কখনও ধাতু বা পলিমারিক অ্যাম্পুল ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও, যন্ত্র/অ্যাম্পুল ব্যবস্থা পাওয়া যায় যা ইনজেকশন বা গ্যাস বা তরলের নিয়ন্ত্রিত প্রবাহকে অনুমতি দেয় এবং/অথবা নমুনা যান্ত্রিক আলোড়ন প্রদান করে। বাণিজ্যিক আইএমসি যন্ত্রগুলি সিএ থেকে তাপমাত্রায় তাপ প্রবাহ পরিমাপের অনুমতি দেয়। 15 ডিগ্রি সেলসিয়াস-150 ডিগ্রি সেলসিয়াস। একটি প্রদত্ত যন্ত্রের পরিসীমা কিছুটা ভিন্ন হতে পারে। আই. এম. সি অত্যন্ত সংবেদনশীল-যেমন। কয়েক গ্রাম ওজনের নমুনাগুলিতে ধীর রাসায়নিক বিক্রিয়া থেকে তাপ, যা প্রতি বছর কয়েক শতাংশ প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবহারের হারে ঘটে, তা কয়েক দিনের মধ্যে সনাক্ত এবং পরিমাপ করা যেতে পারে। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে পলিমারিক ইমপ্লান্ট উপকরণগুলির ধীরে ধীরে জারণ এবং কঠিন ফার্মাসিউটিক্যাল ড্রাগ ফর্মুলেশনের বালুচর জীবন অধ্যয়ন (প্রয়োগঃ কঠিন উপকরণ)। এছাড়াও বিপাকীয় তাপ উৎপাদনের হার যেমন। একটি আই. এম. সি অ্যাম্পুলে কয়েক হাজার জীবিত কোষ, অণুজীব বা কালচারে প্রোটোজোয়া পরিমাপ করা যেতে পারে। এই ধরনের বিপাকীয় তাপের পরিমাণ উপস্থিত কোষ বা জীবের সংখ্যার সাথে (পরীক্ষার মাধ্যমে) সম্পর্কযুক্ত হতে পারে। সুতরাং, আইএমসি তথ্য বাস্তব সময়ে উপস্থিত কোষ বা জীবের সংখ্যা এবং এই সংখ্যার বৃদ্ধি বা পতনের নিট হার পর্যবেক্ষণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে (প্রয়োগঃ জীববিজ্ঞান এবং ঔষধ)। যদিও আই. এম. সি-র কিছু অ-জৈবিক প্রয়োগ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে (প্রয়োগঃ কঠিন উপকরণ), এই নিবন্ধে বর্তমান জোর দেওয়া হয়েছে জৈবিক প্রক্রিয়াগুলির সাথে আই. এম. সি-র ব্যবহারের উপর (প্রয়োগঃ জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসা)। প্রাপ্ত তথ্য একটি সাধারণ ধরনের আই. এম. সি তথ্যের গ্রাফিক প্রদর্শন চিত্রে দেখানো হয়েছে। 2. শীর্ষে একটি সিল করা অ্যাম্পুলে একটি নমুনা থেকে রেকর্ড করা তাপ প্রবাহের (μJ/s = μW) বনাম সময়ের একটি প্লট রয়েছে, যা একটি এক্সোথার্মিক হার প্রক্রিয়ার কারণে শুরু হয়, ত্বরান্বিত হয়, সর্বোচ্চ তাপ প্রবাহে পৌঁছায় এবং তারপর কমে যায়। এই ধরনের তথ্য সরাসরি দরকারী (যেমন। একটি প্রক্রিয়া সনাক্তকরণ এবং নির্দিষ্ট অবস্থার অধীনে তার সময়কাল) তবে প্রক্রিয়া পরামিতি নির্ধারণের জন্য তথ্যগুলি সহজেই গাণিতিকভাবে মূল্যায়ন করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, চিত্র। 2 তাপ প্রবাহের তথ্যের সংহতকরণও দেখায়, যা সঞ্চিত তাপ (জে) বনাম সময় দেয়। যেমন দেখানো হয়েছে, সমন্বিত তথ্য থেকে প্রক্রিয়াটির সর্বাধিক বৃদ্ধির (তাপ উৎপাদন) হার এবং প্রক্রিয়াটি সর্বাধিক তাপ পৌঁছানোর আগে ল্যাগ পর্বের সময়কালের মতো পরামিতিগুলি গণনা করা যেতে পারে। কম্পিউটার ফাইল হিসাবে সঞ্চিত তাপ প্রবাহের হারের তথ্য ব্যবহার করে গণনাগুলি সহজেই স্বয়ংক্রিয় হয়। বৃদ্ধির মাপকাঠি নির্ধারণের জন্য এই পদ্ধতিতে আই. এম. সি-র তথ্য বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে জীবন বিজ্ঞানের (প্রয়োগঃ জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসা) গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ রয়েছে। এছাড়াও, একাধিক তাপমাত্রায় প্রাপ্ত তাপ প্রবাহের হার মূল্যায়ন করা হচ্ছে এমন প্রক্রিয়ার সক্রিয়করণ শক্তি পেতে ব্যবহার করা যেতে পারে (হার্ডিসন এট আল। 2003)। বিকাশের ইতিহাস ল্যাভোইসিয়ার এবং ল্যাপলেসকে সিএ-তে প্রথম আইসোথার্মাল ক্যালোরিমিটার তৈরি এবং ব্যবহারের জন্য কৃতিত্ব দেওয়া হয়। 1780 (গ্রন্থপঞ্জিঃ ল্যাভোইসিয়ার এ এবং ল্যাপলেস পিএস 1780)। তাদের যন্ত্রটি একটি সীমাবদ্ধ স্থানে তুলনামূলকভাবে ধ্রুবক তাপমাত্রা তৈরি করতে বরফের ব্যবহার করেছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে যখন তারা বরফের উপর একটি তাপ উৎপাদনকারী নমুনা স্থাপন করেছিল (যেমন। একটি জীবন্ত প্রাণী), গলিত বরফ দ্বারা উত্পাদিত তরল জলের ভর নমুনা দ্বারা উত্পাদিত তাপের সাথে সরাসরি আনুপাতিক ছিল। অনেক আধুনিক আই. এম. সি যন্ত্রের নকশা 1960-এর দশকের শেষের দিকে এবং 1970-এর দশকের গোড়ার দিকে সুইডেনে করা কাজ থেকে উদ্ভূত হয়েছে (ওয়াদসো 1968, সুরকুস্ক এবং ওয়াদসো 1974)। এই কাজটি সলিড-স্টেট ইলেকট্রনিক ডিভাইসগুলির সমান্তরাল বিকাশের সুবিধা নিয়েছিল-বিশেষত তাপ প্রবাহকে ভোল্টেজে রূপান্তর করার জন্য ছোট তাপবিদ্যুৎ প্রভাব (পেল্টিয়ার-সিবেক) ডিভাইসগুলির বাণিজ্যিক প্রাপ্যতা-এবং তদ্বিপরীত। 1980-এর দশকে, মাল্টি-চ্যানেল ডিজাইনগুলি আবির্ভূত হয় (সুরকুস্ক 1982), যা একাধিক নমুনার সমান্তরাল মূল্যায়নের অনুমতি দেয়। এটি আই. এম. সি-র শক্তি এবং উপযোগিতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করে এবং পদ্ধতিটিকে সূক্ষ্ম-সুর করার প্রচেষ্টার দিকে পরিচালিত করে (থোরেন এট আল। 1989)। 1990-এর দশকে করা আরও বেশিরভাগ নকশা এবং উন্নয়ন সুইডেনে ওয়াদসো এবং সুউরকুস্ক এবং তাদের সহকর্মীদের দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। এই কাজটি ব্যক্তিগত কম্পিউটার প্রযুক্তির সমান্তরাল বিকাশের সুযোগ নিয়েছিল যা তাপ প্রবাহ বনাম সময়ের তথ্য সহজেই সংরক্ষণ, প্রক্রিয়া এবং ব্যাখ্যা করার ক্ষমতাকে ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছিল। 1990-এর দশক থেকে যন্ত্রের উন্নয়ন কাজ সলিড-স্টেট ইলেকট্রনিক্স এবং ব্যক্তিগত কম্পিউটার প্রযুক্তির অব্যাহত বিকাশের আরও সুবিধা নিয়েছে। এর ফলে সংবেদনশীলতা ও স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি, সমান্তরাল চ্যানেলের সংখ্যা এবং সুবিধাজনকভাবে আইএমসি তথ্য রেকর্ড, সঞ্চয় এবং দ্রুত প্রক্রিয়া করার আরও বেশি ক্ষমতা তৈরি হয়েছে। ব্যাপক ব্যবহারের ক্ষেত্রে, আই. এম. সি যন্ত্রের কার্যকারিতা বর্ণনা করার জন্য মান তৈরি করার দিকে যথেষ্ট মনোযোগ দেওয়া হয়েছে (যেমন। নির্ভুলতা, নির্ভুলতা, সংবেদনশীলতা) এবং ক্রমাঙ্কন পদ্ধতির জন্য (ওয়াডসো এবং গোল্ডবার্গ 2001)। যন্ত্র এবং পরিমাপের নীতি যন্ত্রের বিন্যাস আধুনিক আই. এম. সি যন্ত্রগুলি আসলে আধা-অ্যাডিয়াব্যাটিক-অর্থাৎ। নমুনা এবং তার আশেপাশের মধ্যে তাপ স্থানান্তর শূন্য (অ্যাডিয়াব্যাটিক) নয়, কারণ তাপ প্রবাহের আইএমসি পরিমাপ একটি ছোট তাপমাত্রার পার্থক্যের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে-সিএ। 0.001 ডিগ্রি সেলসিয়াস। যাইহোক, যেহেতু পার্থক্যটি এত কম, তাই আই. এম. সি পরিমাপ মূলত আইসোথার্মাল। চিত্র। 3. একটি আই. এম. সি যন্ত্রের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখায় যাতে 48টি পৃথক তাপ প্রবাহ পরিমাপ মডিউল রয়েছে। একটি মডিউল দেখানো হয়েছে। মডিউলটির পরিমাপ ইউনিট সাধারণত একটি পেল্টিয়ার-সিবেক যন্ত্র। যন্ত্রটি তাপ উৎপাদন বা গ্রহণকারী নমুনার মধ্যে তাপমাত্রার পার্থক্যের আনুপাতিক একটি ভোল্টেজ তৈরি করে এবং তাপীয়ভাবে নিষ্ক্রিয় রেফারেন্স যা হিট সিঙ্কের তাপমাত্রায় থাকে। তাপমাত্রার পার্থক্যটি নমুনাটি যে হারে তাপ উৎপাদন করছে বা গ্রহণ করছে তার সাথে আনুপাতিক (নীচে ক্যালিব্রেশন দেখুন)। একটি যন্ত্রের সমস্ত মডিউল একই হিট সিঙ্ক এবং থার্মোস্ট্যাট ব্যবহার করে এবং এইভাবে সমস্ত একই নির্ধারিত তাপমাত্রায় তথ্য তৈরি করে। যাইহোক, সাধারণত স্বাধীনভাবে প্রতিটি অ্যাম্পুলে পরিমাপ শুরু এবং বন্ধ করা সম্ভব। অত্যন্ত সমান্তরালে (যেমন। 