Acoustic angiography
বৈসাদৃশ্য-বর্ধিত আল্ট্রাসাউন্ডের একটি নির্দিষ্ট শাখা, অ্যাকোস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাফি হল একটি ন্যূনতম আক্রমণাত্মক এবং অ-আয়নাইজিং মেডিকেল ইমেজিং কৌশল যা ভাস্কুলেচার কল্পনা করতে ব্যবহৃত হয়। অ্যাকোস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাফি প্রথম নর্থ ক্যারোলিনা স্টেট ইউনিভার্সিটির ডেটন ল্যাবরেটরি দ্বারা বিকশিত হয়েছিল এবং চৌম্বকীয় অনুরণন অ্যাঞ্জিওগ্রাফি এবং কম্পিউটড টমোগ্রাফি অ্যাঞ্জিওগ্রাফির মতো অ্যাঞ্জিওগ্রাফির সবচেয়ে সাধারণ পদ্ধতির একটি নিরাপদ, বহনযোগ্য এবং সস্তা বিকল্প সরবরাহ করে। যদিও আল্ট্রাসাউন্ড ঐতিহ্যগতভাবে এমআরআই বা সিটি-র উচ্চ রেজোলিউশন প্রদর্শন করে না, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি আল্ট্রাসাউন্ড (এইচএফইউ) কিছু অনুপ্রবেশের গভীরতা ত্যাগ করে তুলনামূলকভাবে উচ্চ রেজোলিউশন অর্জন করে। এইচএফইউ সাধারণত 20 থেকে 100 মেগাহার্টজের মধ্যে তরঙ্গ ব্যবহার করে এবং 3-12 মিমি গভীরতায় 16-80 মাইক্রোমিটার রেজোলিউশন অর্জন করে। যদিও এইচ. এফ. ইউ ত্বকের স্তরে টিউমারের বৃদ্ধির মতো বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ করার জন্য পর্যাপ্ত রেজোলিউশন প্রদর্শন করেছে, তবে রক্তনালীগুলির ইমেজিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় গভীরতা এবং বৈসাদৃশ্যের অভাব রয়েছে। অ্যাকোস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাফি তুলনামূলকভাবে গভীর অনুপ্রবেশ স্তরে রক্তনালীগুলির উচ্চ রেজোলিউশন ভিজ্যুয়ালাইজেশন অর্জনের জন্য একটি দ্বৈত-উপাদান আল্ট্রাসাউন্ড ট্রান্সডিউসার ব্যবহারের সাথে বৈসাদৃশ্য-বর্ধিত আল্ট্রাসাউন্ডকে একত্রিত করে এইচএফইউর দুর্বলতাগুলি অতিক্রম করে। অ্যাকোস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাফি প্রথমে জাহাজগুলিতে কম অনুরণিত ফ্রিকোয়েন্সি সহ বিশেষভাবে ডিজাইন করা মাইক্রোবুবলগুলি ইনজেকশন দিয়ে সঞ্চালিত হয়। এরপরে, মাইক্রোবুবলগুলির অনুরণিত ফ্রিকোয়েন্সিতে নমুনায় আল্ট্রাসাউন্ড তরঙ্গ পাঠাতে ভাল গভীরতার অনুপ্রবেশ সহ একটি নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সডিউসার উপাদান ব্যবহার করা হয়। এটি সাবহার্মোনিক, মৌলিক এবং অতি-হারমোনিক ফ্রিকোয়েন্সিগুলির সমন্বয়ে গঠিত মাইক্রোবুবলগুলি থেকে একটি প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে, পাশাপাশি