Electrostatic particle accelerator
ইলেকট্রোস্ট্যাটিক কণা অ্যাক্সিলারেটর হল একটি কণা অ্যাক্সিলারেটর যেখানে চার্জ করা কণাগুলি একটি স্থির উচ্চ ভোল্টেজ সম্ভাব্যতা দ্বারা উচ্চ শক্তিতে ত্বরান্বিত হয়। এটি কণা ত্বরকের অন্যান্য প্রধান বিভাগের সাথে বৈপরীত্য, দোলক ক্ষেত্র কণা ত্বরক, যেখানে কণা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র দোলক দ্বারা ত্বরান্বিত হয়। তাদের সহজ নকশার কারণে, ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রকারগুলি ছিল প্রথম কণা ত্বরক। দুটি সর্বাধিক প্রচলিত প্রকার হল 1929 সালে রবার্ট ভ্যান ডি গ্রাফ দ্বারা উদ্ভাবিত ভ্যান ডি গ্রাফ জেনারেটর এবং 1932 সালে জন ককক্রফ্ট এবং আর্নেস্ট ওয়ালটন দ্বারা উদ্ভাবিত ককক্রফ্ট-ওয়ালটন অ্যাক্সিলারেটর। ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক অ্যাক্সিলারেটর দ্বারা উত্পাদিত সর্বাধিক কণা শক্তি সর্বাধিক ভোল্টেজ দ্বারা সীমাবদ্ধ যা মেশিনটি অর্জন করা যেতে পারে। এটি কয়েকটি মেগাভোল্টে নিরোধক ভাঙ্গন দ্বারা সীমাবদ্ধ। দোলক ত্বরকগুলির এই সীমাবদ্ধতা নেই, তাই তারা স্থির তড়িৎযন্ত্রের তুলনায় উচ্চতর কণা শক্তি অর্জন করতে পারে। দোলক ক্ষেত্রের মেশিনের তুলনায় স্থিতিশীল তড়িৎ ত্বরকের সুবিধার মধ্যে রয়েছে কম খরচ, অবিচ্ছিন্ন মরীচি উৎপাদন করার ক্ষমতা এবং উচ্চতর মরীচি স্রোত যা তাদের শিল্পের জন্য দরকারী করে তোলে। এইভাবে, এগুলি প্লাস্টিক সঙ্কুচিত মোড়ানো উৎপাদন, উচ্চ শক্তির এক্স-রে মেশিন, ওষুধে বিকিরণ থেরাপি, রেডিওআইসোটোপ উৎপাদন, অর্ধপরিবাহী উৎপাদনে আয়ন ইমপ্লান্টার এবং জীবাণুমুক্তকরণের মতো শিল্প প্রয়োগের সাথে সর্বাধিক ব্যবহৃত কণা ত্বরক। বিশ্বব্যাপী অনেক বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণার উদ্দেশ্যে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক অ্যাক্সিলারেটর রয়েছে। উচ্চ শক্তির দোলক ক্ষেত্রের ত্বরকগুলি সাধারণত একটি স্থির বিদ্যুত্ যন্ত্রকে তাদের প্রথম পর্যায় হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করে, যাতে কণাগুলিকে মূল ত্বরকের মধ্যে প্রবেশ করানোর জন্য যথেষ্ট উচ্চ গতিতে ত্বরান্বিত করা যায়। ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক অ্যাক্সিলারেটর হল রৈখিক অ্যাক্সিলারেটরের (লিনাক্স) একটি উপসেট। যদিও সমস্ত লিনাক্স একটি সরলরেখায় কণাগুলিকে ত্বরান্বিত করে, তড়িৎস্থায়ী ত্বরকগুলি একটি একক উচ্চ ভোল্টেজ উৎস থেকে একটি নির্দিষ্ট ত্বরণ ক্ষেত্র ব্যবহার করে, অন্যদিকে রেডিওফ্রিক্বেন্সি লিনাক্স ত্বরণকারী ফাঁকগুলির একটি সিরিজ জুড়ে দোলনকারী বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ব্যবহার করে। বিজ্ঞান ও শিল্পে ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক অ্যাক্সিলারেটরের প্রয়োগের বিস্তৃত বিন্যাস রয়েছে। মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে, এগুলি কয়েক শত এম. ই. ভি পর্যন্ত শক্তির উপর গবেষণার জন্য পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের রশ্মি সরবরাহ করতে ব্যবহৃত হয়। শিল্প ও উপকরণ বিজ্ঞানে এগুলি আয়ন স্থাপন এবং আয়ন রশ্মি মিশ্রণ সহ উপকরণ পরিবর্তনের জন্য আয়ন রশ্মি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। রাদারফোর্ড ব্যাকস্কেটারিং স্পেকট্রোমেট্রি (আরবিএস), কণা-প্ররোচিত এক্স-রে নির্গমন (পিআইএক্সই), অ্যাক্সিলারেটর মাস স্পেকট্রোমেট্রি (এএমএস), ইলাস্টিক রিকয়েল সনাক্তকরণ (ইআরডি) এবং অন্যান্য সহ ভারী আয়নগুলির ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক ত্বরণের উপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি উপকরণ বিশ্লেষণ কৌশল রয়েছে। যদিও এই যন্ত্রগুলি প্রাথমিকভাবে পারমাণবিক নিউক্লিয়াসকে ত্বরান্বিত করে, চিকিৎসা যন্ত্রের জীবাণুমুক্তকরণ, এক্স-রে উৎপাদন এবং সিলিকন ওয়েফার উৎপাদন সহ শিল্প উদ্দেশ্যে ইলেকট্রনগুলিকে ত্বরান্বিত করতে বেশ কয়েকটি কম্প্যাক্ট মেশিন ব্যবহার করা হয়। ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক কণা অ্যাক্সিলারেটরের একটি বিশেষ প্রয়োগ হল ধুলো অ্যাক্সিলারেটর যেখানে ন্যানোমিটার থেকে মাইক্রোমিটার আকারের বৈদ্যুতিকভাবে চার্জ করা ধুলো কণাগুলি 100 কিমি/সেকেন্ড গতিতে ত্বরান্বিত হয়। ডাস্ট অ্যাক্সিলারেটরগুলি প্রভাব ক্র্যাটারিং স্টাডি, প্রভাব আয়নীকরণ ডাস্ট ডিটেক্টরগুলির ক্র্যাব্রেশন এবং উল্কা অধ্যয়নের জন্য ব্যবহৃত হয়। লক্ষ লক্ষ ভোল্টের ক্রমানুসারে স্থির সম্ভাব্যতায় রাখা একটি উচ্চ ভোল্টেজ টার্মিনাল ব্যবহার করে, চার্জযুক্ত কণাগুলিকে ত্বরান্বিত করা যেতে পারে। সহজ ভাষায়, একটি ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক জেনারেটর মূলত একটি বিশাল ক্যাপাসিটর (যদিও প্লেটের অভাব রয়েছে)। উচ্চ ভোল্টেজ হয় ককক্রফ্ট অ্যান্ড ওয়ালটন বা ভ্যান ডি গ্রাফের পদ্ধতি ব্যবহার করে অর্জন করা হয়, প্রায়শই এই উদ্ভাবকদের নামে অ্যাক্সিলারেটরগুলির নামকরণ করা হয়। ভ্যান ডি গ্রাফের মূল নকশাটি একটি ধাতব চিরুনি দিয়ে একটি অন্তরক শীট বা বেল্টের উপর ইলেকট্রন স্থাপন করে এবং তারপরে শীটটি শারীরিকভাবে স্থির ইলেকট্রনগুলিকে টার্মিনালে পরিবহন করে। যদিও উচ্চ ভোল্টেজে, টার্মিনালটি একটি কন্ডাক্টর, এবং কন্ডাক্টরের ভিতরে একটি সংশ্লিষ্ট চিরুনি রয়েছে যা শীট থেকে ইলেকট্রনগুলি তুলতে পারে; গাউসের আইনের কারণে, একটি কন্ডাক্টরের ভিতরে কোনও বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র নেই, তাই ইলেকট্রনগুলি ভিতরে আসার পরে