48-চ্যানেল) যন্ত্রটি চিত্রের মতো। 3, এটি যখনই সুবিধাজনক হয় তখন বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা (শুরু এবং বন্ধ) সম্ভব করে তোলে। বিকল্পভাবে, আইএমসি যন্ত্রগুলি দ্বৈত মডিউল দিয়ে সজ্জিত করা যেতে পারে যা দুটি অ্যাম্পুলের মধ্যে তাপ প্রবাহের পার্থক্যের আনুপাতিক সংকেত দেয়। এই ধরনের দুটি দ্বৈত অ্যাম্পুলের মধ্যে একটি প্রায়শই ফাঁকা বা নিয়ন্ত্রিত হয়-অর্থাৎ। এমন একটি নমুনা যাতে সুদের হার প্রক্রিয়া উৎপাদনকারী উপাদান থাকে না, তবে যার বিষয়বস্তু অন্যথায় নমুনা অ্যাম্পুলে যা রয়েছে তার সাথে অভিন্ন। এটি ছোটখাটো তাপ উৎপাদনকারী প্রতিক্রিয়াগুলি দূর করার একটি উপায় প্রদান করে যা আগ্রহের নয়-উদাহরণস্বরূপ পরিমাপের তাপমাত্রায় একটি কোষ কালচার মাধ্যমের কিছু দিনের মধ্যে ধীরে ধীরে রাসায়নিক পরিবর্তন। অনেক দরকারী আই. এম. সি পরিমাপ সাধারণ সিল করা অ্যাম্পুল ব্যবহার করে করা যেতে পারে। যাইহোক, উপরে উল্লিখিত হিসাবে, যন্ত্র/অ্যাম্পুল সিস্টেমগুলি উপলব্ধ যা নমুনাগুলিতে এবং/অথবা থেকে গ্যাস বা তরলগুলির প্রবাহকে অনুমতি দেয় বা নিয়ন্ত্রণ করে এবং/অথবা নমুনা যান্ত্রিক আলোড়ন প্রদান করে। রেফারেন্স সন্নিবেশ তাপ প্রবাহ সাধারণত একটি রেফারেন্স সন্নিবেশের সাপেক্ষে পরিমাপ করা হয়, যা চিত্রে দেখানো হয়েছে। 3. এটি সাধারণত একটি ধাতব কুপন যা যন্ত্রের অপারেটিং রেঞ্জের যে কোনও তাপমাত্রায় রাসায়নিক এবং শারীরিকভাবে স্থিতিশীল এবং এইভাবে তাপ নিজে উৎপাদন বা গ্রাস করবে না। সর্বোত্তম পারফরম্যান্সের জন্য, রেফারেন্সের তাপ ক্ষমতা নমুনার কাছাকাছি হওয়া উচিত (যেমন। আই. এম. সি অ্যাম্পুল প্লাস বিষয়বস্তু)। বাণিজ্যিক আই. এম. সি যন্ত্রগুলি প্রায়শই তাপ পরিবাহিতা (এইচ. সি) ক্যালোরিমিটার হিসাবে পরিচালিত হয় যেখানে নমুনা দ্বারা উৎপাদিত তাপ (অর্থাৎ। একটি অ্যাম্পুলে থাকা উপাদান) হিট সিঙ্কে প্রবাহিত হয়, সাধারণত একটি থার্মোস্ট্যাটে থাকা অ্যালুমিনিয়াম ব্লক (যেমন। ধ্রুবক তাপমাত্রা স্নান)। উপরে উল্লিখিত হিসাবে, এইচসি মোডে পরিচালিত একটি আইএমসি যন্ত্র সুনির্দিষ্টভাবে আইসোথার্মাল নয় কারণ নির্ধারিত তাপমাত্রা এবং নমুনা তাপমাত্রার মধ্যে ছোট পার্থক্য অপরিহার্যভাবে বিদ্যমান-যাতে পরিমাপযোগ্য তাপ প্রবাহ থাকে। যাইহোক, নমুনা তাপমাত্রার ছোট পরিবর্তনগুলি হিট সিঙ্কের তাপমাত্রাকে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রভাবিত করে না কারণ হিট সিঙ্কের তাপ ক্ষমতা নমুনার তুলনায় অনেক বেশি-সাধারণত সিএ। 100 ×। নমুনা এবং হিট সিঙ্কের মধ্যে তাপ স্থানান্তর একটি পেল্টিয়ার-সিবেক যন্ত্রের মাধ্যমে হয়, যা উৎপাদিত বা ব্যবহৃত তাপের গতিশীল পরিমাপের অনুমতি দেয়। গবেষণা-মানের যন্ত্রগুলিতে, থার্মোস্ট্যাট/হিট সিঙ্কের তাপমাত্রা সাধারণত <± 0.1 কেলভিন পর্যন্ত সঠিক হয় এবং সিএ-এর মধ্যে বজায় থাকে। <± 100 মাইক্রোক/24 ঘন্টা। সময়ের সাথে সাথে তাপ সিঙ্কের তাপমাত্রা যে নির্ভুলতার সাথে বজায় রাখা হয় তা সময়ের সাথে তাপ প্রবাহের পরিমাপের নির্ভুলতার একটি প্রধান নির্ধারক। এইচসি মোডের একটি সুবিধা হল একটি বড় গতিশীল পরিসীমা। তাপ প্রবাহ সিএ। 50, 000 মাইক্রোওয়াট সিএ-এর নির্ভুলতার সাথে পরিমাপ করা যেতে পারে। ± 0.2 মাইক্রোওয়াট। এইভাবে সিএ-এর তাপ প্রবাহ পরিমাপ করা হয়। বেসলাইনের উপরে 0.2 মাইক্রোওয়াট তাপ প্রবাহ সনাক্তকরণ গঠন করে, যদিও 10 × নির্ভুলতার সীমা প্রায়শই আরও রক্ষণশীল সনাক্তকরণ ব্যবহার করা হয়। পাওয়ার কম্পেন্সেশন (পিসি) মোড কিছু আইএমসি যন্ত্র পাওয়ার কম্পেন্সেশন (পিসি) ক্যালোরিমিটার হিসাবে কাজ করে (বা পরিচালিতও হতে পারে)। এই ক্ষেত্রে, নির্ধারিত তাপমাত্রায় নমুনাটি বজায় রাখার জন্য, উত্পাদিত তাপ একটি পেল্টিয়ার-সিবেক যন্ত্র ব্যবহার করে ক্ষতিপূরণ করা হয়। ব্যবহৃত তাপ একটি বৈদ্যুতিক হিটার দ্বারা বা যন্ত্রের মেরুকরণকে বিপরীত করে ক্ষতিপূরণ করা হয় (ভ্যান হারওয়ার্ডেন, 2000)। যদি একটি প্রদত্ত যন্ত্র এইচসি-র পরিবর্তে পিসি মোডে পরিচালিত হয়, তবে তাপ প্রবাহ পরিমাপের নির্ভুলতা একই থাকে (যেমন। সিএ। ± 0.2 মাইক্রো ডাব্লু)। ক্ষতিপূরণ পদ্ধতির সুবিধা হল একটি ছোট সময় ধ্রুবক-অর্থাৎ। প্রদত্ত তাপপ্রবাহের স্পন্দন সনাক্ত করতে যে সময় লাগে তা পরিবাহিতা পদ্ধতির তুলনায় ca.10X কম। অসুবিধা হল একটি সিএ। এইচসি মোডের তুলনায় 10এক্স ছোট গতিশীল পরিসীমা। ক্যালিব্রেশন এইচসি বা পিসি মোডে পরিচালনার জন্য, বাণিজ্যিক যন্ত্রগুলিতে নিয়মিত ক্রমাঙ্কন সাধারণত অন্তর্নির্মিত বৈদ্যুতিক হিটার দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। বৈদ্যুতিক হিটারগুলির কার্যকারিতা পরিচিত তাপ ক্ষমতার নমুনা ব্যবহার করে যাচাই করা যেতে পারে বা যা রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া তৈরি করে যার প্রতি একক ভর তাপ উৎপাদন তাপগতিবিদ্যা থেকে জানা যায় (ওয়াডসো এবং গোল্ডবার্গ 2001)। এইচসি বা পিসি মোডে, ফলস্বরূপ সংকেতটি একটি কম্পিউটার-রেকর্ডযোগ্য ভোল্টেজ, যা নমুনা মাইক্রো ডাব্লু-পরিসীমা তাপ প্রবাহ বনাম সময় উপস্থাপন করতে ক্যালিব্রেট করা হয়। বিশেষত, যদি নমুনায় কোনও উল্লেখযোগ্য তাপীয় গ্রেডিয়েন্ট না থাকে, তবে পি = ইসি [ইউ + টি (ডিইউ/ডিটি)], যেখানে পি হল তাপ প্রবাহ (অর্থাৎ। μW), εC হল ক্রমাঙ্কন ধ্রুবক, U হল থার্মোপাইল জুড়ে পরিমাপ করা সম্ভাব্য পার্থক্য এবং t হল সময় ধ্রুবক। স্থিতিশীল অবস্থার অধীনে-উদাহরণস্বরূপ, একটি ধ্রুবক বৈদ্যুতিক ক্রমাঙ্কন বিদ্যুৎ প্রকাশের সময়, এটি পি = ইসি ইউ-তে সরলীকরণ করে। (ওয়াডসো এবং গোল্ডবার্গ 2001)। অনেক অত্যন্ত দরকারী আই. এম. সি পরিমাপ সিল করা অ্যাম্পুলে পরিচালিত হতে পারে (চিত্র। 1) যা সরলতা, দূষণ থেকে সুরক্ষা এবং (যেখানে প্রয়োজন) অ্যাম্পুলগুলি পরিচালনা বা উন্মুক্ত ব্যক্তিদের জন্য জৈব-সুরক্ষার একটি উল্লেখযোগ্য মার্জিন প্রদান করে। একটি বদ্ধ অ্যাম্পুলে কঠিন, তরল, গ্যাস বা জৈবিক উৎসের যে কোনও পছন্দসই সংমিশ্রণ থাকতে পারে। অ্যাম্পুল হেড স্পেসে প্রাথমিক গ্যাসের সংমিশ্রণটি কাঙ্ক্ষিত গ্যাস পরিবেশে অ্যাম্পুলটি সিল করে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। তবে, আইএমসি যন্ত্র/অ্যাম্পুল ডিজাইনও রয়েছে যা পরিমাপ এবং/অথবা যান্ত্রিক নাড়ার সময় অ্যাম্পুলের মাধ্যমে গ্যাস বা তরলের নিয়ন্ত্রিত প্রবাহের অনুমতি দেয়। এছাড়াও, যথাযথ আনুষঙ্গিক উপকরণের সাহায্যে, কিছু আই. এম. সি যন্ত্র আই. টি. সি (আইসোথার্মাল টাইট্রেশন ক্যালোরিমেট্রি) যন্ত্র হিসাবে পরিচালিত হতে পারে। আই. টি. সি-র বিষয়টি অন্যত্র অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে (আইসোথার্মাল টাইট্রেশন ক্যালোরিমেট্রি দেখুন)। এছাড়াও কিছু আই. এম. সি যন্ত্র তাপ প্রবাহ রেকর্ড করতে পারে যখন সময়ের সাথে সাথে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয় (স্ক্যান করা হয়)। স্ক্যানিং হার ধীর হতে হবে (সিএ।) আই. এম. সি-স্কেল নমুনা রাখার জন্য (যেমন। কয়েক গ্রাম) হিট সিঙ্ক তাপমাত্রার যথেষ্ট কাছাকাছি (<সিএ। 0. 