পার্শ্ববর্তী টিস্যু থেকে শুধুমাত্র মৌলিক এবং দ্বিতীয়-হারমোনিক ফ্রিকোয়েন্সিগুলির সমন্বয়ে একটি প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে। পরিশেষে, উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি সহ একটি উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি ট্রান্সডিউসার সুপার-হারমোনিক ফ্রিকোয়েন্সি পরিমাপ করতে ব্যবহৃত হয়, কার্যকরভাবে মাইক্রোবাবল সংকেত থেকে যে কোনও পটভূমি সংকেত অপসারণ করে এবং জাহাজগুলিকে দৃশ্যমান করার অনুমতি দেয় পটভূমি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি, বা রক্তনালীগুলির পরীক্ষা, গবেষণা এবং ক্লিনিকাল অনুশীলনের অনেক ক্ষেত্রে অপরিহার্য। বিশেষ করে, অ্যাঞ্জিওজেনেসিস পর্যবেক্ষণের জন্য অ্যাঞ্জিওগ্রাফি প্রয়োজন, যা হল নতুন রক্তনালীগুলির বৃদ্ধি এবং বিকাশ। অ্যাঞ্জিওজেনেসিস একটি অপরিহার্য প্রক্রিয়া যা প্রায়শই ভ্রূণ এবং শিশুদের অঙ্গের বৃদ্ধি, প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্ল্যাসেন্টার বিকাশ এবং ক্ষত নিরাময়ে দেখা যায়। যাইহোক, ডায়াবেটিস, এন্ডোমেট্রিওসিস, অটোইমিউন রোগ এবং হাঁপানি সহ কয়েক ডজন ব্যাধিতে অত্যধিক অ্যাঞ্জিওজেনেসিস দেখা গেছে। এই ব্যাধিগুলির অনেকগুলির গবেষণা, নির্ণয় এবং চিকিৎসায় অ্যাঞ্জিওগ্রাফি ব্যবহার করা হয়েছে। সম্ভবত অ্যাঞ্জিওজেনেসিস পর্যবেক্ষণের জন্য অ্যাঞ্জিওগ্রাফির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ হল টিউমারের বৃদ্ধি। টিউমারগুলি বিকাশের একটি অ-অ্যাঞ্জিওজেনিক পর্যায়ে মাস বা এমনকি বছর ধরে থাকতে পারে এবং অ্যাঞ্জিওজেনিক ফেনোটাইপ প্রকাশিত হওয়ার পরেই দ্রুত বৃদ্ধি শুরু করে। এইভাবে, নির্দিষ্ট কিছু ক্যান্সার চিকিৎসার জন্য অ্যাঞ্জিওজেনেসিস একটি লক্ষ্য হয়ে উঠেছে। কিছু থেরাপির লক্ষ্য হল টিউমার অঞ্চলে রক্তনালীগুলির সংগঠিত বিকাশকে উৎসাহিত করা, যা কেমোথেরাপির আরও সমজাতীয় এবং কার্যকর বিতরণের অনুমতি দেয়। অন্যান্য পদ্ধতির লক্ষ্য হল অ্যাঞ্জিওজেনেসিসের শুরু বা অগ্রগতিকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দেওয়া। উভয় ক্ষেত্রেই, এই চিকিৎসা এবং সম্পর্কিত গবেষণার সময় সময়ের সাথে সাথে ইন-ভিভো রক্তনালীগুলির বৃদ্ধি, মন্দা বা আকৃতি পরিমাপের জন্য অ্যাঞ্জিওগ্রাফি অপরিহার্য বর্তমানে, অ্যাঞ্জিওগ্রাফির জন্য ব্যবহৃত সবচেয়ে সাধারণ কৌশলগুলি হল এক্স-রে সিটি এবং এমআরআই। তবে, বিশেষ পরিস্থিতিতে অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করার জন্য আরও অনেক পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়, যেমন রেটিনাল পরীক্ষার সময় অ্যাঞ্জিওগ্রাফি করার জন্য অপটিক্যাল কোহেরেন্স টমোগ্রাফি ব্যবহার করা হয়। এম. আর. আই অ্যাঞ্জিওগ্রাফি বর্তমান অ্যাঞ্জিওগ্রাফিক পদ্ধতির সর্বোচ্চ রেজোলিউশন প্রদান করে এবং প্রায়শই রক্ত প্রবাহের মতো জাহাজগুলির দিকগুলি কল্পনা করার জন্য পালস সিকোয়েন্স পরিবর্তন করে কনট্রাস্ট এজেন্ট ব্যবহার না করেই সঞ্চালিত করা যেতে পারে। অন্যদিকে, এক্স-রে সিটি অ্যাঞ্জিওগ্রাফিতে একটি কনট্রাস্ট এজেন্টের ব্যবহার প্রয়োজন, তবে এখনও তুলনামূলকভাবে উচ্চ রেজোলিউশন বজায় রাখে। এই দুটি কৌশল দ্বারা উত্পাদিত উচ্চ মানের চিত্র সত্ত্বেও, উল্লেখযোগ্য ত্রুটি রয়ে গেছে। উভয়ই তুলনামূলকভাবে ধীর এবং ব্যয়বহুল সরঞ্জামের প্রয়োজন হয়, অন্যদিকে এক্স-রে সিটি রোগীদের সম্ভাব্য ক্ষতিকারক আয়নাইজিং বিকিরণের সংস্পর্শে আনে। সুতরাং, অ্যাঞ্জিওগ্রাফির জন্য এখনও একটি সস্তা, বহনযোগ্য এবং নিরাপদ প্রার্থী প্রয়োজন। অ্যাকোস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাফি এই চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম। মাইক্রোবাবলকে একটি বৈসাদৃশ্য এজেন্ট এবং সংকেত সনাক্তকরণের জন্য একটি দ্বৈত-উপাদান ট্রান্সডিউসার হিসাবে ব্যবহার করে, অ্যাকোস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাফি গভীরতা, জাহাজের বৈসাদৃশ্য এবং রেজোলিউশন অর্জন করে যা অন্যান্য আল্ট্রাসাউন্ড কৌশলগুলির সাথে সম্ভব নয়। আল্ট্রাসাউন্ড কনট্রাস্ট এজেন্ট হল আল্ট্রাসাউন্ড স্ক্যানে ব্যবহৃত কণা যা চিত্রের বৈসাদৃশ্য উন্নত করতে ব্যবহৃত হয়। 1968 সালে ডঃ রেমন্ড গ্রামিয়াক এবং প্রবীণ শাহ আল্ট্রাসাউন্ড কনট্রাস্ট এজেন্টের প্রথম ব্যবহারের কথা জানান, যখন তাঁরা হৃৎপিণ্ডের মহাধমনীতে স্যালাইন ইনজেকশন দেন এবং বর্ধিত বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করেন। তারা অনুমান করেছিলেন যে বৈপরীত্যের বৃদ্ধি "দ্রুত ইনজেকশন হার দ্বারা উত্পাদিত ছোট বুদ্বুদ বা সম্ভবত বৈপরীত্য মাধ্যমের অন্তর্ভুক্ত" এর ফল ছিল। যদিও বেশিরভাগ আল্ট্রাসাউন্ড কনট্রাস্ট এজেন্ট মাইক্রোবুবলের রূপ নেয়, তবে অন্যান্য ধরনের অস্তিত্ব রয়েছে, যেমন পারফ্লোরোকার্বন ন্যানো পার্টিকেলস বা ইকোজেনিক লাইপোসোম। মাইক্রোবুবল কনট্রাস্ট এজেন্টের উপাদানগুলির সাধারণত