Human Research Facility Holter Monitor
হিউম্যান রিসার্চ ফেসিলিটি হোল্টার মনিটর (হোল্টার) একটি ব্যাটারি চালিত, নন-ইনভেসিভ ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি) যন্ত্র যা একটি বর্ধিত সময়ের (24 বা 48 ঘন্টা পর্যন্ত) ক্রু সদস্যদের হৃদস্পন্দন সঠিকভাবে পরিমাপ করে। ইসিজি তথ্য একটি পোর্টেবল কম্পিউটার মেমোরি কার্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডাপ্টার (পিসিএমসিআইএ) কার্ডে সংরক্ষণ করা হয় এবং পর্যবেক্ষণ সম্পূর্ণ হওয়ার পরে বিশ্লেষণের জন্য পৃথিবীর সাথে ডাউনলিংক করা হয়। হিউম্যান রিসার্চ ফেসিলিটি হোল্টার মনিটর (হোল্টার) একটি পরিবর্তিত বাণিজ্যিক অফ-দ্য-শেল্ফ (সিওটিএস) যন্ত্র যা একজন ক্রু-সদস্যের হৃদয়ের বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপকে একটি বর্ধিত সময়ের (24 বা 48 ঘন্টা পর্যন্ত) সঠিকভাবে রেকর্ড করে। এই নন-ইনভেসিভ ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ই. সি. জি) যন্ত্রটি ভবিষ্যতের পরীক্ষাগুলিকে সমর্থন করার জন্য উপলব্ধ। হোল্টার একটি থ্রি-চ্যানেল, সেভেন-লিড ইসিজি যা রেকর্ডিংয়ের দৈর্ঘ্য এবং পছন্দসই নমুনা হারের উপর নির্ভর করে এক, দুই বা তিনটি 9ভি ক্ষারীয় ব্যাটারি দ্বারা চালিত বিভিন্ন কনফিগারেশনে স্থাপন করা যেতে পারে। হল্টারে একটি অপসারণযোগ্য পোর্টেবল কম্পিউটার মেমোরি কার্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাডাপ্টার (পিসিএমসিআইএ) কার্ড রয়েছে যা ডেটা সংরক্ষণ, ব্যক্তিগত কম্পিউটারে ডাউনলোড এবং ডাউনলিঙ্ক করার অনুমতি দেয়। হিউম্যান রিসার্চ ফেসিলিটি হোল্টার মনিটর (হোল্টার) একজন ক্রু সদস্যের হৃদয়ের বৈদ্যুতিক ক্রিয়াকলাপ পরিমাপ করে এবং রেকর্ড করে। হল্টার একটি ব্যাটারি চালিত ডিজিটাল রেকর্ডার যা 24 বা 48 ঘন্টা পর্যন্ত ক্রমাগত ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (ইসিজি) ডেটা রেকর্ড করতে সক্ষম। আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশনে বর্তমানে ব্যবহৃত হোল্টারটি ওয়াশিংটনের ইসাকুয়ার স্পেসল্যাবস হেলথকেয়ার, ইনকর্পোরেটেড দ্বারা নির্মিত। হোল্টার 128 বা 256 হার্জ-এর নমুনা হারে 0 থেকে 240 বিট প্রতি মিনিট (বিপিএম) পর্যন্ত হৃদস্পন্দন পরিমাপ করে। এটি-2.5 থেকে + 2.5 এমভি (স্বাভাবিক মোড) এবং-5 থেকে + 5 এমভি (অর্ধ-লাভ মোড) পর্যন্ত ইসিজি সংকেতগুলি 128 হার্জ বা 256 হার্জ-এর নমুনা হারে পূর্ণ পরিসরের +/- 2 শতাংশ নির্ভুলতার সাথে পরিমাপ করে। অপারেশন হিউম্যান রিসার্চ ফেসিলিটি (এইচ. আর. এফ) হোল্টার আনুষঙ্গিক কিট উৎক্ষেপণ এবং অবতরণের সময় সংরক্ষণ করা হয়। হোল্টার ব্যবহার করার আগে, ক্রু-সদস্য স্টোয়েজ থেকে এইচ. আর. এফ হোল্টার আনুষঙ্গিক কিট নেন, ইলেক্ট্রোড সাইটগুলি শেভ করার জন্য রেজার ব্যবহার করেন, বায়োসাইড ওয়াইপ দিয়ে এলাকাটি পরিষ্কার করেন এবং প্ল্যাকার্ডে চিত্রিত কনফিগারেশনে বুকে ইলেক্ট্রোড প্যাড প্রয়োগ করেন। ক্রু-সদস্য তারপর হার্ডওয়্যারটি দান করে, মূল ইউনিটের সাথে হোল্টার জোতা সংযুক্ত করে এবং হার্ডওয়্যারটি সক্রিয় করে। রেকর্ডিং সময়কালের শেষে, ক্রু-সদস্য নিষ্ক্রিয় করে, ডফ করে এবং হার্ডওয়্যারটি সংরক্ষণ করে। ডেটা ডাউনলোডের জন্য, ক্রু-সদস্য মূল ইউনিট থেকে হার্ড ডিস্ক কার্ডের সমাবেশটি সরিয়ে দেয়, কার্ডটি এইচআরএফ পার্সোনাল কম্পিউটারে (পিসি) প্লাগ করে এবং এইচআরএফ পিসিতে ডেটা ডাউনলোড করে। হোল্টার তথ্যের ডাউনলোড লিঙ্ক এইচ. আর. এফ র্যাক কার্যক্রমের অংশ হিসাবে সম্পন্ন করা হয়। আরও দেখুন আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন কিবো (আইএসএস মডিউল) আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন পরীক্ষায় আইএসএস রেফারেন্স বিজ্ঞান সুবিধার উপর বৈজ্ঞানিক গবেষণা