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস)। তাপমাত্রার দ্রুত স্ক্যানিং হল ডিফারেনশিয়াল স্ক্যানিং ক্যালোরিমেট্রি (ডিএসসি) যন্ত্রের প্রদেশ যা সাধারণত অনেক ছোট নমুনা ব্যবহার করে। কিছু ডিএসসি যন্ত্র আইএমসি মোডে পরিচালিত হতে পারে, তবে স্ক্যানিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ছোট অ্যাম্পুল (এবং তাই নমুনা) আকার আইএমসি মোডে ব্যবহৃত ডিএসসি যন্ত্রের উপযোগিতা এবং সংবেদনশীলতাকে সীমাবদ্ধ করে। প্রাথমিক পদ্ধতি একটি তাপমাত্রা নির্ধারণ তাপ প্রবাহের হার (μJ/s = μW) পরিমাপ প্রথমে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় একটি আইএমসি যন্ত্র থার্মোস্ট্যাট স্থাপন করে এবং যন্ত্রের হিট সিঙ্ককে সেই তাপমাত্রায় স্থিতিশীল করার অনুমতি দিয়ে সম্পন্ন করা হয়। যদি একটি তাপমাত্রায় পরিচালিত কোনও আই. এম. সি যন্ত্রকে একটি নতুন তাপমাত্রায় সেট করা হয়, তবে নতুন তাপমাত্রার সেটিংয়ে পুনরায় স্থিতিশীল হতে কয়েক ঘন্টা সময় লাগতে পারে-এমনকি এক দিনও। উপরে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, একটি সুনির্দিষ্ট স্থিতিশীল তাপমাত্রার অর্জন এবং রক্ষণাবেক্ষণ বর্ধিত সময়ে (যেমন, মাইক্রো ডাব্লু পরিসরে সুনির্দিষ্ট তাপ প্রবাহের পরিমাপ অর্জনের জন্য মৌলিক। দিনগুলি)। একটি নমুনা প্রবর্তন তাপমাত্রা স্থিতিশীলতার পরে, যদি একটি বাহ্যিকভাবে প্রস্তুত অ্যাম্পুল (বা অ্যাম্পুল মাত্রার কিছু কঠিন নমুনা) ব্যবহার করা হয়, তবে এটি ধীরে ধীরে চালু করা হয় (যেমন। একটি যন্ত্রের পরিমাপ মডিউলে, সাধারণত একটি পর্যায়ক্রমে ক্রিয়াকলাপে) হ্রাস করা হয়। উদ্দেশ্য হল নিশ্চিত করা যে যখন অ্যাম্পুল/নমুনা পরিমাপের অবস্থানে থাকে, তখন তার তাপমাত্রা পরিমাপের তাপমাত্রার কাছাকাছি (সি. 0.001 ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে) থাকে। এটি এমনভাবে যাতে পরিমাপ করা যে কোনও তাপ প্রবাহ নমুনাকে নির্ধারিত তাপমাত্রায় আনার ক্রমাগত প্রক্রিয়ার পরিবর্তে নমুনা হার প্রক্রিয়াগুলির কারণে হয়। পরিমাপের অবস্থানে একটি 3-20 মিলি আইএমসি অ্যাম্পুলে একটি নমুনা প্রবর্তনের সময় হল সিএ। অনেক বাদ্যযন্ত্রে 40 মিনিট। এর অর্থ হল যে কোনও প্রক্রিয়া থেকে তাপ প্রবাহ যা একটি নমুনার মধ্যে ঘটে সেই সময়কালে প্রবর্তনের সময়কাল রেকর্ড করা হবে না। যদি একটি ইন-প্লেস অ্যাম্পুল ব্যবহার করা হয়, এবং কিছু এজেন্ট বা নমুনা ইনজেকশন দেওয়া হয়, তবে এটি অস্থিতিশীলতার একটি সময়কাল তৈরি করে, তবে এটি সিএ ক্রমে রয়েছে। 1 মিনিট। চিত্র। 5 একটি যন্ত্রকে স্থিতিশীল করার জন্য প্রয়োজনীয় দীর্ঘ সময়কালের উদাহরণ প্রদান করে যদি একটি অ্যাম্পুল সরাসরি চালু করা হয় এবং ইনজেকশনের কারণে স্বল্প সময়ের অস্থিরতা। তথ্য রেকর্ডিং প্রবর্তন প্রক্রিয়ার পরে, নমুনা তাপ প্রবাহ সুনির্দিষ্টভাবে অবিচ্ছিন্নভাবে রেকর্ড করা যেতে পারে, যতক্ষণ না এটি আগ্রহের বিষয়। গবেষণা-স্তরের যন্ত্রগুলির চরম স্থিতিশীলতার (<±100 মাইক্রোকে/24 ঘন্টা) অর্থ হল যে সঠিক পরিমাপ কয়েক দিনের জন্য করা যেতে পারে (এবং প্রায়শই করা হয়)। যেহেতু তাপ প্রবাহের সংকেত মূলত বাস্তব সময়ে পাঠযোগ্য, তাই এটি আগ্রহের তাপ প্রবাহ এখনও ঘটছে কিনা তা নির্ধারণের একটি উপায় হিসাবে কাজ করে। এছাড়াও, আধুনিক যন্ত্রগুলি তাপ প্রবাহ বনাম সময়ের তথ্য কম্পিউটার ফাইল হিসাবে সংরক্ষণ করে, তাই বাস্তব-সময় এবং পূর্ববর্তী গ্রাফিক প্রদর্শন এবং তথ্যের গাণিতিক বিশ্লেষণ উভয়ই সম্ভব। ব্যবহারযোগ্যতা নীচে উল্লিখিত হিসাবে, হার প্রক্রিয়াগুলি বিশ্লেষণের পদ্ধতি হিসাবে আই. এম. সি-র অনেক সুবিধা রয়েছে, তবে কিছু সতর্কতাও রয়েছে যা অবশ্যই মনোযোগ দিতে হবে। সুবিধাগুলি ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য যে কোনও হার প্রক্রিয়া অধ্যয়ন করা যেতে পারে-যদি উপযুক্ত নমুনাগুলি আই. এম. সি যন্ত্র মডিউল জ্যামিতির সাথে মানানসই হয়, এবং আই. এম. সি পদ্ধতির জন্য উপযুক্ত হারে এগিয়ে যায় (উপরে দেখুন)। অ্যাপ্লিকেশনের অধীনে যেমন দেখানো হয়েছে, আই. এম. সি ভিট্রো-এ হার প্রক্রিয়াগুলির একটি অত্যন্ত বিস্তৃত পরিসর পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়-যেমন। পলিমারের কঠিন অবস্থার স্থায়িত্ব থেকে (হার্ডিসন এট আল। 2003) পরজীবী কৃমির বিরুদ্ধে ওষুধ যৌগগুলির কার্যকারিতা (মানেক এট আল। 2011)। আই. এম. সি বৈশিষ্ট্যহীন, জটিল বা একাধিক মিথস্ক্রিয়ার সমষ্টিগত হারও নির্ধারণ করতে পারে (লুইস এবং ড্যানিয়েলস)। এটি তুলনামূলক স্ক্রিনিংয়ের জন্য বিশেষভাবে কার্যকর-যেমন। সামগ্রিক ভৌত-রাসায়নিক স্থিতিশীলতার উপর উপাদান গঠন এবং/অথবা মনগড়া প্রক্রিয়াগুলির বিভিন্ন সংমিশ্রণের প্রভাব। রিয়েল-টাইম এবং অবিচ্ছিন্ন আইএমসি তাপ প্রবাহের তথ্য ভোল্টেজের ওঠানামা বনাম সময় হিসাবে প্রাপ্ত হয়, যা কম্পিউটার ফাইল হিসাবে সংরক্ষণ করা হয় এবং মূলত রিয়েল টাইমে প্রদর্শিত হতে পারে-যেমন হার প্রক্রিয়াটি ঘটছে। তাপ প্রবাহ-সম্পর্কিত ভোল্টেজ সময়ের সাথে অবিচ্ছিন্ন, তবে আধুনিক যন্ত্রগুলিতে এটি সাধারণত ডিজিটালভাবে নমুনা করা হয়। ডিজিটাল নমুনা সংগ্রহের ফ্রিকোয়েন্সি প্রয়োজন অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে-অর্থাৎ। ডেটা ফাইলের আকার সীমিত করার জন্য আরও ভাল সময় রেজোলিউশনের জন্য বা ধীর পরিবর্তনের জন্য দ্রুত তাপ প্রবাহের পরিবর্তনের ঘন ঘন নমুনা নেওয়া। সংবেদনশীল এবং দ্রুত আই. এম. সি স্বল্প সময়ে (ঘন্টা, দিন) প্রতিক্রিয়াগুলি সনাক্ত এবং পরিমাপ করার জন্য যথেষ্ট সংবেদনশীল যা দীর্ঘ সময় (মাস) ধরে মাত্র কয়েক শতাংশ প্রতিক্রিয়াশীল গ্রহণ করে। এইভাবে আই. এম. সি প্রায়শই প্রয়োজনীয় দীর্ঘ অপেক্ষা এড়িয়ে চলে যতক্ষণ না প্রচলিত প্রতিক্রিয়ার জন্য পর্যাপ্ত প্রতিক্রিয়া পণ্য জমা হয় (যেমন। রাসায়নিক) পরীক্ষা। এটি শারীরিক এবং জৈবিক নমুনা উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য (অ্যাপ্লিকেশন দেখুন)। নমুনা চলক এবং নির্দিষ্ট তাপমাত্রার প্রতিটি সংমিশ্রণে, আই. এম. সি তাপ প্রবাহ গতিবিদ্যা এবং হার প্রক্রিয়াগুলির ক্রমবর্ধমান তাপের সরাসরি নির্ধারণ প্রদান করে। এটি কোনও আই. এম. সি পরিমাপের আগে তাপমাত্রা বা অন্যান্য নিয়ন্ত্রিত পরিবর্তনশীল পরিবর্তন করা হলে একটি হার প্রক্রিয়া একই থাকে বলে ধরে নেওয়ার কোনও প্রয়োজনকে এড়িয়ে চলে। পরীক্ষামূলক চলকের প্রভাবের তুলনা করার জন্য সহজ (যেমন। প্রাথমিক ঘনত্ব) হার প্রক্রিয়াগুলিতে, আই. এম. সি-র রাসায়নিক বা অন্যান্য মূল্যায়ন পদ্ধতির বিকাশ এবং ব্যবহারের প্রয়োজন হয় না। যদি পরম তথ্যের প্রয়োজন হয় (যেমন। একটি প্রক্রিয়া দ্বারা উত্পাদিত পণ্যের পরিমাণ), তারপর আই. এম. সি-র জন্য ব্যবহৃত নমুনার সমান্তরালে মূল্যায়ন করা যেতে পারে (এবং/অথবা আই. এম. সি চালানোর পরে আই. এম. সি নমুনার উপর)। ফলস্বরূপ মূল্যায়ন তথ্য আই. এম. সি দ্বারা প্রাপ্ত হারের তথ্য ক্রমাঙ্কন করতে ব্যবহৃত হয়। হস্তক্ষেপ না করার জন্য আই. এম. সি-তে মার্কার যোগ করার প্রয়োজন হয় না (যেমন। ফ্লুরোসেন্ট বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ) হার প্রক্রিয়াগুলি ক্যাপচার করতে। ভেজালহীন নমুনা ব্যবহার করা যেতে পারে, এবং একটি আই. এম. সি চালানোর পরে, নমুনা অপরিবর্তিত থাকে (যে প্রক্রিয়াগুলি হয়েছে তা ছাড়া)। আই. এম. সি-পরবর্তী নমুনা যে কোনও ধরনের শারীরিক, রাসায়নিক, অঙ্গসংস্থানগত বা আগ্রহের অন্যান্য মূল্যায়নের সাপেক্ষে হতে পারে। পদ্ধতিগত বিবরণে যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, যখন একটি সিল করা অ্যাম্পুল ঢোকানোর আই. এম. সি পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, তখন প্রথম সিএ-তে তাপ প্রবাহ ধরা সম্ভব হয় না। 