প্ল্যাটফর্ম দ্বারা প্রতিহত হয় না। বেল্টটি প্রচলিত পরিবাহক বেল্টের মতো, একটি প্রধান ব্যতিক্রম ছাড়াঃ এটি বিরামবিহীন। সুতরাং, যদি বেল্টটি ভেঙে যায়, তবে বেল্টটি প্রতিস্থাপনের জন্য অ্যাক্সিলারেটরকে অবশ্যই কিছুটা বিচ্ছিন্ন করতে হবে, যা তার ধ্রুবক ঘূর্ণনের কারণে এবং সাধারণত রাবার দিয়ে তৈরি হওয়ার কারণে, বিশেষভাবে অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। বেল্টের ব্যবহারিক অসুবিধা শারীরিকভাবে চার্জ পরিবহনের জন্য একটি ভিন্ন মাধ্যমের দিকে পরিচালিত করেঃ গুলিগুলির একটি শৃঙ্খল। একটি সাধারণ শৃঙ্খলের বিপরীতে, এটি এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে অ-পরিবাহী, কারণ এর নির্মাণে ইনসুলেটর এবং কন্ডাক্টর উভয়ই ব্যবহৃত হয়। এই ধরনের ত্বরকগুলিকে সাধারণত পেলেট্রন বলা হয়। একবার প্ল্যাটফর্মটি উপরের কোনও একটি উপায়ে বৈদ্যুতিকভাবে চার্জ করা গেলে, ধনাত্মক আয়নগুলির কিছু উৎস বিম লাইনের শেষে প্ল্যাটফর্মে স্থাপন করা হয়, যে কারণে এটিকে টার্মিনাল বলা হয়। যাইহোক, যেহেতু আয়ন উৎসটি একটি উচ্চ সম্ভাবনায় রাখা হয়, তাই নিয়ন্ত্রণ বা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সরাসরি আয়ন উৎসটি অ্যাক্সেস করা যায় না। সুতরাং, টার্মিনালের অভ্যন্তরে বিভিন্ন লিভারের সাথে সংযুক্ত প্লাস্টিকের রডগুলির মতো পদ্ধতিগুলি শাখা-প্রশাখা হতে পারে এবং দূর থেকে টগল করা যেতে পারে। ব্যবহারিক সমস্যাগুলি বাদ দিয়ে, যদি প্ল্যাটফর্মটি ধনাত্মকভাবে চার্জ করা হয়, তবে এটি একই বৈদ্যুতিক মেরুকরণের আয়নগুলিকে প্রতিহত করবে, তাদের ত্বরান্বিত করবে। যেহেতু E = qV, যেখানে E হল উদীয়মান শক্তি, q হল আয়নিক চার্জ, এবং V হল টার্মিনাল ভোল্টেজ, এই পদ্ধতিতে ত্বরান্বিত কণাগুলির সর্বাধিক শক্তি কার্যত উচ্চ ভোল্টেজ প্ল্যাটফর্মের স্রাব সীমা দ্বারা সীমাবদ্ধ, পরিবেষ্টিত বায়ুমণ্ডলীয় পরিস্থিতিতে প্রায় 12 এমভি। এই সীমাটি বাড়ানো যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, এইচভি প্ল্যাটফর্মকে একটি অন্তরক গ্যাসের ট্যাঙ্কে বাতাসের চেয়ে বেশি অস্তরক ধ্রুবক সহ রেখে, যেমন এসএফ 6 যার অস্তরক ধ্রুবক বাতাসের প্রায় 2.5 গুণ বেশি। তবে, এমনকি এস. এফ. 6-এর একটি ট্যাঙ্কেও সর্বাধিক অর্জনযোগ্য ভোল্টেজ প্রায় 30 এম. ভি। আরও ভাল অন্তরক শক্তি সহ অন্যান্য গ্যাস থাকতে পারে, তবে এস. এফ. 6 রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় এবং অ-বিষাক্ত। সর্বাধিক ত্বরণ শক্তি আরও বাড়ানোর জন্য, একই উচ্চ ভোল্টেজ দুইবার ব্যবহার করার জন্য টেন্ডেম ধারণাটি উদ্ভাবিত হয়েছিল। প্রচলিতভাবে, ধনাত্মক আধানযুক্ত আয়নগুলি ত্বরান্বিত হয় কারণ এটি পারমাণবিক নিউক্লিয়াসের মেরুকরণ। যাইহোক, যদি কেউ আয়নগুলিকে ত্বরান্বিত