positive: 您好,黄斑变性属于多种情况导致的眼底病变,如炎症或者血管疾病等,一般陈旧性的属于病变静止阶段,很少复发或者活动。也不会影响另一只眼睛的。建议注意定期检查一下眼底情况,如果自觉不适或者出现视物变形症状要及时就诊。
negative: 工作区域 温度/ 相对湿度/% 换气次数/(次/h) 去污区 16~21 30~60 10 检查包装及灭菌区 20~23 30~60 10 无菌物品存放区 低于24 低于70 4~10 工作区域照明要求工作面/功能 最低照度1X 平气照度1X 最高照度1X 普通检查 500 750 1000 精细检查 1000 1500 2000 清洗池 500 750 1000 普通工作区域 200 300 500 无菌物品存放区域 200 300 500 7.2.7 工作区域中化学物质浓度应符合GBZ 2.1 的要求。 7.2.8 工作区域设计与材料要求,应符合以下要求: d)检查包装及灭菌区设专用洁具间的应采用封闭式设计。e)工作区域的天花板、墙壁应无裂隙,不落尘,便于清洗和消毒;地面与墙面踢脚及 所有阴角均应为弧形设计;电源插座应采用防水安全型;地面应防滑、易清洗、耐腐蚀;地 漏应采用防返溢式;污水应集中至医院污水处理系统。 7.3 采用院外服务的要求 采用其他医院或消毒服务机构提供消毒灭菌服务的医院,应分别设污染器械收集暂存间 及灭菌物品交接发放间。两房间应互不交叉、相对独立。 设备设施8.1 清洗消毒设备及设施:医院应根据CSSD 的规模、任务及工作量,合理配置清洗消毒设 备及配套设施。设备设施应符合国家相关规定。 应配有污物回收器具、分类台、手工清洗池、压力水枪、压力气枪、超声清洗装置、干 燥设备及相应清洗用品等。 应配备机械清洗消毒设备。 8.2 检查、包装设备:应配有器械检查台、包装台、器械柜、敷料柜、包装材料切割机、医 用热封机、清洁物品装载设备及带光源放大镜、压力气枪、绝缘检测仪等。 8.3 灭菌设备及设施:应配有压力蒸汽灭菌器、无菌物品装、卸载设备等。根据需要配备灭 菌蒸汽发生器、干热灭菌和低温灭菌及相应的监测设备。各类灭菌设备应符合国家相关标准, 井设有配套的辅助设备。 8.4 应配有水处理设备。 8.5 储存、发放设施;应配备无菌物品存放设施及运送器具等。 8.6 宜在环氧乙烷、过氧化氢低温等离子、低温甲醛蒸汽灭菌等工作区域配置相应环境有害 气体浓度超标报警器。 8.7 防护用品:根据工作岗位的不同需要,应配备相应的个人防护用品,包括圆帽、口罩、 隔离衣或防水围裙、手套、专用鞋、护目镜、面罩等。去污区应配置洗眼装置。 耗材要求9.1 医用清洗剂:应符合国家相关标准和规定。根据器械的材质、污染物种类,选择适宜的 清洗剂,使用遵循厂家产品说明书。 9.2 碱性清洗剂:PH>7.5 ,对各种有机物有较好的去除作用,对金属腐蚀性小,不会加快 返锈的现象。 9.3 中性清洗剂:pH 6.5~7.5,对金属无腐蚀。 9.4 酸性清洗剂:PH