40 মিনিটের মধ্যে নমুনাটি ধীরে ধীরে নির্ধারিত তাপমাত্রায় আনা হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে, আই. এম. সি সেই প্রক্রিয়াগুলি অধ্যয়নের জন্য সবচেয়ে উপযুক্ত যা ধীরে ধীরে শুরু হয় বা একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ধীরে ধীরে ঘটে। এই সতর্কতা সন্নিবেশের আগের সময়ের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য-অর্থাৎ। একটি নমুনা প্রস্তুত করার (যার মধ্যে একটি হার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে) এবং আই. এম. সি সন্নিবেশ প্রক্রিয়া শুরু করার (চার্লেবোইস এবং অন্যান্য) মধ্যে সময় অতিবাহিত হয়। 2003)। এই পরবর্তী প্রভাবটি সাধারণত হ্রাস করা হয় যদি আই. এম. সি-র জন্য নির্বাচিত তাপমাত্রা যথেষ্ট বেশি হয় (যেমন। 37 ডিগ্রি সেলসিয়াস) যে তাপমাত্রায় নমুনা প্রস্তুত করা হয় তার চেয়ে (যেমন। 25 ডিগ্রি সেলসিয়াস)। বহিরাগত তথ্য আই. এম. সি একটি নমুনার মধ্যে সংঘটিত সমস্ত প্রক্রিয়ার ফলে সামগ্রিক তাপ উৎপাদন বা খরচ ধারণ করে, যার মধ্যে উদাহরণস্বরূপ নমুনা অ্যাম্পুলের ভৌত-রাসায়নিক অবস্থার সম্ভাব্য পরিবর্তন; যেমন। ধাতব উপাদানগুলিতে চাপ শিথিলকরণ, পলিমারিক উপাদানগুলির জারণ। একটি কালচার মাধ্যমের অবক্ষয় যেখানে বিপাক এবং জীবন্ত কোষের বৃদ্ধি অধ্যয়ন করা হচ্ছে। সুতরাং যে সমস্ত সম্ভাব্য প্রক্রিয়া ঘটতে পারে তা চিহ্নিত করার জন্য পরীক্ষামূলক পরিকল্পনা এবং নকশায় অবশ্যই খুব যত্ন নিতে হবে। একাধিক প্রক্রিয়া ঘটছে কিনা এবং যদি তাই হয়, সামগ্রিক তাপ প্রবাহে তাদের অবদান পদ্ধতিগতভাবে নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে প্রাথমিক গবেষণার নকশা তৈরি এবং পরিচালনা করা প্রায়শই প্রয়োজন। একটি কৌশল, বাহ্যিক তাপ প্রবাহের তথ্য নির্মূল করার জন্য, এমন একটি নমুনার জন্য তাপ প্রবাহের তুলনা করা যেখানে সুদের হার প্রক্রিয়াটি একটি ফাঁকা নমুনা থেকে হচ্ছে যার মধ্যে সুদের নমুনার সমস্ত কিছু অন্তর্ভুক্ত রয়েছে-ব্যতীত যে পণ্যটি সুদের হার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাবে। এটি সরাসরি ডুপ্লেক্স আইএমসি মডিউলযুক্ত যন্ত্রগুলির সাহায্যে সম্পন্ন করা যেতে পারে যা দুটি অ্যাম্পুলের মধ্যে মোট তাপ প্রবাহের পার্থক্য রিপোর্ট করে। আবেদন আই. এম. সি-র আবেদন সংক্রান্ত তথ্যের কিছু বিশেষ উৎস নিয়ে আলোচনার পর, হার প্রক্রিয়ার আই. এম. সি বিশ্লেষণের বেশ কয়েকটি নির্দিষ্ট বিভাগকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং সাম্প্রতিক উদাহরণগুলি (সাহিত্যের উল্লেখ সহ) প্রতিটি বিভাগে আলোচনা করা হয়েছে। আইএমসি অ্যাপ্লিকেশন তথ্যের বিশেষ উৎস হ্যান্ডবুক গ্রন্থপঞ্জি তাপীয় বিশ্লেষণ এবং ক্যালোরিমেট্রি হ্যান্ডবুকের চারটি বিস্তৃত খণ্ড তালিকাভুক্ত করেঃ খণ্ড। 1 নীতি ও অনুশীলন (1998), খণ্ড। 2 অজৈব ও বিবিধ পদার্থের প্রয়োগ (2003), খণ্ড। 3 পলিমার ও প্লাস্টিকের প্রয়োগ (2002), এবং খণ্ড। 4 ফ্রম ম্যাক্রোমোলিকুলস টু ম্যান (1999)। এগুলি আই. এম. সি অ্যাপ্লিকেশন এবং সিএ-এর আগে প্রকাশিত উদাহরণগুলির (এবং সাহিত্যের উল্লেখ) তথ্যের একটি প্রধান উৎস গঠন করে। 2000 টাকা। কিছু আই. এম. সি যন্ত্র প্রস্তুতকারক অ্যাপ্লিকেশন নোটগুলি একত্রিত করেছেন এবং সেগুলি জনসাধারণের জন্য উপলব্ধ করেছেন। নোটগুলি প্রায়শই (তবে সবসময় নয়) জার্নাল পেপারগুলির অভিযোজন। একটি উদাহরণ হল মাইক্রোক্যালরিমেট্রি সংকলন খণ্ড। টিএ ইন্সট্রুমেন্টস, ইনকর্পোরেটেড দ্বারা প্রদত্ত এবং গ্রন্থপঞ্জিতে তালিকাভুক্ত I এবং II। "প্রোটিন" খণ্ডে নোটের প্রথম বিভাগ। আমি, এখানে আগ্রহী নই, কারণ এটি আইসোথার্মাল টাইট্রেশন ক্যালোরিমেট্রি ব্যবহার করে গবেষণার বর্ণনা দেয়। খণ্ডের পরবর্তী বিভাগগুলি। আই, লাইফ অ্যান্ড বায়োলজিক্যাল সায়েন্সেস এবং ফার্মাসিউটিক্যালস-এ আইএমসি এবং ডিফারেনশিয়াল স্ক্যানিং ক্যালোরিমেট্রি উভয়ের জন্য অ্যাপ্লিকেশন নোট রয়েছে। খণ্ড। সারসংক্ষেপের দ্বিতীয় অংশটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে আই. এম. সি অ্যাপ্লিকেশনের জন্য নিবেদিত। এর বিভাগগুলির শিরোনাম হল সিমেন্ট, এনার্জেটিক্স, ম্যাটেরিয়াল এবং অন্যান্য। এই দুটি নির্দিষ্ট সংকলনের একটি সম্ভাব্য ত্রুটি হ 'ল নোটগুলির কোনওটিই তারিখযুক্ত নয়। যদিও সারসংক্ষেপটি 2009 সালে প্রকাশিত হয়েছিল, তবে কিছু নোটে আইএমসি যন্ত্রের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে যা বহু বছর আগে ব্যবহৃত হয়েছিল এবং এখন আর উপলব্ধ নেই। সুতরাং, কিছু নোট, যদিও এখনও প্রাসঙ্গিক এবং শিক্ষামূলক, প্রায়শই 2000 সালের আগে করা গবেষণার বর্ণনা দেয়। প্রয়োগের উদাহরণ সাধারণভাবে, আই. এম. সি-র সম্ভাব্য প্রয়োগগুলি শুধুমাত্র সেই ব্যক্তির কল্পনা দ্বারা সীমাবদ্ধ যারা আই. এম. সি-কে একটি বিশ্লেষণাত্মক সরঞ্জাম হিসাবে নিয়োগ করতে পছন্দ করে-বিদ্যমান আই. এম. সি যন্ত্র এবং পদ্ধতি দ্বারা উপস্থাপিত পূর্বে বর্ণিত সীমাবদ্ধতার মধ্যে। এর কারণ হল যে কোনও রাসায়নিক, শারীরিক বা জৈবিক হার প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণের জন্য এটি একটি সর্বজনীন মাধ্যম। নীচে প্রতিটি ক্ষেত্রে উদাহরণ সহ কয়েকটি আই. এম. সি অ্যাপ্লিকেশন বিভাগ রয়েছে। বেশিরভাগ বিভাগে, উল্লিখিত এবং উল্লিখিত উদাহরণগুলির তুলনায় আরও অনেক বেশি প্রকাশিত উদাহরণ রয়েছে। বিভাগগুলি কিছুটা স্বেচ্ছাচারী এবং প্রায়শই ওভারল্যাপ হয়। বিভাগগুলির একটি ভিন্ন সেট ঠিক ততটাই যৌক্তিক হতে পারে এবং আরও বিভাগ যুক্ত করা যেতে পারে। কঠিন পদার্থ গঠন আই. এম. সি বিভিন্ন প্রক্রিয়া দ্বারা বিভিন্ন পদার্থ গঠনের হার অধ্যয়নের জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ধীরে ধীরে ঘটে যাওয়া প্রক্রিয়াগুলি অধ্যয়নের জন্য এটি সবচেয়ে উপযুক্ত-অর্থাৎ। ঘন্টা বা দিনের মধ্যে। একটি প্রধান উদাহরণ হল ক্যালসিয়াম খনিজ সিমেন্ট গঠনের হাইড্রেশন এবং সেটিং প্রতিক্রিয়াগুলির অধ্যয়ন। একটি গবেষণাপত্রে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হয়েছে (গাওলিকি, এট আল। 2010) এবং অন্যটি একটি সহজ পদ্ধতির বর্ণনা দেয় (ইভজু 2003)। অন্যান্য গবেষণায় আই. আর. স্পেকট্রোস্কোপি (ইলমেন এট আল)-র সঙ্গে আই. এম. সি দ্বারা প্রদত্ত সিমেন্ট হাইড্রেশনের অন্তর্দৃষ্টির উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়েছে। 2010) এবং সিমেন্ট হাইড্রেশন এবং সেটিং টাইমের উপর কম্পোজিশনাল ভেরিয়েবলের প্রভাব অধ্যয়নের জন্য আই. এম. সি ব্যবহার করার বিষয়ে (জু এট আল। 2011)। ক্যালসিয়াম খনিজ বা অন্যান্য খনিজগুলির হাইড্রেশনের হার এবং পরিমাণ (পরিচিত আর্দ্রতার বাতাসে) অধ্যয়নের জন্যও আই. এম. সি সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। এই ধরনের গবেষণার জন্য পরিচিত আর্দ্রতার বাতাস সরবরাহ করতে, স্যাচুরেটেড লবণ দ্রবণের ছোট পাত্রে একটি নন-হাইড্রেটেড খনিজ নমুনার সাথে একটি আই. এম. সি অ্যাম্পুলে স্থাপন করা যেতে পারে। অ্যাম্পুলটি তারপর সিল করা হয় এবং একটি আই. এম. সি যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়। স্যাচুরেটেড লবণের দ্রবণটি অ্যাম্পুলে বাতাসকে একটি পরিচিত আর. এইচ-এ রাখে এবং বিভিন্ন সাধারণ লবণের দ্রবণগুলি আর্দ্রতা প্রদান করে যেমন। 