positive: 请勿拆卸,修理或改装设备。当探头镜头变脏时,请用柔软的干布或棉签轻轻擦拭。 请勿用纸巾或纸巾擦拭探头镜头。 有关详细资料,请参见第4.3节。如果存放和要测量的地方之间存在温差,请将其放在要使用它的房间中超过30分钟,以使其首先达到室温。测量。<br>1.Overview<br>2。 制备<br>2.1撕下绝缘胶带<br>首次使用本机时,将绝缘胶带从电池盒中拉出。<br>打开本机,室温1分钟后<br>出现在显示屏上。<br>备注:<br>•即使关闭本机,室温仍会显示在显示屏上。<br>•将本机放置在室温下的水平表面上(避免阳光直射或空调等)。<br>2.2在°C和°F之间切换<br>默认将单位设置为°C。<br>显示室温时,按住开始按钮。按住它的同时,按住ON / MEM按钮,直到°F出现两次哔哔声在显示屏上。<br>备注:<br>•要再次选择°C模式,请从步骤1开始。<br>•当单位在°C和°F之间切换时,将删除存储器中存储的所有读数。<br>2。 制备<br>2.3设置蜂鸣器<br>蜂鸣器默认情况下处于激活状态,但可以禁用。<br>请注意:蜂鸣器仅在额头测量模式下可用。<br>按ON / MEM按钮打开本机。按住ON / MEM按钮3秒钟。<br>”蜂鸣器”图标在显示屏上闪烁。<br>3.释放ON / MEM按钮。<br>”蜂鸣器”图标保持点亮,并且蜂鸣器被禁用。<br>备注:<br>•如果在“”之后按下ON / MEM按钮5秒钟以上蜂鸣器”图标开始闪烁,本机在不关闭蜂鸣器的情况下关闭。•要再次激活蜂鸣器,请从步骤1开始。<br>3.使用本机<br>3.1阅读<br>额头测量模式<br>此模式显示测得的前额温度的口腔等效值。<br>始终确保探头透镜清洁无损,并且额头清洁无汗,无化妆品,无疤痕等。<br>在测量之前,请确保患者在最近30分钟内没有洗澡或运动,并且在稳定的环境中停留了至少5分钟。 建议进行三次测量。 如果三个测量值不同,请选择最高温度。<br>拉下探针镜盖以将其取下。按ON / MEM按钮。<br>所有指示灯在显示屏上显示1秒钟。 然后,最右边显示的显示屏将出现两声蜂鸣。<br>3.握住带有探测镜的装置,使其距前额中心1厘米至3厘米。<br>备注:<br>手持设备太长时间可能会导致探头的环境温度读数更高。 这可能会使体温测量值低于正常水平。测量期间保持
negative: 品牌: 欧姆龙<br>产品名称: 微型功率继电器<br>型号: MY2N AC12<br>构造:插座端子。<br>动作指示机构:动作指示灯内置型。<br>接点的极数:2极。<br>操作线圈电压:AC12V。<br>用继电器畅销的MY新增了回路检查用带闭锁摆杆型系列。<br>无铅,更环保。<br>取得VDE标准(德国)认证。<br>通过对AC/DC线圈胶带颜色的改变,大大提高了 AC/DC规格的识别性。<br>新增便于检查回路的带闭锁摆杆型MY(S)。<br>本体: W金属安装支架型快接端子(双接点)。<br>接点构成:4a。<br>大容量、高电压开关的多极功率继电器,性能接近接触器。<br>高容量电阻、感性负载的特长毋庸置疑,在电机控制方面发挥强大威力欧姆龙MY2N AC12。<br>即使电压瞬时下降,额定电压的50%,也不会发生接点振荡。<br>线圈和接点间高耐压性能,异极接点之间的耐电压也达到4kV以上MY2N AC12<br>全采用通过UL94V-0认证合格的阻燃缘材料。<br>标准产品取得UL、CSA标准的认证。<br>接点间隙为3mm以上(两侧)。种类:螺钉端子用。<br>分类:继电器本体。<br>极数:4极。<br>构造:接点构成。<br>继电器本体:4A欧姆龙MY2N AC12。<br>额定电压:DC12V、DC24V。<br>可接通、开关AC440V 40A的多极功率继电器。<br>可媲美接触器功能。<br>能实现1极40A的电流通断。<br>4极并联连接时的大通电容量为160A。<br>使用材料全部符合RoHS指令。<br>采用继电器本体与辅助接点模块的组合,已获得EN60947-4-1对称触点机构的认证欧姆龙MY2N AC12。