করার জন্য একই স্থির বৈদ্যুতিক সম্ভাব্যতা দুবার ব্যবহার করতে চায়, তবে আয়নগুলির চার্জের মেরুকরণ অবশ্যই অ্যানায়ন থেকে ক্যাটায়নে পরিবর্তিত হতে হবে বা তদ্বিপরীত হতে হবে যখন তারা পরিবাহীর ভিতরে থাকে যেখানে তারা কোনও বৈদ্যুতিক শক্তি অনুভব করবে না। এটি একটি শক্তিশালী আয়ন থেকে ইলেকট্রন অপসারণ বা বিচ্ছিন্ন করা সহজ বলে প্রমাণিত হয়। পদার্থের সাথে আয়ন মিথস্ক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে একটি হল ইলেকট্রনগুলির বিনিময়, যা একটি উপায় যা আয়নটি পদার্থের মধ্যে জমা করে শক্তি হারাতে পারে, যা আমাদের স্বজ্ঞাতভাবে একটি কঠিন পদার্থে একটি প্রক্ষেপ্য শট থেকে আশা করা উচিত। যাইহোক, লক্ষ্যটি পাতলা হয়ে যাওয়ার সাথে সাথে বা প্রক্ষেপণটি আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠার সাথে সাথে ফয়েলটিতে জমা হওয়া শক্তির পরিমাণ কমতে থাকে। ট্যান্ডেমগুলি টার্মিনালের বাইরে আয়ন উৎসটি সনাক্ত করে, যার অর্থ হল টার্মিনালটি উচ্চ ভোল্টেজে থাকাকালীন আয়ন উৎসটি অ্যাক্সেস করা উল্লেখযোগ্যভাবে কম কঠিন, বিশেষত যদি টার্মিনালটি একটি গ্যাস ট্যাঙ্কের ভিতরে থাকে। সুতরাং তারপর একটি স্পাটারিং আয়ন উৎস থেকে একটি অ্যানায়ন রশ্মি তুলনামূলকভাবে কম ভোল্টেজ প্ল্যাটফর্ম থেকে উচ্চ ভোল্টেজ টার্মিনালের দিকে ইনজেকশন দেওয়া হয়। টার্মিনালের অভ্যন্তরে, রশ্মিটি একটি পাতলা ফয়েলের (প্রতি বর্গ সেন্টিমিটারে মাইক্রোগ্রামের ক্রমে) উপর প্রভাব ফেলে, প্রায়শই কার্বন বা বেরিলিয়াম, আয়ন রশ্মি থেকে ইলেকট্রনগুলি সরিয়ে দেয় যাতে তারা ক্যাটিয়নে পরিণত হয়। যেহেতু-1-এর বেশি আধানযুক্ত আয়ন তৈরি করা কঠিন, তাই একটি ট্যান্ডেম থেকে উদ্ভূত কণাগুলির শক্তি হল E = (q + 1) V, যেখানে আমরা সেই আয়ন থেকে দ্বিতীয় ত্বরণ সম্ভাব্যতা যোগ করেছি স্ট্রিপার ফয়েল থেকে উদ্ভূত ধনাত্মক আধান অবস্থায় q; আমরা এই বিভিন্ন আধান চিহ্নগুলি একসাথে যোগ করছি কারণ আমরা প্রতিটি পর্যায়ে নিউক্লিয়াসের শক্তি বাড়িয়ে দিচ্ছি। এই অর্থে, আমরা স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি যে একটি ট্যান্ডেম একটি প্রোটন রশ্মির সর্বাধিক শক্তিকে দ্বিগুণ করতে পারে, যার সর্বাধিক চার্জ অবস্থা কেবল + 1, তবে একটি ট্যান্ডেম দ্বারা প্রাপ্ত সুবিধাটি আমরা উচ্চতর ভরের দিকে যাওয়ার সাথে সাথে হ্রাস পাচ্ছে, উদাহরণস্বরূপ, কেউ সহজেই একটি সিলিকন রশ্মির 6 + চার্জ অবস্থা পেতে পারে। প্রতিটি উপাদানকে সহজেই অ্যানায়নে পরিণত করা সম্ভব নয়, তাই হিলিয়ামের চেয়ে ভারী কোনও নিষ্ক্রিয় গ্যাসকে ত্বরান্বিত করা ট্যান্ডেমের পক্ষে খুব বিরল, যদিও KrF− এবং XeF− সফলভাবে তৈরি এবং ত্বরান্বিত করা হয়েছে। অ্যানায়ন পাওয়ার জন্য যৌগ তৈরি করা অস্বাভাবিক কিছু