32-100% rH। এই ধরনের গবেষণা মাইক্রোমিটার আকারের পরিসীমা ক্যালসিয়াম হাইড্রক্সিপাটাইট কণা এবং ক্যালসিয়ামযুক্ত জৈব সক্রিয় কাচ "ন্যানো" কণার (ডুস্টমোহাম্মাদি এবং অন্যান্য) উপর করা হয়েছে। 2011)। স্থিতিশীলতা আই. এম. সি উপকরণের ধীর পরিবর্তনের হার দ্রুত পরিমাপ করার জন্য উপযুক্ত (উইলসন এট আল। 1995)। এই ধরনের মূল্যায়নকে বিভিন্নভাবে স্থিতিশীলতা, অবক্ষয় বা স্থায়ী জীবনের অধ্যয়ন হিসাবে বর্ণনা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, আই. এম. সি বহু বছর ধরে ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে কঠিন ওষুধ গঠনের বালুচর জীবন অধ্যয়নে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে (পিকল এট আল। 1989, হ্যানসেন এবং অন্যান্য। 1990, কনিগবাউয়ার এবং অন্যান্য। 1992)। প্রচলিত বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতির তুলনায় এবং রাসায়নিক মূল্যায়ন কৌশল প্রয়োগের প্রয়োজন ছাড়াই সিমুলেটেড তাক সংরক্ষণের সময় ধীর অবক্ষয় সনাক্ত করার ক্ষমতা আই. এম. সি-র রয়েছে। নিফেডিপিন (ভিভোডা এট আল)-এর মতো ওষুধের প্রায়শই কার্যকরীভাবে গুরুত্বপূর্ণ নিরাকার উপাদান নির্ধারণের জন্য আই. এম. সি একটি দ্রুত, সংবেদনশীল পদ্ধতি। 2011)। শিল্প পলিমারের ধীর পরিবর্তনের হার দ্রুত নির্ধারণের জন্য আই. এম. সি ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, অস্ত্রোপচার প্রতিস্থাপনের জন্য প্রায়শই ব্যবহৃত একটি উপাদানের গামা বিকিরণ জীবাণুমুক্তকরণ-অতি-উচ্চ-আণবিক-ওজনের পলিথিলিন (ইউ. এইচ. এম. ডব্লিউ. পি. ই)-পলিমারে মুক্ত র্যাডিকেল তৈরি করতে পরিচিত। ফলস্বরূপ ধীরে ধীরে জারণ এবং তাক বা ভিভোতে পলিমারের ধীরে ধীরে অবাঞ্ছিত ভঙ্গুরতা হয়। আই. এম. সি জারণ-সম্পর্কিত তাপ সনাক্ত করতে পারে এবং জারণের হার সিএ পরিমাপ করতে পারে। বাতাসে ঘরের তাপমাত্রায় বিকিরণযুক্ত ইউ. এইচ. এম. ডব্লিউ. পি. ই-তে প্রতি বছর 1 শতাংশ (চার্লেবোইস এট আল। 2003)। একটি সম্পর্কিত গবেষণায় সক্রিয়করণ শক্তি তাপমাত্রার একটি সিরিজের পরিমাপ থেকে নির্ধারিত হয়েছিল (হার্ডিসন এট আল। 2003)। আই. এম. সি উল্লেখযোগ্য আগুন বা বিস্ফোরণের ঝুঁকি রয়েছে এমন উপকরণগুলির "পালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা" মূল্যায়নের ক্ষেত্রেও অত্যন্ত কার্যকর। উদাহরণস্বরূপ, এটি কিউমিন হাইড্রোপেরক্সাইডের (সিএইচপি) স্ব-অনুঘটক গতিবিদ্যা নির্ধারণ করতে ব্যবহৃত হয়েছে, একটি মধ্যবর্তী যা রাসায়নিক শিল্পে ব্যবহৃত হয় এবং যার আকস্মিক পচন বেশ কয়েকটি আগুন ও বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। চিত্র। 4 5টি ভিন্ন তাপমাত্রায় (চেন ও অন্যান্য) সি. এইচ. পি-র তাপীয় পচন নথিভুক্ত করার আই. এম. সি-র তথ্য দেখায়। 2008)। জীববিজ্ঞান এবং চিকিৎসা বিপাকবিদ্যা শব্দটি সংস্কৃতিতে কোষ দ্বারা (জীবাণু সহ), টিস্যু নমুনা দ্বারা বা ছোট পুরো জীব দ্বারা তাপ উৎপাদন বা গ্রহণের হার বনাম সময়ের পরিমাণগত পরিমাপের অধ্যয়ন বর্ণনা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। পরবর্তীকালে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, বিপাকবিদ্যা একটি রোগ নির্ণয়ের হাতিয়ার হিসাবে কার্যকর হতে পারে; বিশেষত (ক) প্রদত্ত অবস্থার অধীনে তার তাপ প্রবাহ বনাম সময় স্বাক্ষর থেকে একটি নমুনার প্রকৃতি সনাক্ত করা, বা (খ) এর প্রভাব নির্ধারণ করা। বিপাকীয় প্রক্রিয়া, জৈব বৃদ্ধি বা কার্যকারিতা সম্পর্কিত ফার্মাসিউটিক্যাল যৌগ। বিপাকবিদ্যা বিপাকবিদ্যার সঙ্গে সম্পর্কিত। পরেরটি হল অনন্য রাসায়নিক আঙুলের ছাপগুলির নিয়মতান্ত্রিক অধ্যয়ন যা নির্দিষ্ট কোষীয় প্রক্রিয়াগুলি পিছনে ফেলে যায়; অর্থাৎ। তাদের ছোট-অণু মেটাবোলাইট প্রোফাইলের অধ্যয়ন। যখন আই. এম. সি-কে বিপাক নির্ণয়ের জন্য ব্যবহার করা হয়, তখন অধ্যয়ন করা বিপাকীয় প্রক্রিয়াগুলির পণ্যগুলি পরবর্তীকালে বিপাকবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্য উপলব্ধ হয়। যেহেতু আই. এম. সি বায়োকেমিক্যাল বা তেজস্ক্রিয় মার্কার ব্যবহার করে না, তাই আই. এম. সি-পরবর্তী নমুনাগুলিতে শুধুমাত্র বিপাকীয় পণ্য এবং অবশিষ্ট কালচার মাধ্যম (যদি থাকে) থাকে। যদি বিপাকবিদ্যা এবং বিপাকবিদ্যা একসাথে ব্যবহার করা হয়, তবে তারা ভিট্রোতে সংঘটিত একটি বিপাকীয় প্রক্রিয়ার একটি বিস্তৃত রেকর্ড প্রদান করতে পারেঃ এর হার এবং এনার্জেটিক্স এবং এর বিপাকীয় পণ্য। আই. এম. সি ব্যবহার করে বিপাক নির্ণয়ের জন্য, একটি প্রদত্ত যন্ত্রের সনাক্তকরণ সীমার উপরে তাপ প্রবাহের সংকেত তৈরি করতে অবশ্যই প্রাথমিকভাবে পর্যাপ্ত কোষ, টিস্যু বা জীব থাকতে হবে (বা আই. এম. সি পরিমাপের সময় প্রতিলিপি তৈরি হলে পরে উপস্থিত হতে হবে)। বিপাকীয় বিষয়ের উপর 2002 সালের একটি যুগান্তকারী সাধারণ গবেষণাপত্র একটি চমৎকার দৃষ্টিভঙ্গি প্রদান করে যা থেকে আই. এম. সি বিপাকীয় অধ্যয়ন বিবেচনা করা যায় (গ্রন্থপঞ্জি, ওয়েস্ট, উডরাফ এবং ব্রাউন 2002 দেখুন)। এটি বর্ণনা করে যে বিপাকীয় হারগুলি কীভাবে সম্পর্কিত এবং কীভাবে তারা "অণু এবং মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে শুরু করে কোষ এবং স্তন্যপায়ী প্রাণী" পর্যন্ত সমগ্র পরিসরে স্কেল করে। আই. এম. সি-র জন্য গুরুত্বপূর্ণভাবে, লেখকরা আরও লক্ষ্য করেছেন যে ভিভোতে একটি নির্দিষ্ট ধরনের স্তন্যপায়ী কোষের বিপাকীয় হার প্রাণীর আকার (ভর) বৃদ্ধির সাথে সাথে উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়, দাতা প্রাণীর আকার যখন ভিট্রোতে কালচার করা হয় তখন কোষের বিপাকীয় হারের উপর কোনও প্রভাব ফেলে না। কালচারে কোষ এবং টিস্যু জীববিজ্ঞান স্তন্যপায়ী কোষগুলির বিপাকীয় হার সিএ। 30 × 10 − 12 ডাব্লু/সেল (ফিগস। গ্রন্থপঞ্জিতে 2 এবং 3: ওয়েস্ট, উডরাফ এবং ব্রাউন 2002)। সংজ্ঞা অনুসারে, আই. এম. সি যন্ত্রগুলির সংবেদনশীলতা কমপক্ষে 1 × 10−6 ডাব্লু (অর্থাৎ। 1 মাইক্রোওয়াট)। অতএব, সিএ-এর বিপাকীয় তাপ। 33, 000 কোষ সনাক্তযোগ্য। এই সংবেদনশীলতার উপর ভিত্তি করে, সুইডেনে 1970 এবং 1980-এর দশকে সংস্কৃত স্তন্যপায়ী কোষ বিপাকের একটি বড় সংখ্যক অগ্রগামী গবেষণা করতে আই. এম. সি ব্যবহার করা হয়েছিল। একটি গবেষণাপত্র (মন্টি 1990) 1990 সাল পর্যন্ত কাজের জন্য একটি বিস্তৃত নির্দেশিকা হিসাবে কাজ করে। এতে মানব এরিথ্রোসাইট, প্লেটলেট, লিম্ফোসাইট, লিম্ফোমা কোষ, গ্রানুলোসাইট, অ্যাডিপোসাইট, কঙ্কালের পেশী এবং মায়োকার্ডিয়াল টিস্যু থেকে তাপ প্রবাহের আইএমসি অধ্যয়নের ব্যাখ্যামূলক পাঠ্য এবং 42 টি রেফারেন্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আই. এম. সি-কে কীভাবে এবং কোথায় ক্লিনিকাল ডায়াগনস্টিক পদ্ধতি হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং/অথবা সুস্থ ব্যক্তি এবং বিভিন্ন রোগ বা স্বাস্থ্য সমস্যাযুক্ত ব্যক্তিদের কোষের মধ্যে বিপাকীয় পার্থক্য সম্পর্কে অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করার জন্য অধ্যয়নগুলি করা হয়েছিল। সিএ থেকে উন্নয়ন। আই. এম. সি-তে 2000 (যেমন। ব্যাপকভাবে সমান্তরাল যন্ত্র, বাস্তব-সময়, কম্পিউটার-ভিত্তিক সঞ্চয় এবং তাপ প্রবাহের তথ্য বিশ্লেষণ) সংস্কৃত কোষ জীববিজ্ঞানে আই. এম. সি-র আরও ব্যবহারকে উদ্দীপিত করেছে। উদাহরণস্বরূপ, আই. এম. সি-কে অ্যান্টিজেন-প্ররোচিত লিম্ফোসাইট বিস্তার (মুরিগান্ডে এবং অন্যান্য) মূল্যায়নের জন্য মূল্যায়ন করা হয়েছে। 