তিনটি প্রধান উপাদান থাকেঃ অভ্যন্তরীণ গ্যাসঃ মাইক্রোবুবলের অভ্যন্তরে গ্যাস সাধারণত বায়ু বা পারফ্লোরোকার্বন হয়। লিপিড শেলঃ এই শেলটি তার মধ্যে গ্যাসকে আবদ্ধ করতে কাজ করে এবং তাদের হাইড্রোফোবিক বৈশিষ্ট্য লিগ্যান্ডসের কারণে সর্বদা লিপিড দিয়ে তৈরি হয়ঃ সক্রিয়ভাবে লক্ষ্যযুক্ত মাইক্রোবাবলের ক্ষেত্রে, লিগ্যান্ডগুলি লিপিড শেলের বাইরের পৃষ্ঠের সাথে সংযুক্ত থাকে। এই লিগ্যান্ডগুলি শরীরের ঝিল্লি রিসেপ্টরগুলির জন্য নির্দিষ্ট, এবং নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া (যেমন প্রদাহ) বা অঙ্গগুলিকে লক্ষ্য করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। নিষ্ক্রিয় লক্ষ্যযুক্ত মাইক্রোবুবলের ক্ষেত্রে, বাইরের শেলের সাথে কোনও লিগ্যান্ড সংযুক্ত থাকে না এবং পরিবর্তে মাইক্রোবুবলগুলি এন্ডোথেলিয়াম মেনে চলার জন্য পৃষ্ঠের চার্জের মতো বিষয়গুলির উপর নির্ভর করে। বিপরীতে মাইক্রোবুবল দুটি প্রধান কারণে আল্ট্রাসাউন্ডে বৈসাদৃশ্য এজেন্ট হিসাবে কাজ করেঃ শরীরের টিস্যু এবং মাইক্রোবুবলের মধ্যে অ্যাকোস্টিক প্রতিবন্ধকতার বড় পার্থক্য এবং সাধারণত 10 মেগাহার্টজের নিচে অনুরণিত ফ্রিকোয়েন্সি থাকার গুণমান। অ্যাকোস্টিক প্রতিবন্ধকতাগুলিতে বৃহত্তর অসামঞ্জস্যের কারণে, মাইক্রোবুবলগুলি শরীরের আল্ট্রাসাউন্ড তরঙ্গের প্রায় নিখুঁত প্রতিফলক। এটি তাদের অ্যাকোস্টিক তরঙ্গের বিন্দু-উৎস হতে দেয়। উপরন্তু, তাদের অনুরণিত ফ্রিকোয়েন্সিতে, মাইক্রোবুবলগুলির তুলনামূলকভাবে বড়-মাত্রার ব্রডব্যান্ড ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া থাকে, যা আল্ট্রাসাউন্ড ট্রান্সডিউসার দ্বারা নেওয়া হয়। মাইক্রোবুবল সংকেত শনাক্তকরণ ধ্রুপদী বৈসাদৃশ্য-বর্ধিত আল্ট্রাসাউন্ডে, মাইক্রোবুবল দ্বারা প্রতিফলিত সংকেত এবং পার্শ্ববর্তী শরীরের টিস্যু দ্বারা প্রতিফলিত সংকেতকে পৃথক করার জন্য অনেক পদ্ধতি বিদ্যমান। এই পদ্ধতিগুলির বেশিরভাগই মাইক্রোবুবলগুলির সাবহার্মোনিক এবং সুপার হারমোনিক প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করে, পাশাপাশি আল্ট্রাসাউন্ড তরঙ্গগুলিতে মাইক্রোবুবলের অরৈখিক প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করে, আল্ট্রাসাউন্ড তরঙ্গগুলিতে শরীরের টিস্যুগুলির রৈখিক প্রতিক্রিয়ার বিপরীতে। আরও কিছু সাধারণ ফিল্টারিং পদ্ধতি নীচে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। সাবহার্মোনিক ফিল্টারিংঃ এটি