নয়, এবং টি. আই. এইচ. 2 টি. আই. এইচ-হিসাবে বের করা যেতে পারে এবং একটি প্রোটন রশ্মি তৈরি করতে ব্যবহৃত হতে পারে, কারণ এই সাধারণ এবং প্রায়শই দুর্বলভাবে আবদ্ধ রাসায়নিকগুলি টার্মিনাল স্ট্রিপার ফয়েলটিতে ভেঙে যাবে। অ্যানায়ন আয়ন রশ্মি উৎপাদন ট্যান্ডেম অ্যাক্সিলারেটর প্রয়োগের জন্য অধ্যয়নের একটি প্রধান বিষয় ছিল এবং নেতিবাচক আয়ন রান্নার বইয়ে বেশিরভাগ উপাদানের জন্য রেসিপি এবং ফলন খুঁজে পাওয়া যায়। ট্যান্ডেমগুলি টার্মিনাল মোডেও পরিচালিত হতে পারে, যেখানে এগুলি একটি একক-প্রান্তস্থ ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক অ্যাক্সিলারেটরের মতো কাজ করে, যা নোবল গ্যাসের মরীচি তৈরির আরও সাধারণ এবং ব্যবহারিক উপায়। 'ট্যান্ডেম' নামটি একই উচ্চ ভোল্টেজের এই দ্বৈত ব্যবহার থেকে উদ্ভূত হয়েছে, যদিও টার্মিনাল চার্জ করার পদ্ধতির উপর ভিত্তি করে প্রচলিত ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক অ্যাক্সিলারেটরের একই শৈলীতে ট্যান্ডেমগুলির নামকরণ করা যেতে পারে। এমপি ট্যান্ডেম ভ্যান ডি গ্রাফ হল এক ধরনের ট্যান্ডেম অ্যাক্সিলারেটর। এর মধ্যে দশটি 20 শতকে স্থাপন করা হয়েছিল; উত্তর আমেরিকায় ছয়টি এবং ইউরোপে চারটি। জ্যামিতি একটি কৌশল যা ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক অ্যাক্সিলারেটরগুলির সাথে বিবেচনা করতে হবে তা হল সাধারণত ভ্যাকুয়াম বিম লাইনগুলি ইস্পাত দিয়ে তৈরি হয়। তবে, উচ্চ ভোল্টেজ টার্মিনাল থেকে মাটির সাথে ইস্পাতের একটি পরিবাহী পাইপকে খুব ভালভাবে সংযুক্ত করা যায় না। সুতরাং, পাইরেক্সের মতো একটি শক্তিশালী কাচের অনেক রিং এমনভাবে একত্রিত করা হয় যে তাদের ইন্টারফেস একটি ভ্যাকুয়াম সিল, একটি তামার গ্যাসকেটের মতো; একটি একক দীর্ঘ কাচের নল তার নিজের ওজনকে সমর্থন করে ভ্যাকুয়াম বা ফ্র্যাকচারের অধীনে বিস্ফোরিত হতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানের জন্য গুরুত্বপূর্ণভাবে, এই আন্তঃ-ব্যবধান পরিবাহী বলয়গুলি ত্বরণকারী কলাম বরাবর আরও অভিন্ন বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র তৈরি করতে সহায়তা করে। কাচের বলয়ের এই মরীচি লাইনটি কেবল টার্মিনালের উভয় প্রান্তে সংকোচন দ্বারা সমর্থিত। যেহেতু কাচটি অ-পরিবাহী, তাই এটি মাটি থেকে সমর্থন করা যেতে পারে, তবে টার্মিনালের কাছাকাছি এই ধরনের সমর্থনগুলি নকশার উপর নির্ভর করে টার্মিনালের স্রাবকে প্ররোচিত করতে পারে। কখনও কখনও সংকোচন যথেষ্ট হয় না এবং পুরো মরীচি লাইনটি ভেঙে পড়তে পারে এবং ভেঙে পড়তে পারে। এই ধারণাটি ট্যান্ডেমের নকশার জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কারণ তাদের স্বাভাবিকভাবেই দীর্ঘ বিম লাইন রয়েছে এবং বিম লাইনটি অবশ্যই টার্মিনালের মধ্য