2009) এবং প্রচলিত অ-অবিচ্ছিন্ন তেজস্ক্রিয় চিহ্নিতকারী পরীক্ষা পদ্ধতি ব্যবহার করে বিস্তারের দিকগুলি প্রকাশ করা হয়নি। টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ক্ষেত্রেও আই. এম. সি প্রয়োগ করা হয়েছে। একটি অধ্যয়ন (সান্টোরো এট আল। 2011) দেখিয়েছে যে আইএমসি বৃদ্ধি পরিমাপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে (অর্থাৎ। টিস্যু ইঞ্জিনিয়ারিং ব্যবহারের জন্য কাটা মানব কনড্রোসাইটের সংস্কৃতিতে বিস্তার) হার। এটি দেখিয়েছে যে আই. এম. সি সম্ভাব্যভাবে বিভিন্ন বৃদ্ধির মাধ্যম গঠনের কার্যকারিতা নির্ধারণ করতে পারে এবং কোনও প্রদত্ত ব্যক্তির দ্বারা দান করা কোষগুলি ইঞ্জিনিয়ারড টিস্যু উৎপাদনের জন্য তাদের ব্যবহার করার কথা বিবেচনা করার জন্য যথেষ্ট দক্ষতার সাথে বৃদ্ধি করা যেতে পারে কিনা তাও নির্ধারণ করতে পারে। অস্ত্রোপচার ইমপ্লান্ট পরিধানের ধ্বংসাবশেষের প্রতি কালচারড ম্যাক্রোফেজের বিপাকীয় প্রতিক্রিয়া পরিমাপ করতেও আই. এম. সি ব্যবহার করা হয়েছে। আই. এম. সি দেখিয়েছে যে একই আকারের কো-অ্যালোয় কণার (চার্লেবোইস ও অন্যান্য) তুলনায় পলিথিলিন-এর মাইক্রোমিটার আকারের পরিসীমা কণার প্রতি প্রতিক্রিয়া আরও শক্তিশালী ছিল। 2002)। একটি সম্পর্কিত গবেষণাপত্রে অস্ত্রোপচার এবং ওষুধে ব্যবহৃত সিন্থেটিক কঠিন উপকরণের ক্ষেত্রে আই. এম. সি প্রয়োগের সাধারণ বিষয় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে (লুইস এবং ড্যানিয়েলস 2003)। কমপক্ষে দুটি গবেষণায় বলা হয়েছে যে টিউমার প্যাথলজিতে আই. এম. সি যথেষ্ট কাজে আসতে পারে। একটি গবেষণায় (বাকম্যান 1990), সাসপেনশনে কালচার করা টি-লিম্ফোমা কোষের তাপ উৎপাদনের হার পরিমাপ করা হয়েছিল। তাপমাত্রা এবং পিএইচ-এর পরিবর্তনগুলি উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্যকে প্ররোচিত করেছিল, তবে আলোড়ন হার এবং কোষের ঘনত্ব তা করেনি। সম্ভাব্য ডায়াগনস্টিক ব্যবহারের আরও সরাসরি অধ্যয়ন (ক্যালারহফ এট আল। 1996) আশাব্যঞ্জক ফলাফল দিয়েছে। অধ্যয়ন করা ইউরো-জেনিটাল টিস্যু বায়োপসি নমুনার জন্য, ফলাফলগুলি দেখায় যে "ম্যালিগন্যান্ট টিস্যুর স্বতন্ত্রভাবে উচ্চতর বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করে মাইক্রোক্যালোরিমেট্রিক পরিমাপ দ্বারা স্বাভাবিক এবং টিউমার টিস্যু নমুনার মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব। উপরন্তু, মাইক্রো ক্যালোরিমেট্রি তাদের হিস্টোলজিকাল গ্রেডিংয়ে টিস্যু নমুনার একটি পার্থক্য এবং শ্রেণিবিন্যাসের অনুমতি দেয়। 2012 সাল পর্যন্ত, আই. এম. সি কালচারড সেল টক্সিকোলজিতে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়নি যদিও এটি 1980-এর দশক থেকে পর্যায়ক্রমে এবং সফলভাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। আই. এম. সি টক্সিকোলজিতে সুবিধাজনক যখন বাস্তব সময়ে কালচারড সেল মেটাবলিজম পর্যবেক্ষণ করা এবং সম্ভবত বিষাক্ত এজেন্টের ঘনত্বের একটি ফাংশন হিসাবে বিপাকীয় পতনের হার পরিমাপ করা কাম্য। প্রাচীনতম প্রতিবেদনগুলির মধ্যে একটি (অ্যানকারস্ট এট আল। 1986) টক্সিকোলজিতে আইএমসি ব্যবহারের একটি গবেষণা ছিল অ্যান্টিসেরাম, মনোক্লোনাল অ্যান্টিবডি এবং প্রভাবক কোষ হিসাবে পেরিফেরাল রক্তের লিম্ফোসাইটের বিভিন্ন সংমিশ্রণের মানব মেলানোমা কোষের বিরুদ্ধে অ্যান্টিবডি-নির্ভর কোষীয় বিষাক্ততার (এডিসিসি) একটি গবেষণা। মেলানোমা কোষের বিপাকীয় তাপ প্রবাহের গতিবিদ্যা বনাম বদ্ধ অ্যাম্পুলে সময় 20 ঘন্টার জন্য পরিমাপ করা হয়েছিল। লেখকরা এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, "মাইক্রো ক্যালোরিমেট্রি একটি সংবেদনশীল এবং সাইটোটক্সিসিটি কাইনেটিক্স বিশ্লেষণের জন্য বিশেষভাবে উপযুক্ত পদ্ধতি"। আই. এম. সি পরিবেশগত বিষবিদ্যায়ও ব্যবহৃত হচ্ছে। একটি প্রাথমিক গবেষণায় (থোরেন 1992) MnO2, TiO2 এবং SiO2 (সিলিকা) কণার অ্যালভিওলার ম্যাক্রোফেজের মনোলেয়ারের বিরুদ্ধে বিষাক্ততা মূল্যায়ন করা হয়েছিল। আই. এম. সি-র ফলাফলগুলি ফ্লুরোসিন এস্টার স্টেনিং এবং মাইক্রোস্কোপিক ইমেজ বিশ্লেষণ দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল-ব্যতীত আই. এম. সি কোয়ার্টজের বিষাক্ত প্রভাবগুলি চিত্র বিশ্লেষণের দ্বারা নির্ণয়যোগ্য ছিল না। এই পরবর্তী পর্যবেক্ষণ-পরিচিত অ্যালভিওলার প্রভাবের সাথে সামঞ্জস্য রেখে-লেখকদের ইঙ্গিত দেয় যে আইএমসি একটি আরও সংবেদনশীল কৌশল ছিল। আরও সম্প্রতি (লিউ এট আল। 2007), আই. এম. সি-কে গতিশীল বিপাকীয় তথ্য প্রদান করতে দেখানো হয়েছে যা পটাসিয়াম ক্রোমেট থেকে সিআর (6)-এর ফাইব্রোব্লাস্টের বিরুদ্ধে বিষাক্ততার মূল্যায়ন করে। চিত্র। 5 সিআর (6)-এর প্রভাব মূল্যায়নের আগে কালচার্ড ফাইব্রোব্লাস্ট থেকে বিপাকীয় তাপ প্রবাহ নির্ধারণের বেসলাইন ফলাফল দেখায়। লেখকরা এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে "মাইক্রোক্যালোরিমেট্রি বিপাকীয় processes.in.living কোষ পরিমাপের জন্য একটি সুবিধাজনক এবং সহজ কৌশল বলে মনে হয়। স্ট্যান্ডার্ড বায়োএসে পদ্ধতির বিপরীতে, এই কৌশলটি জীবন্ত কোষের বিপাকের ক্রমাগত পরিমাপের অনুমতি দেয়। আমরা এভাবে দেখিয়েছি যে সিআর (6) মানব ফাইব্রোব্লাস্টের বিপাকীয় পথ এবং বিশেষ করে গ্লুকোজের ব্যবহারকে ব্যাহত করে। সাধারণ বদ্ধ অ্যাম্পুল আই. এম. সি ব্যবহার করা হয়েছে এবং প্রার্থী অস্ত্রোপচার ইমপ্লান্ট উপকরণগুলির কালচারড কোষের বিষাক্ততা মূল্যায়নের জন্য সমর্থন করা হয়েছে-এবং এইভাবে একটি জৈব সামঞ্জস্যতা স্ক্রীনিং পদ্ধতি হিসাবে কাজ করে। একটি গবেষণায় (জি এট আল। 2000) কালচারে পোর্সিন রেনাল টিউবুলার কোষগুলি পলিমার এবং টাইটানিয়াম ধাতু উভয়ের সংস্পর্শে এসেছিল "মাইক্রোপ্লেট" আকারে যার পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল কয়েক সেমি2। লেখকরা এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে আই. এম. সি. একটি দ্রুত পদ্ধতি, যা পরিচালনা করা সুবিধাজনক এবং ভাল পুনরুত্পাদনযোগ্যতা সহ। বর্তমান পদ্ধতিটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আবদ্ধ কোষগুলির পরিমাণ নির্ধারণের জন্য আরও বেশি সময়সাপেক্ষ আলো এবং ইলেক্ট্রন মাইক্রোস্কোপিক তদন্তগুলিকে প্রতিস্থাপন করতে পারে। আরেকটি ইমপ্লান্ট উপকরণ অধ্যয়নে (ডুস্টমোহাম্মদি এট আল। 2011) দ্রুত বর্ধনশীল ইস্ট কালচার এবং মানব কনড্রোসাইট কালচার উভয়ই ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সিয়াপ্যাটাইট (এইচএ) এবং বায়োঅ্যাকটিভ (ক্যালসিয়ামযুক্ত) সিলিকা গ্লাসের কণার (ডায়াম <50 মাইক্রোমিটার) সংস্পর্শে এসেছিল। কণার ঘনত্ব বৃদ্ধির একটি ফাংশন হিসাবে কাচের কণাগুলি খামিরের বৃদ্ধিকে ধীর বা হ্রাস করে। এইচ. এ কণাগুলির প্রভাব অনেক কম ছিল এবং কখনও একই ঘনত্বে খামিরের বৃদ্ধি সম্পূর্ণরূপে হ্রাস করেনি। কন্ড্রোসাইট বৃদ্ধির উপর উভয় ধরনের কণার প্রভাব নিযুক্ত ঘনত্বে ন্যূনতম ছিল। লেখকরা এই উপসংহারে পৌঁছেছেন যে, "জৈব সক্রিয় কাচ এবং হাইড্রক্সিপাটাইট কণার মতো কণা পদার্থের সাইটোটক্সিসিটি মাইক্রোক্যালোরিমেট্রি পদ্ধতি ব্যবহার করে মূল্যায়ন করা যেতে পারে। এটি জৈব পদার্থের জৈব সামঞ্জস্যতা এবং সাইটোটক্সিসিটির ইন ভিট্রো অধ্যয়নের জন্য একটি আধুনিক পদ্ধতি যা পুরানো প্রচলিত পরীক্ষার পাশাপাশি ব্যবহার করা যেতে পারে। মাইক্রোবায়োলজিতে আই. এম. সি-র ব্যবহার বর্ণনাকারী মাইক্রোবায়োলজি প্রকাশনা 1980-এর দশকে শুরু হয় (জেসপারসন 1982)। যদিও কিছু আই. এম. সি মাইক্রোবায়োলজি গবেষণা ভাইরাসগুলির দিকে পরিচালিত হয়েছে (হেং এট আল। 