সাবহার্মোনিক সংকেত ছাড়া সমস্ত সংকেতকে ফিল্টার করে কাজ করে। যেহেতু টিস্যুতে সাধারণত সাবহার্মোনিক প্রতিক্রিয়া থাকে না, তাই শুধুমাত্র মাইক্রোবুবল সংকেত অবশিষ্ট থাকে। যাইহোক, যেহেতু নিম্ন-ফ্রিকোয়েন্সি সংকেতগুলির জন্য এই ফিল্টারগুলি, আল্ট্রাসাউন্ডে স্থানিক রেজোলিউশন অ্যাকোস্টিক ফ্রিকোয়েন্সির উপর নির্ভরশীল হওয়ায় রেজোলিউশনটি সামান্য অবনমিত হয়। সুপার হারমনিক ফিল্টারিংঃ সাবহারমনিক ফিল্টারিংয়ের মতো, এটি সুপার হারমনিক ফ্রিকোয়েন্সিগুলি ছাড়া সমস্তকে ফিল্টার করে কাজ করে, যা বেশিরভাগই মাইক্রোবাবল দ্বারা নির্গত হয় এবং পার্শ্ববর্তী টিস্যু দ্বারা নয়। সাবহার্মোনিক ফিল্টারিংয়ের বিপরীতে, রেজোলিউশনটি আসলে উন্নত করা হয় কারণ শুধুমাত্র উচ্চ-ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়। যাইহোক, বেশিরভাগ ক্লিনিকাল ট্রান্সডিউসারের এটি সম্পন্ন করতে সক্ষম হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বিস্তৃত ব্যান্ডউইথ নেই। ফেজ ইনভার্সনঃ এই ফিল্টারিং পদ্ধতিটি আল্ট্রাসাউন্ড তরঙ্গের প্রতি মাইক্রোবাবলের বৈশিষ্ট্যগতভাবে অরৈখিক প্রতিক্রিয়া ব্যবহার করে। এখানে, অরৈখিক প্রতিক্রিয়ার অর্থ হল মাইক্রোবুদ্বুদ দ্বারা প্রতিফলিত অ্যাকোস্টিক তরঙ্গের পর্যায় এবং মাত্রার উত্তেজনাপূর্ণ অ্যাকোস্টিক তরঙ্গের পর্যায় এবং মাত্রার সাথে রৈখিক সম্পর্ক নেই। এই পদ্ধতিতে, বিপরীত পর্যায় সহ দুটি ডাল ট্রান্সডিউসার দ্বারা নির্গত হয়। টিস্যুর রৈখিক প্রতিক্রিয়া বিপরীত-পর্যায়ের তরঙ্গগুলির বেশিরভাগ ধ্বংসাত্মক হস্তক্ষেপের কারণ হবে, অন্যদিকে মাইক্রোবুবলগুলির অরৈখিক প্রতিক্রিয়া কিছু সংকেতকে অতিক্রম করার অনুমতি দেবে। একটি দ্বৈত-উপাদান ট্রান্সডিউসার তৈরির সাথে সাথে এই ফিল্টারিং পদ্ধতিগুলি আর গুরুত্বপূর্ণ নয়। এটিই অ্যাকোস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাফিকে আরও সাধারণ বৈসাদৃশ্য-বর্ধিত আল্ট্রাসাউন্ড থেকে আলাদা করে। কম ফ্রিকোয়েন্সিতে কেন্দ্রিক একটি উপাদান মাইক্রোবুবলগুলিকে তাদের অনুরণিত ফ্রিকোয়েন্সিতে উত্তেজিত করতে কাজ করে, অন্যদিকে উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সিতে কেন্দ্রিক একটি উপাদান মাইক্রোবুবলগুলির সুপার হারমোনিক প্রতিক্রিয়া গ্রহণ করে। যেহেতু টিস্যু কম ফ্রিকোয়েন্সি ইনপুট দ্বারা উত্তেজিত হয় এবং উচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি প্রতিক্রিয়া তৈরি করে