positive: 如果这两个都烧了,必然还会烧掉其他一堆东西,3842的8pin没有5v参考电压,说明处于保护状态,仔细检查6pin到mos的G之间的元件,特别是用来保护的15v稳压管是否击穿,检查mos 源极外接的小值采样电阻是否烧断。检查7脚跟母线连接的启动电阻是否正常,一般为150K,如果这个电阻正常,7脚会有12V左右的电压,或者是在10V到16V之间跳动<br>如果7脚正常8脚应该有5V输出,4脚应该有锯齿波,根据电路情况,频率一般为50K到100K,4脚的电压忘了多少V了<br>检查MOS管第三脚的限流取样电阻是否正常,这个电阻一般为零点几欧<br>3脚应该低于1V,6脚就会有方波输出,电压10V以上,具体由7脚电压决定,但最高不会超过18V<br>6脚到mos管G极之间有个电阻,一般几欧到20欧左右<br>如果以上几条都符合,6脚没有方波输出,可以判断3842坏了<br>如果输出电压是跳动的,检查变压器反馈绕如到7脚的二极管,还有就是7脚上的电容,一般为47uF到100uF,如果是4747uF换成100uF试试<br>不能用万用表去检查,因为它输出的高频脉动直流电压,只能用示波器查看它的输出波形与峰值电压,你说输出的15电压很难断定它是否正常,有时芯片损坏时也有可能输出的不是脉动电压,而是纯粹的直流电压,一旦上电,就会烧毁场效应管!<br>8脚是5V基准脚,输出0.9V很有可能是片子坏了或者还没有正常工作(电压没有达到启动电压),用光耦隔离反馈其实可以不经过误差放大器而直接接到1脚的,只要选好光耦的静态工作点(把If设置好)。另外,注意你加的电流取样电阻有没有问题。就这些,还有就是建议用UC3843的隔离反激电路(只是比3842供电电压低)。有问题再问,望采纳!<br>以UC3842举例说明:<br>UC3842 采用固定工作频率脉冲宽度可控调制方式,共有8 个引脚,各脚功能如下:<br>① 脚是误差放大器的输出端,外接阻容元件用于改善误差放大器的增益和频率特性;<br>② 脚是反馈电压输入端,此脚电压与误差放大器同相端的2.5V 基准电压进行比较,产生误差电压,从而控制脉冲宽度;<br>③ 脚为电流检测输入端, 当检测电压超过1V时缩小脉冲宽度使电源处于间歇工作状态;<br>④ 脚为定时端,内部振荡器的工作频率由外接的阻容时间常数决定,f=1.72/(RT×CT);<
negative: GB/T4774-2004《分离机械名词术语》CB 966-1980 HL型潜艇过滤器CJ/T 3068-1997 高分子烧结微孔管式过滤器CNS 10800-1984 汽车汽油引擎用燃料过滤器试验方法CNS 13277-1993 蒸馏燃油低温过滤阻塞点试验法CNS 14193-1998 血液 透析器、血液过滤器、血液浓缩器CNS 14194-1998 血液透析器、血液过滤器、血液浓缩器之体外回路管CNS 14775-2003 医用面罩材料细菌过滤效率试验法─使用 金黄色葡萄球菌生物气雾CNS 5396-1980 液压用过滤器CNS 5397-1980 液压用过滤器检验法CNS 7869-1981 通风用过滤器DL/T 581-1995 凝汽器胶球清洗装置和循环水二次过滤装置EJ 915-1994 核级亚高效空气粒子过滤器EJ 916-1994 核级中效空气粒子过滤器EJ/T 369-1989 耐火高效空气过滤纸技术条件EJ/T 397-1989 三十万千瓦压水堆核电厂一回路 辅助系统过滤器滤芯制造验收技术条件GA 209-1999 消防过滤式自救 呼吸器GA 658.9-2006 互联网公共上网服务场所信息安全管理系统信息代码 第9部分:过滤规则代码GA 659.9-2006 互联网公共上网服务场所信息安全管理系统数据交换格式 第9部分:过滤策略基本数据交换格式GA/T 698-2007 信息安全技术信息过滤产品安全功能要求GB 18458.1-2001 专用输液器第1部分:一次性使用精密过滤输液器GB 2626-2006 呼吸防护用品--自吸过滤式防颗粒物呼吸器GB 2890-1995 过滤式防毒面具通用技术条件GB 2890-2009 呼吸防护自吸过滤式防毒面具GB 8159-1987 矿用 一氧化碳过滤式 自救器GB/T 11415-1989 实验室 烧结(多孔)过滤器孔径、分级和牌号GB/T 13080.2-2005 饲料添加剂蛋氨酸铁(铜、锰、锌)螯合率的测定 凝胶过滤色谱法GB/T 13922.3-1992 水处理设备性能试验过滤设备GB/T 14519-1993 塑料在玻璃板过滤后的日光下间接曝露试验方法GB/T 17486-2006 液压过滤器压降流量特性的评定GB/T 17939-2008 核级 高效空气过滤器GB/T 18019-1999 信息