2005) এবং ছত্রাক (অ্যান্টোসি এট আল। 1997), বেশিরভাগই ব্যাকটেরিয়া নিয়ে উদ্বিগ্ন। একটি সাম্প্রতিক গবেষণাপত্র (ব্রেইস্যান্ট এট আল। 2010) অণুজীববিজ্ঞানে আই. এম. সি বিপাকীয় পদ্ধতির একটি সাধারণ ভূমিকা এবং চিকিৎসা ও পরিবেশগত অণুজীববিজ্ঞানে প্রয়োগের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করে। গবেষণাপত্রে আরও ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে কীভাবে কালচারে ব্যাকটেরিয়ার জন্য তাপ প্রবাহ বনাম সময়ের তথ্য একটি নির্দিষ্ট মাধ্যমের অণুজীবের বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপের ওঠানামা এবং প্রতিলিপির হারের একটি সঠিক অভিব্যক্তি-যেমন তারা সময়ের সাথে ঘটে (চিত্র। 6)। সাধারণভাবে, ব্যাকটেরিয়া স্তন্যপায়ী কোষের আকারের প্রায় 1/10 এবং সম্ভবত 1/10 যতটা বিপাকীয় heat-i.e উৎপাদন করে। সিএ। 3x10 − 12 ডাব্লু/সেল। সুতরাং, স্তন্যপায়ী কোষের তুলনায় (উপরে দেখুন) সিএ। 10x অনেক ব্যাকটেরিয়া-সিএ। 330, 000-সনাক্তযোগ্য তাপ প্রবাহ তৈরি করতে অবশ্যই উপস্থিত থাকতে হবে-অর্থাৎ। 1 মাইক্রোওয়াট। যাইহোক, অনেক ব্যাকটেরিয়া স্তন্যপায়ী কোষের তুলনায় সংস্কৃতিতে আরও দ্রুত মাত্রার ক্রমের প্রতিলিপি তৈরি করে, প্রায়শই কয়েক মিনিটের মধ্যে তাদের সংখ্যা দ্বিগুণ করে (ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি দেখুন)। ফলস্বরূপ, সংস্কৃতিতে প্রাথমিকভাবে অল্প সংখ্যক ব্যাকটেরিয়া এবং প্রাথমিকভাবে আই. এম. সি দ্বারা সনাক্ত করা যায় না দ্রুত একটি সনাক্তযোগ্য সংখ্যা তৈরি করে। উদাহরণস্বরূপ, প্রতি 20 মিনিটে 100টি ব্যাকটেরিয়া দ্বিগুণ হয়ে 4 ঘণ্টারও কম সময়ে 3,30,000 ব্যাকটেরিয়া তৈরি করবে এবং এইভাবে একটি আই. এম. সি-সনাক্তযোগ্য তাপ প্রবাহ তৈরি করবে। ফলস্বরূপ, চিকিৎসা ক্ষেত্রে ব্যাকটেরিয়ার সহজ, দ্রুত সনাক্তকরণের জন্য আইএমসি ব্যবহার করা যেতে পারে। উদাহরণগুলির মধ্যে রয়েছে মানুষের রক্তের প্লেটলেট পণ্যগুলিতে ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণ (ট্রাম্পুজ এট আল। 2007) এবং প্রস্রাব (বনকাট এবং অন্যান্য। 2011) এবং যক্ষ্মার দ্রুত সনাক্তকরণ (ব্রাইস্যান্ট এট আল। 2010, রদ্রিগেজ এবং অন্যান্য। 2011)। চিত্র। 7 একটি কালচার মাধ্যম ধারণকারী একটি বদ্ধ আই. এম. সি অ্যাম্পুলে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়ার প্রাথমিক পরিমাণের ফাংশন হিসাবে যক্ষ্মা ব্যাকটেরিয়া সনাক্তকরণের সময়ের একটি উদাহরণ দেখায়। বদ্ধ অ্যাম্পুলে বৃদ্ধির মাধ্যমের জীবাণুগুলির জন্য, আইএমসি তাপ প্রবাহের তথ্য মৌলিক মাইক্রোবিয়াল বৃদ্ধির পরামিতিগুলি নিবিড়ভাবে অনুমান করতেও ব্যবহার করা যেতে পারে; অর্থাৎ। সর্বাধিক বৃদ্ধির হার এবং সর্বাধিক বৃদ্ধির হার অর্জনের আগে পিছিয়ে পড়া পর্যায়ের সময়কাল। এটি পূর্বে ব্যাখ্যা করা এই পরামিতিগুলির মৌলিক বিশ্লেষণের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ প্রয়োগ (সংক্ষিপ্ত বিবরণ-প্রাপ্ত তথ্য)। দুর্ভাগ্যবশত, আইএমসি সাহিত্যে কিছু প্রকাশিত গবেষণাপত্র রয়েছে যেখানে তাপ প্রবাহের তথ্য এবং বদ্ধ অ্যাম্পুলে মাইক্রোবিয়াল বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্ককে ভুল বোঝানো হয়েছে। যাইহোক, 2013 সালে একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে (ক) আই. এম. সি-র তাপপ্রবাহের তথ্য এবং মাইক্রোবিয়াল বৃদ্ধির মধ্যে সম্পর্কের বিশদ বিবরণ, (খ) গাণিতিক মডেলগুলির নির্বাচন যা মাইক্রোবিয়াল বৃদ্ধির বর্ণনা দেয় এবং (গ) এই মডেলগুলি ব্যবহার করে আই. এম. সি-র তথ্য থেকে মাইক্রোবিয়াল বৃদ্ধির মাপকাঠি নির্ধারণ করা হয়। 2013)। ফার্মাকোডাইনামিক্স আই. এম. সি-র ব্যাকটেরিয়ার বৃদ্ধি সনাক্ত ও পরিমাপ করার ক্ষমতার যৌক্তিক সম্প্রসারণে, ব্যাকটেরিয়া সংস্কৃতিতে অ্যান্টিবায়োটিকের পরিচিত ঘনত্ব যোগ করা যেতে পারে এবং আই. এম. সি-কে তখন কার্যকারিতা ও বৃদ্ধির উপর তাদের প্রভাব পরিমাপ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। বন্ধ অ্যাম্পুল আই. এম. সি সহজেই মৌলিক ফার্মাকোলজিক তথ্য সংগ্রহ করতে পারে-যেমন। একটি নির্দিষ্ট জীবের বৃদ্ধি বন্ধ করার জন্য প্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিকের ন্যূনতম প্রতিরোধমূলক ঘনত্ব (এম. আই. সি)। উপরন্তু এটি একই সঙ্গে গতিশীল বৃদ্ধির মাপকাঠি প্রদান করতে পারে-বিলম্ব সময় এবং সর্বাধিক বৃদ্ধির হার (চিত্র দেখুন। 2, হাওয়েল এবং অন্যান্য। 2011, ব্রাইস্যান্ট এট আল। 2013), যা কর্মের প্রক্রিয়াগুলির মূল্যায়ন করে। ব্যাকটেরিসাইডাল ক্রিয়া (ব্যাকটেরিসাইড দেখুন) অ্যান্টিবায়োটিক ঘনত্ব বৃদ্ধির একটি ফাংশন হিসাবে একটি বর্ধিত বিলম্ব সময় দ্বারা নির্দেশিত হয়, যখন ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক ক্রিয়া (ব্যাকটেরিওস্ট্যাটিক এজেন্ট দেখুন) ঘনত্বের সাথে বৃদ্ধির হার হ্রাস দ্বারা নির্দেশিত হয়। অ্যান্টিবায়োটিক মূল্যায়নের জন্য আইএমসি পদ্ধতিটি বেশ কয়েকটি ধরনের ব্যাকটেরিয়া এবং অ্যান্টিবায়োটিকের জন্য প্রদর্শিত হয়েছে (ভন আহ এট আল। 2009)। ক্লোজড অ্যাম্পুল আইএমসি স্ট্যাফিলোকক্কাস অরিয়াসের (ভন আহ এট আল) মতো ব্যাকটেরিয়ার স্বাভাবিক এবং প্রতিরোধী স্ট্রেনের মধ্যে দ্রুত পার্থক্য করতে পারে। 2008, বালদোনি এবং অন্যান্য। 2009)। ডেন্টাল ইমপ্লান্ট উপকরণ (অ্যাস্টাসভ-ফ্রাউনহোফার এট আল) মেনে চলা মুখের ব্যাকটেরিয়ার কার্যকারিতার উপর জীবাণুনাশকের প্রভাব মূল্যায়ন করতেও আই. এম. সি ব্যবহার করা হয়েছে। 2011)। একটি সম্পর্কিত পূর্ববর্তী গবেষণায়, আই. এম. সি কাচের সাথে ডেন্টাল ব্যাকটেরিয়ার সংযুক্তির তাপ পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়েছিল (হাউজার-গের্সপ্যাক এট আল। 2008)। কয়েক ঘন্টার মধ্যে কালচারে টিউমার কোষের উপর অ্যান্টিটিউমার ওষুধের প্রভাব নির্ধারণের জন্য আই. এম. সি-র অনুরূপ সফল ব্যবহার প্রদর্শিত হয়েছে (স্কন এবং ওয়াডসো 1988)। ক্লোজড-অ্যাম্পুল পদ্ধতির পরিবর্তে, একটি আই. এম. সি সেটআপ ব্যবহার করা হয়েছিল যা নাড়াচাড়া করা নমুনাগুলিতে ড্রাগ ইনজেকশনের অনুমতি দেয়। 2013 সালের হিসাবে, আই. এম. সি মাইক্রোবিয়াল গবেষণার তুলনায় স্তন্যপায়ী কোষের ইন ভিট্রো ফার্মাকোডাইনামিক গবেষণায় কম ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। বহুকোষী জীব জীবিত বহুকোষী জীবের বিপাকীয় গবেষণা করার জন্য আই. এম. সি ব্যবহার করা সম্ভব-যদি তারা আই. এম. সি অ্যাম্পুলে রাখার মতো যথেষ্ট ছোট হয় (ল্যাম্প্রেক্ট ও বেকার 1988)। বায়ুচলাচল চলাচলের সময় পোকামাকড়ের পিউপা বিপাক সম্পর্কে আই. এম. সি গবেষণা করা হয়েছে (হারাক এট আল। 1996) এবং পিউপাল বৃদ্ধির উপর রাসায়নিক এজেন্টের প্রভাব (কুসিক এট আল। 1995)। আই. এম. সি নেমাটোড কৃমি বিপাকের উপর বার্ধক্যের প্রভাব মূল্যায়নেও কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে (ব্রেকম্যান এট আল। 2002)। আই. এম. সি গ্রীষ্মমন্ডলীয় পরজীবী কৃমির উপর ফার্মাসিউটিক্যালসের প্রভাবের ইন ভিট্রো মূল্যায়নের জন্যও অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। 2011-1, মানেক এবং অন্যান্য। 2011-2, কিরচোফার এবং অন্যান্য। 