দিয়ে চলতে হবে। প্রায়শই ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক অ্যাক্সিলারেটরগুলি একটি অনুভূমিক রেখায় সাজানো থাকে। যাইহোক, কিছু ট্যান্ডেমের একটি "ইউ" আকৃতি থাকতে পারে এবং নীতিগতভাবে মরীচিটি টার্মিনালে চৌম্বকীয় দ্বিমেরু দিয়ে যে কোনও দিকে ঘোরানো যেতে পারে। কিছু ইলেকট্রোস্ট্যাটিক অ্যাক্সিলারেটর উল্লম্বভাবে সাজানো থাকে, যেখানে আয়ন উৎস বা "ইউ" আকৃতির উল্লম্ব ট্যান্ডেমের ক্ষেত্রে টার্মিনালটি একটি টাওয়ারের শীর্ষে থাকে। একটি টাওয়ার ব্যবস্থা স্থান বাঁচানোর একটি উপায় হতে পারে এবং কাচের বলয় দিয়ে তৈরি টার্মিনালের সাথে সংযুক্ত মরীচি রেখাটি সংকোচনের প্রাকৃতিক উৎস হিসাবে মাধ্যাকর্ষণের কিছু সুবিধা নিতে পারে। কণা শক্তি একটি একক-প্রান্তস্থ ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক অ্যাক্সিলারেটরে চার্জ করা কণাটি দুটি বিদ্যুদ্বাহকের মধ্যে একক সম্ভাব্য পার্থক্যের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয়, তাই আউটপুট কণা শক্তি ত্বরান্বিত ভোল্টেজ দ্বারা গুণিত কণার চার্জের সমান একটি ট্যান্ডেম অ্যাক্সিলারেটরে কণাটি একই ভোল্টেজ দ্বারা দুবার ত্বরান্বিত হয়, তাই আউটপুট শক্তি হল। যদি আধানটি কুলম্বের প্রচলিত এককে থাকে এবং বিভব ভোল্টে থাকে তবে কণার শক্তি জুলগুলিতে দেওয়া হবে। যাইহোক, যেহেতু প্রাথমিক কণাগুলির চার্জ এত কম (ইলেক্ট্রনের চার্জ 1.6x10 −19 কুলম্ব), তাই জুলের শক্তি খুব কম। যেহেতু সমস্ত প্রাথমিক কণায় চার্জ থাকে যা ইলেকট্রনের উপর প্রাথমিক চার্জের গুণিতক, তাই কুলম্ব, কণা পদার্থবিজ্ঞানীরা কণার শক্তি প্রকাশ করার জন্য একটি ভিন্ন একক ব্যবহার করেন, যা ইলেক্ট্রন ভোল্ট (ই. ভি) গণনা করা সহজ করে তোলে। ইলেকট্রনভোল্ট এক ভোল্টের সম্ভাব্য পার্থক্যের মধ্য দিয়ে যাওয়া 1e লাভের চার্জ সহ একটি কণার শক্তির সমান। উপরের সমীকরণে, যদি প্রাথমিক আধান e-তে পরিমাপ করা হয় এবং ভোল্টে হয়, তবে কণার শক্তি eV-তে দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ, যদি 2e চার্জযুক্ত একটি আলফা কণা এক মিলিয়ন ভোল্ট (1 এমভি) ভোল্টেজের পার্থক্যের মাধ্যমে ত্বরান্বিত হয়, তবে এর শক্তি হবে দুই মিলিয়ন ইলেক্ট্রন ভোল্ট, সংক্ষেপে 2 এমইভি। ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক মেশিনে ত্বরান্বিত ভোল্টেজ 0.1 থেকে 25 এমভি পরিসরে থাকে এবং কণাগুলির উপর চার্জ কয়েকটি প্রাথমিক চার্জ হয়, তাই কণা শক্তি কম এমইভি পরিসরে থাকে। আরও শক্তিশালী ত্বরক গিগা ইলেক্ট্রন ভোল্ট (জিইভি) পরিসরে শক্তি উৎপাদন করতে পারে। তথ্যসূত্র বহিরাগত লিঙ্ক আইএইএ গতিবর্ধক পদার্থবিজ্ঞান পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের ইলেকট্রোস্ট্যাটিক এক্সিলারেটরের ডাটাবেস