Shim (magnetism)
শিম হল একটি যন্ত্র যা চৌম্বক ক্ষেত্রের সমরূপতা সামঞ্জস্য করতে ব্যবহৃত হয়। একটি বৈদ্যুতিন চৌম্বকের মেরু মুখের অবস্থান এবং সমান্তরালতা সামঞ্জস্য করতে ব্যবহৃত বিশুদ্ধ যান্ত্রিক চিম থেকে শিমস তাদের নাম পেয়েছে। একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত তড়িৎ প্রবাহকে পরিবর্তন করে তার সমরূপতা সামঞ্জস্য করতে ব্যবহৃত কয়েলগুলিকে তাদের অনুরূপ কার্যকারিতার কারণে "বৈদ্যুতিক তড়িৎ প্রবাহ সিম" বলা হত। চৌম্বকীয় অনুরণন স্পেকট্রোস্কোপি-তে ব্যবহার এন. এম. আর এবং এম. আর. আই-তে, চুম্বকের কার্যকারিতার আগে তার ক্ষেত্রে অসামঞ্জস্যতা দূর করতে সিমিং ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিকভাবে, একটি এন. এম. আর স্পেকট্রোমিটার বা এম. আর. আই স্ক্যানারের অভ্যন্তরে চৌম্বক ক্ষেত্র যন্ত্রের একটি "আদর্শ" ক্ষেত্রের তুলনায় সমজাতীয় থেকে অনেক দূরে থাকবে। এটি উৎপাদন সহনশীলতা এবং পরিবেশের চৌম্বক ক্ষেত্রের ফল। পরীক্ষা কক্ষের দেয়াল ও মেঝেতে লোহার নির্মাণ চৌম্বকীয় হয়ে যায় এবং স্ক্যানারের ক্ষেত্রকে বিঘ্নিত করে। প্রোব এবং নমুনা বা রোগী সামান্য চৌম্বকীয় হয়ে যায় যখন শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে আনা হয় এবং অতিরিক্ত অসম ক্ষেত্র তৈরি করে। এই অসমরূপতা সংশোধন করার প্রক্রিয়াকে বলা হয় চুম্বককে শিম্মিং করা, প্রোবকে শিম্মিং করা বা নমুনাকে শিম্মিং করা, যা অবশিষ্ট অসমরূপতার অনুমিত উৎসের উপর নির্ভর করে। একটি এম. আর. আই স্ক্যানারে কয়েক লিটার আয়তনের উপর 1 পিপিএম ক্রমের ক্ষেত্রের সমরূপতা প্রয়োজন। উচ্চ-রেজোলিউশন এন. এম. আর স্পেকট্রোস্কোপি কয়েক মিলিলিটারের আয়তনের মধ্যে 1 পিপিবি-র চেয়ে ভাল ক্ষেত্রের সমরূপতা দাবি করে। দুই ধরনের সিমিং রয়েছেঃ অ্যাক্টিভ এবং প্যাসিভ। সক্রিয় সিমিং সামঞ্জস্যযোগ্য বিদ্যুৎ সহ কয়েল ব্যবহার করে। প্যাসিভ সিমিং-এ ভাল চৌম্বকীয় গুণাবলী সহ ইস্পাতের টুকরোগুলি জড়িত। ইস্পাতের টুকরোগুলি স্থায়ী বা অতিপরিবাহী চুম্বকের কাছে স্থাপন করা হয়। এগুলি চৌম্বকীয় হয়ে ওঠে এবং তাদের নিজস্ব চৌম্বক ক্ষেত্র তৈরি করে। উভয় ক্ষেত্রেই, অতিরিক্ত চৌম্বক ক্ষেত্রগুলি (কয়েল বা ইস্পাত দ্বারা উত্পাদিত) অতিপরিবাহী চুম্বকের সামগ্রিক চৌম্বক ক্ষেত্রকে এমনভাবে যুক্ত করে যাতে মোট ক্ষেত্রের সমরূপতা বৃদ্ধি পায়। এম. আর স্পেকট্রোমিটারের কেন্দ্রে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের অসমতা সংজ্ঞায়িত করার বিভিন্ন উপায় রয়েছে। বর্তমানে, মেডিকেল এম. আর স্ক্যানারগুলির জন্য, শিল্প মান হল স্ক্যানারের মাঝখানে বিভিন্ন (বেশিরভাগ ঘনীভূত) ভলিউমের জন্য ক্ষেত্রের ভলিউম রুট গড় বর্গ (ভিআরএমএস) মান পরিমাপ করা। আরও পড়ার তথ্যসূত্র জেরাল্ড এ. পিয়ারসন, একটি এন. এম. আর ম্যাগনেট <আই. ডি1> চৌম্বকীয় যন্ত্র বৈদ্যুতিন চৌম্বকীয়তা পারমাণবিক চৌম্বকীয় অনুরণন