না, তাই দ্বৈত-উপাদান ট্রান্সডিউসার দ্বারা প্রাপ্ত একমাত্র প্রতিক্রিয়া হল মাইক্রোবাবল থেকে উদ্ভূত। সুতরাং, অর্জিত তথ্য থেকে টিস্যু সংকেত অপসারণের জন্য সামান্য বা কোনও সংকেত প্রক্রিয়াকরণের প্রয়োজন হয় না। যেহেতু অভ্যন্তরীণ উপাদানটি কেবল তখনই গ্রহণ করা হয় যখন বাইরের উপাদানটি কেবল প্রেরণ করা হয়, তাই এই প্রক্রিয়ার দক্ষতা এবং সংবেদনশীলতা অনুকূল করার জন্য বিশেষ উপকরণগুলি বেছে নেওয়া যেতে পারে। লেড জিরকোনেট টাইটেনেট (পিজেডটি) প্রেরণকারী উপাদানের জন্য একটি উপাদান পছন্দ হিসাবে ভাল কাজ করে কারণ এটির একটি উচ্চ সংক্রমণ ধ্রুবক (ডি = 300 x 10-12 মি/ভি) রয়েছে যেখানে পলিভিনাইলিডিন ফ্লোরাইড (পিভিডিএফ) গ্রহণকারী উপাদানের জন্য একটি উপাদান হিসাবে ভাল কাজ করে কারণ এটির একটি উচ্চ গ্রহণকারী ধ্রুবক (জি = 14 x 10-2 ভিএম/এন) রয়েছে। সাধারণত, পিভিডিএফ একটি আল্ট্রাসাউন্ড ট্রান্সডিউসারের জন্য একটি ভাল পছন্দ নয় কারণ এটির তুলনামূলকভাবে দুর্বল প্রেরণ ধ্রুবক রয়েছে, তবে, যেহেতু অ্যাকোস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাফি প্রেরণ এবং গ্রহণকারী উপাদানগুলিকে পৃথক করে, এটি আর কোনও সমস্যা নয়। যেহেতু অ্যাকোস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাফি একটি ফোকাসড আল্ট্রাসাউন্ড প্রোবের বিন্যাসে একটি দ্বৈত-উপাদান অতিস্বনক ট্রান্সডিউসার ব্যবহার করে, তাই আল্ট্রাসাউন্ড কল্পনার অন্যান্য রূপের মতো ট্রান্সডিউসারের একটি অ্যারে তৈরি করা সম্ভব নয়। এইভাবে অ্যাকোস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাফি চিত্রগুলি একাধিক এ-মোড চিত্রের সংমিশ্রণে গঠিত হয় যেখানে প্রতিটি এ-মোড একটি এক-মাত্রিক চিত্র যা ট্রান্সডিউসার থেকে উদ্ভূত একটি ভেক্টর বরাবর অ্যাকোস্টিক সীমানা চিহ্নিত করে। দুই বা ত্রিমাত্রিক চিত্র গঠনের জন্য, ট্রান্সডিউসারের অবস্থান এবং কোণ এবং ফলস্বরূপ এ-মোড চিত্রটি যান্ত্রিকভাবে ম্যানিপুলেট করতে হবে। এই এ-মোড চিত্রগুলি অর্জনের জন্য ব্যবহৃত দুটি সাধারণ কনফিগারেশনের মধ্যে রয়েছে ওয়াবলার কনফিগারেশন এবং যান্ত্রিক সুইপ কনফিগারেশন। ওয়াবলার বিন্যাসে, প্রোবটি একটি সমতলে একটি কেন্দ্রীয় অক্ষের চারপাশে পিছনে পিছনে ঘোরানো হয় যাতে এ-স্ক্যানগুলি রেডিয়াল ওরিয়েন্টেড হয় এবং দেখার ক্ষেত্র বা অঞ্চল যা চিত্রায়িত করা যায় তা একটি শঙ্কু হয়। এটি এ-স্ক্যানগুলির খুব দ্রুত অধিগ্রহণের অনুমতি দেয়, তবে প্রতিবেশী