positive: 男性不育的特征主要是在女方完全正常的情况下,夫妻双方正常性生活两年仍旧不孕。男性在检查精液常规的时候发现异常。男性不育在目前来说有增加的趋势,越来越多的男性在患病,与生活压力有关,也与环境及其他的因素有关。患病后对男性的伤害是很大的,影响正常的工作和生活。<br>专题视频<br>许勇副主任医师泌尿外科<br>北京301医院三级甲等<br>推荐医生<br>孟玲副主任医师<br>泰山医学院附属医院<br>专题介绍<br>相关视频换一换
negative: 原理 电子天平,用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。在2009年前不能做到很高精度;电容式传感器称量速度快,性抹狼格价比较高,但也不能达到很高精度;采用电磁平衡传感器的电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。 分类 一、电子天平及其分类按电子天平的精度可分为以下几类:1、超微量电子天平:超微量天平的最大称量是2至5g,其标尺分度值小于(最大)称量的10-6,如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平。2、微量天平:微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。3、半微量天平:半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE50型电子天碑耻平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。4、常量电子天平:此种天平的最大称量一般在100至200g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。5、分析天平:其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。6、 精密电子天平:这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。 校准 关于电子天平的校正方法(使用前一定要仔细阅读说明书),在检定(测试)中我们发现,对天平进行首次计量测试时误差较大壳员悼,享格壳究其原因,相当一部分仪器,在较长的时间间隔内未进行校准,而且认为天平显示零位便可直接称量。(需要指出的是,电子天平开机显示零点,不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准,只能说明天平零位稳定性合格。因为衡量一台天平合格与否,还需综合考虑其它技术指标的符合性)。因存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得精确测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。校准方法分为内校准和外校准两种。德国生产的赛多利斯,瑞士产的梅特勒,上海产的“JA”等系列电子天平均有校准装置。如果使用前不仔细阅读说明书很容易忽略“校准”操作,造成较大称量误差。下面以上海跨炼享舟天平仪器厂JA1203型电子天平为例说明如何对天平