positive: 性不孕不育症状,具体有以下几点:<br>1.精液增多和精液减少:一般正常一次性排出的精液量为2~6毫升,少于1.5毫升为精液减少症,多于6毫升为精液增多症,精液增多不等于精子增多。<br>2.血精:精液中混有血液,重症肉眼可见精液有血,称为“肉眼血精”;轻症肉眼不见,但借助显微镜可见红细胞,称为“镜下血精”。<br>3.精液不液化:男人不孕不育症状表现在一般正常的精液呈均匀流动液体,如果离体精液在室温下(22~25摄氏度)60分钟仍不液化或仍含有液化的凝集块,称为“精液不液化症”,则影响精子的凝集或制动,减缓或抑制精子正常运动。<br>4.白浊:指男性尿液中混夹精液,或排尿后有精液状浊物<br>5.精索静脉曲张:男人不孕的症状精索静脉曲张是指精索的蔓状静脉丛扩张,它会使睾丸的血液回流受阻,温度上升,代谢紊乱,加上有害物质不能及时排出,使睾丸生精障碍,造成少精、精子畸形及活力下降引起不育。<br>6.性功能障碍:男人不孕不育症状包括勃起功能障碍、早泄、性欲减退及射精障碍等,是导致不育的重要原因。勃起功能障碍是指阴茎不举或不坚,不能插入阴道完成夫妻生活。而不射精或逆行射精,是纵使夫妻生活却没有足够的精液进入阴道,不能实现精卵相遇并结合。<br>男性不孕不育症状有很多,建议去正规医院检查就诊,祝你健康!
negative: 原理 电子天平,用于称量物体质量。电子天平一般采用应变式传感器、电容式传感器、电磁平衡式传感器。应变式传感器,结构简单、造价低,但精度有限。在2009年前不能做到很高精度;电容式传感器称量速度快,性抹狼格价比较高,但也不能达到很高精度;采用电磁平衡传感器的电子天平。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置。 分类 一、电子天平及其分类按电子天平的精度可分为以下几类:1、超微量电子天平:超微量天平的最大称量是2至5g,其标尺分度值小于(最大)称量的10-6,如Mettler的UMT2型电子天平等属于超微量电子天平。2、微量天平:微量天平的称量一般在3至50g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AT21型电子天平以及Sartoruis的S4型电子天平。3、半微量天平:半微量天平的称量一般在20至100g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE50型电子天碑耻平和Sartoruis的M25D型电子天平等均属于此类。4、常量电子天平:此种天平的最大称量一般在100至200g,其分度值小于(最大)称量的10-5,如Mettler的AE200型电子天平和Sartoruis的A120S、A200S型电子天平均属于常量电子天平。5、分析天平:其实电子分析天平,是常量天平、半微量天平、微量天平和超微量天平的总称。6、 精密电子天平:这类电子天平是准确度级别为Ⅱ级的电子天平的统称。 校准 关于电子天平的校正方法(使用前一定要仔细阅读说明书),在检定(测试)中我们发现,对天平进行首次计量测试时误差较大壳员悼,享格壳究其原因,相当一部分仪器,在较长的时间间隔内未进行校准,而且认为天平显示零位便可直接称量。(需要指出的是,电子天平开机显示零点,不能说明天平称量的数据准确度符合测试标准,只能说明天平零位稳定性合格。因为衡量一台天平合格与否,还需综合考虑其它技术指标的符合性)。因存放时间较长,位置移动,环境变化或为获得精确测量,天平在使用前一般都应进行校准操作。校准方法分为内校准和外校准两种。德国生产的赛多利斯,瑞士产的梅特勒,上海产的“JA”等系列电子天平均有校准装置。如果使用前不仔细阅读说明书很容易忽略“校准”操作,造成较大称量误差。下面以上海跨炼享舟天平仪器厂JA1203型电子天平为例说明如何对天平