এ-স্ক্যানগুলির প্রতিটি বিন্দুর মধ্যে দূরত্ব গভীরতার সাথে বৃদ্ধি পাওয়ায় এর অসম রেজোলিউশন রয়েছে। রৈখিক সুইপ বিন্যাসে, আল্ট্রাসাউন্ড প্রোব যান্ত্রিকভাবে একটি বাহ্যিক প্রক্রিয়া বা হাত দ্বারা, এ-স্ক্যানের দিকে অর্থোগোনাল দিকে সরানো হয়। এই বিন্যাসটি গভীরতার একটি ফাংশন হিসাবে তুলনামূলকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ রেজোলিউশনের অনুমতি দেয় কারণ প্রতিবেশী এ-স্ক্যানগুলির প্রতিটি বিন্দু সমদূরত্বে থাকে। একবার উপরে বর্ণিত তথ্য সংগ্রহ করা হয়ে গেলে, এটি প্রজেকশন এবং ভলিউমেট্রিক পুনর্গঠন সহ বিভিন্ন ধরনের চিত্র গঠনের জন্য প্রক্রিয়া করা যেতে পারে। আল্ট্রাসাউন্ডে প্রজেকশন প্রজেকশন চিত্রগুলি প্রজেকশন রেডিওগ্রাফির ধারণার অনুরূপ। যাইহোক, একটি নির্দিষ্ট পথ বরাবর এক্স-রে ফোটনের শোষণের মাত্রা প্রক্ষেপ করার পরিবর্তে, আল্ট্রাসাউন্ডে অভিক্ষেপ চিত্রগুলি সাধারণত অ্যাকোস্টিক প্রতিবন্ধকতা এবং টিস্যুতে প্রদত্ত সীমানা বরাবর অবস্থানের অসামঞ্জস্য প্রকাশ করে। সর্বাধিক প্রশস্ততা অভিক্ষেপ সর্বাধিক প্রশস্ততা অভিক্ষেপ বা সর্বাধিক তীব্রতা অভিক্ষেপ একটি চিত্র প্রক্রিয়াকরণ কৌশল যা একটি দ্বিমাত্রিক চিত্রের উপর ত্রিমাত্রিক তথ্য প্রক্ষেপ করতে ব্যবহৃত হয়। এটি একটি মূল্যবান হাতিয়ার কারণ এটি জটিল তথ্যগুলিকে আরও সহজেই বোধগম্য চিত্রগুলিতে গঠন করতে দেয় যার মধ্যে গভীরতার উপলব্ধি অন্তর্ভুক্ত থাকে। আল্ট্রাসাউন্ড ইমেজিং এবং ফটোঅ্যাকুস্টিক ইমেজিংয়ের অনেক রূপে, প্রদত্ত এ-স্ক্যান বরাবর সিগন্যালের সর্বাধিক প্রশস্ততা সেই এ-স্ক্যানের সাথে যুক্ত পিক্সেলের মান হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যেহেতু অ্যাকোস্টিক তরঙ্গ দূরত্ব-নির্ভর অ্যাকোস্টিক অ্যাটেনুয়েশন অনুভব করে, একটি প্রদত্ত এ-স্ক্যান বরাবর একটি প্রদত্ত সংকেতের প্রশস্ততা সেই সংকেত তৈরি করে এমন বস্তুর দূরত্বকেও এনকোড করে। এই সহজ চিত্র পুনর্গঠন কৌশলটি অ্যাকোস্টিক সংকেত থেকে গঠিত সহজেই গঠিত এবং ব্যাখ্যাযোগ্য অভিক্ষেপ চিত্রগুলির অনুমতি দেয়। ভলিউমেট্রিক রেন্ডারিং ভলিউমেট্রিক রেন্ডারিং ভলিউমেট্রিক তথ্যকে প্রজেকশন ইমেজে রূপান্তরিত করে। বেশিরভাগ পদ্ধতি ভক্সেল, ভলিউমেট্রিক পিক্সেল তৈরি করতে নিম্ন মাত্রায় অর্জিত ডেটা ব্যবহার করে, যা একত্রিত হলে 3D চিত্র তৈরি করতে পারে। ভলিউমেট্রিক পুনর্গঠন ভলিউম পুনর্গঠন কৌশলগুলি একাধিক 1ডি বা 2ডি চিত্রকে 3ডি ভলিউমে