2011)। এই গবেষণার একটি আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল কৃমি ধারণকারী সিল করা অ্যাম্পুলে ফার্মাসিউটিক্যালগুলি প্রবর্তনের জন্য একটি সাধারণ ম্যানুয়াল ইনজেকশন সিস্টেমের ব্যবহার। এছাড়াও, আই. এম. সি শুধুমাত্র ওষুধের কারণে সময়ের সাথে সাথে সাধারণ বিপাকীয় পতনের নথিভুক্ত করে না, তবে কৃমির মোটর ক্রিয়াকলাপের সামগ্রিক ফ্রিকোয়েন্সি এবং সময়ের সাথে সাথে এর প্রশস্ততা হ্রাস যা তাপ প্রবাহের তথ্যের ওঠানামা থেকে প্রতিফলিত হয়। বহুমুখী দক্ষতার কারণে আই. এম. সি উদ্ভিদ ও পরিবেশগত জীববিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর হাতিয়ার হতে পারে। একটি প্রাথমিক অধ্যয়নে (হ্যানসেন এট আল। 1989), লার্চ গাছের ক্লোন টিস্যু নমুনার বিপাকীয় হার পরিমাপ করা হয়েছিল। এই হারটি দীর্ঘমেয়াদী গাছের বৃদ্ধির হারের পূর্বাভাস ছিল, একটি প্রদত্ত গাছের নমুনার জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং বিভিন্ন গাছ থেকে ক্লোনগুলির দীর্ঘমেয়াদী বৃদ্ধির পরিচিত বৈচিত্র্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত বলে দেখা গেছে। ব্যাকটেরিয়াল অক্সালোট্রফিক বিপাক পরিবেশে, বিশেষ করে মাটিতে সাধারণ। অক্সালোট্রফিক ব্যাকটেরিয়া একমাত্র কার্বন এবং শক্তির উৎস হিসাবে অক্সালেট ব্যবহার করতে সক্ষম। ক্লোজড-অ্যাম্পুল আইএমসি একমাত্র কার্বন উৎস হিসাবে পটাসিয়াম অক্সালেটযুক্ত একটি অনুকূলিত মাধ্যম এবং একটি মডেল মাটি (ব্রাভো এট আল) উভয়ের সংস্পর্শে থাকা অক্সালোট্রফিক মাটির ব্যাকটেরিয়ার বিপাক অধ্যয়ন করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। 2011)। একটি অনুকূল মাধ্যম ব্যবহার করে, মাটির ব্যাকটেরিয়ার ছয়টি ভিন্ন প্রজাতির বৃদ্ধি সহজেই পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুনরুত্পাদনযোগ্যভাবে পরিমাণ এবং পার্থক্য করা হয়েছিল। মডেল মাটিতে ব্যাকটেরিয়ার বিপাকীয় তাপ প্রবাহের আই. এম. সি পরিমাপ আরও কঠিন ছিল, তবে ধারণার একটি প্রমাণ প্রদর্শিত হয়েছিল। মুনমিল একটি সাদা, ক্রিমযুক্ত উপাদান যা গুহায় পাওয়া যায়। এটি চুনাপাথর থেকে প্রাপ্ত একটি অ-শক্ত, সূক্ষ্ম স্ফটিকাকার অবক্ষেপ এবং এটি মূলত ক্যালসিয়াম এবং/অথবা ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট দ্বারা গঠিত। এর গঠনে জীবাণু জড়িত থাকতে পারে। চাঁদের দুধের গঠন এবং কাঠামোর স্ট্যান্ডার্ড স্ট্যাটিক কেমিক্যাল এবং মাইক্রোস্কোপিক অ্যাসেস থেকে চাঁদের দুধে মাইক্রোবিয়াল ক্রিয়াকলাপ অনুমান করা কঠিন। এই সমস্যা সমাধানের জন্য ক্লোজড অ্যাম্পুল আই. এম. সি ব্যবহার করা হয়েছে (ব্রেসেন্ট, বিন্ডশেইডলার এবং অন্যান্য। 2011)। তুষার গলে যাওয়া বা বৃষ্টিপাতের কারণে চাঁদের দুধের সংস্পর্শে আনা বিভিন্ন কার্বন উৎসের অনুকরণকারী মিশ্রণ যোগ করার পরে চাঁদের দুধে কেমোহেটেরোট্রফিক মাইক্রোবিয়াল সম্প্রদায়ের বৃদ্ধির হার নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছিল। বিপাকীয় ক্রিয়াকলাপ বেশি ছিল এবং কিছু মাটিতে পাওয়া যায় তার সাথে তুলনীয় ছিল। হ্যারিস ও অন্যান্য। (2012), বিভিন্ন সার ইনপুট ব্যবস্থার অধ্যয়নে দেখা গেছে যে, যখন প্রতি একক মৃত্তিকা মাইক্রোবিয়াল জৈববস্তুপুঞ্জের তাপ উৎপাদন হিসাবে প্রকাশ করা হয়, তখন জৈব সার ব্যবস্থার অধীনে মাইক্রোবিয়াল সম্প্রদায়গুলি অজৈব ব্যবস্থার তুলনায় কম বর্জ্য তাপ উৎপাদন করে। খাদ্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে আই. এম. সি-র বিভিন্ন ব্যবহার দেখা গেছে। একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ (ওয়াডসো এবং গ্যালিন্ডো 2009) উদ্ভিজ্জ কাটা ক্ষতের শ্বাস-প্রশ্বাস, ব্ল্যাঞ্চিং থেকে কোষের মৃত্যু, দুধের গাঁজন, মাইক্রোবায়োলজিকাল স্পয়েলেজ প্রতিরোধ, তাপীয় চিকিত্সা এবং বালুচর জীবন মূল্যায়নের সফল প্রয়োগগুলি নিয়ে আলোচনা করে। আরেকটি প্রকাশনা (গ্যালিন্ডো এট আল। 2005) ন্যূনতম প্রক্রিয়াজাত ফল এবং শাকসব্জির সংরক্ষণের সময় মানের পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ ও পূর্বাভাসের জন্য আই. এম. সি-র সফল ব্যবহার পর্যালোচনা করে। আইএমসি দুধে অরোটিক অ্যাসিডের জন্য এনজাইম্যাটিক পরীক্ষা সম্পাদনেও কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে (আনাস্তাসি এট আল। 2000) এবং ফল, ওয়াইন এবং অন্যান্য পানীয় এবং প্রসাধনী পণ্যগুলিতে ম্যালিক অ্যাসিড (আন্তোনেলি এট আল। 2008)। তাজা কাটা আলুর (রোকুলি এট আল) উপর অ্যান্টি-ব্রাউনিং এজেন্টের কার্যকারিতা মূল্যায়নের জন্যও আইএমসি ব্যবহার করা হয়েছে। 2007)। আইএমসি বার্লি বীজের অঙ্কুরোদগমের তাপকে কতটা প্রভাবিত করে তা মূল্যায়নে কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে-মাল্টেড পানীয় (ডাইমেক এট আল) উৎপাদনে তাদের ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ। 2012)। আরও দেখুন ক্যালোরিমেট্রি কেমিক্যাল থার্মোডাইনামিক্স ডিফারেনশিয়াল স্ক্যানিং ক্যালোরিমেট্রি আইসোথার্মাল টাইট্রেশন ক্যালোরিমেট্রি হার সমীকরণ শোষণ ক্যালোরিমেট্রি তাপীয় বিশ্লেষণ থার্মোইলেক্ট্রিক প্রভাব গ্রন্থপঞ্জি গ্লাসস্টোন এস, লেডলার কেজে, আইরিং এইচ (1941) হার প্রক্রিয়াগুলির তত্ত্বঃ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া, সান্দ্রতা, বিস্তার এবং তড়িৎরাসাযনিক ঘটনার গতিবিদ্যা। ম্যাকগ্রা-হিল (নিউ ইয়র্ক)। 611পি। জনসন এফ. এইচ, আইরিং এইচ, স্টোভার বিজে (1974) জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসায় হার প্রক্রিয়ার তত্ত্ব। উইলি (নিউ ইয়র্ক), 703পি। লাভোসিয়ার এ এবং ল্যাপলেস পিএস (1780) এম 'ইমোয়ার সুর লা চালুর। অ্যাকাডেমি দ্য সায়েন্সেস, প্যারিস। ব্রাউন এমই, এডিটর (1998) খণ্ড। 1 নীতি ও অনুশীলন (691পি। ), হ্যান্ডবুক অফ থার্মাল অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ক্যালোরিমেট্রি-তে। গ্যালাগার পিকে (সিরিজ সম্পাদক)। এলসেভিয়ার (লন্ডন)। ব্রাউন এমই এবং গ্যালাগার পিকে, সম্পাদক (2003) খণ্ড। 2 অজৈব ও বিবিধ পদার্থের প্রয়োগ (905পি। ), হ্যান্ডবুক অফ থার্মাল অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ক্যালোরিমেট্রি-তে। গ্যালাগার পিকে (সিরিজ সম্পাদক)। এলসেভিয়ার (লন্ডন)। চেং এসজেডডি, সম্পাদক (2002) খণ্ড। 3 পলিমার ও প্লাস্টিকের প্রয়োগ (828পি।) হ্যান্ডবুক অফ থার্মাল অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ক্যালোরিমেট্রি। গ্যালাগার পিকে (সিরিজ সম্পাদক)। এলসেভিয়ার (লন্ডন)। কেম্প আরবি, সম্পাদক (1999) খণ্ড। 4 ম্যাক্রোমলিকিউল থেকে মানুষ পর্যন্ত (1032পি। ), হ্যান্ডবুক অফ থার্মাল অ্যানালাইসিস অ্যান্ড ক্যালোরিমেট্রি-তে। গ্যালাগার পিকে (সিরিজ সম্পাদক)। এলসেভিয়ার (লন্ডন)। মাইক্রোক্যালরিমেট্রি সংকলন খণ্ড। 1: প্রোটিন, জীবন ও জৈবিক বিজ্ঞান, ফার্মাসিউটিক্যালস (2009)। টিএ ইন্সট্রুমেন্টস, ইনকর্পোরেটেড (নিউ ক্যাসেল ডিই, ইউএসএ)। মাইক্রোক্যালরিমেট্রি সংকলন খণ্ড। 2: সিমেন্ট, এনার্জেটিক্স, ম্যাটেরিয়াল, অন্যান্য (2009)। টিএ ইন্সট্রুমেন্টস, ইনকর্পোরেটেড (নিউ ক্যাসেল ডিই, ইউএসএ)। তথ্যসূত্র বাইরের লিঙ্ক আইএমসি যন্ত্রপাতি, আনুষঙ্গিক, সরবরাহ এবং সফ্টওয়্যারের জন্য কিছু উৎস ক্যালমেট্রিক্স টিএ যন্ত্রপাতি সেতারাম সিমসেল ফ্লো অ্যাডসর্পশন মাইক্রোক্যালোরিমিটার যন্ত্র কনফিগারেশন মাইক্রোক্যাল লিমিটেড (আর্কাইভকৃত 2005) জৈবিক প্রক্রিয়া ক্যালোরিমেট্রি রাসায়নিক প্রক্রিয়া তাপ স্থানান্তর উপাদান বিজ্ঞান