রূপান্তর করতে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ ভলিউম পুনর্গঠন কৌশলগুলির মধ্যে রয়েছে পিক্সেল-নিকটতম-প্রতিবেশী, ভক্সেল-নিকটতম-প্রতিবেশী, দূরত্ব-ওজনযুক্ত ভক্সেল এবং প্রদত্ত ভক্সেলের মান পরিসংখ্যানগতভাবে অনুমান করতে ব্যবহৃত ফাংশন ভিত্তিক পদ্ধতি। অ্যাপ্লিকেশন যেহেতু অ্যাকোস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাফি বর্তমানে বিকাশের অধীনে রয়েছে, বৈসাদৃশ্য-বর্ধিত আল্ট্রাসাউন্ডের এই নির্দিষ্ট শাখাটি বর্তমানে ক্লিনিকাল সেটিংসে ব্যবহৃত হয় না। অ্যাকোস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাফি ব্যবহার করে পূর্ববর্তী বেশিরভাগ কাজ গবেষণার উদ্দেশ্যে প্রাণী মডেলগুলিতে অ্যাঞ্জিওজেনেসিস অধ্যয়ন করেছে। যদিও এফ. ডি. এ শুধুমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে একটি ক্লিনিকাল অ্যাপ্লিকেশনে বৈসাদৃশ্য-বর্ধিত আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহারের অনুমোদন দিয়েছে, ইকোকার্ডিওগ্রাফি, বিস্তৃত কৌশলটি ইউরোপ এবং এশিয়া জুড়ে বিভিন্ন ক্লিনিকাল অ্যাপ্লিকেশনে দুর্দান্ত সাফল্যের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে। আরও জানতে, বৈসাদৃশ্য বর্ধিত আল্ট্রাসাউন্ডের বর্তমান প্রয়োগগুলি দেখুন। বর্তমানে গবেষণা করা ক্লিনিকাল ব্যবহারগুলি অ্যাকোস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাফির একমাত্র ব্যবহার যা আজ অবধি ক্লিনিকাল সেটিংসে গবেষণা করা হয়েছে মানব স্তন টিস্যুর পেরিফেরাল ভাস্কুলেচারে অ্যাঞ্জিওজেনেসিস। স্তন টিস্যুতে ক্ষত ক্যান্সারযুক্ত কিনা তা নির্ণয়ের সময় স্তন টিস্যুর বায়োপসির প্রয়োজনীয়তা কমাতে অ্যাকোস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাফি ব্যবহার করা যেতে পারে কিনা তা এই গবেষণায় তদন্ত করা হয়েছিল। অ্যাকোস্টিক অ্যাঞ্জিওগ্রাফি ব্যবহার করে, লেখকরা স্তনের পার্শ্ববর্তী ক্ষতগুলির সাথে সম্পর্কিত 3ডি ভলিউমগুলি সংগ্রহ ও পুনর্গঠন করেছেন। এই পুনর্গঠিত ভলিউমগুলি তখন ভাস্কুলার ঘনত্ব এবং টর্টুওসিটির জন্য বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। এই তথ্য রোগ নির্ণয়ের জন্য দরকারী কারণ এটি দেখানো হয়েছে যে যখন এই দুটি কারণ একটি ক্ষতকে ঘিরে ভাস্কুলেচারে বৃদ্ধি পায়, তখন ক্ষতটি ক্যান্সার হওয়ার ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়। তথ্যসূত্র অ্যাকোস্টিক মেডিকেল আল্ট্রাসনোগ্রাফি