Termometer air raksa
Air raksa akan membeku pada suhu -38.83 °C (-37.89 °F) dan hanya dapat digunakan pada suhu di atasnya. Air raksa, tidak seperti air, tidak mengembang saat membeku sehingga tidak memecahkan tabung kaca, membuatnya sulit diamati ketika membeku. Jika termometer mengandung nitrogen, gas mungkin mengalir turun ke dalam kolom dan terjebak di sana ketika temperatur naik. Jika ini terjadi termometer tidak dapat digunakan hingga kembali ke kondisi awal. Untuk menghindarinya, termometer air raksa sebaiknya dimasukkan ke dalam tempat yang hangat saat temperatur di bawah -37 °C (-34.6 °F). Pada area di mana suhu maksimum tidak diharapkan naik di atas - 38.83 ° C (-37.89 °F) termometer yang memakai campuran air raksa dan thallium mungkin bisa dipakai. Termometer ini mempunyai titik beku of -61.1 °C (-78 °F).
Piranometer
Piranometer adalah salah satu jenis aktinometer yang digunakan untuk mengukur iradiasi matahari pada bidang datar. Piranometer memiliki sensor yang dapat mengukur densitas fluks radiasi matahari dalam satuan watt per meter persegi. Istilah piranometer berasal dari bahasa Yunani, "pyr - πῦρ" yang berarti "api" and "ano - ἄνω" yang berarti "di atas, di langit". Piranometer umumnya tidak membutuhkan daya untuk bekerja.
Piranometer telah distandarisasi berdasarkan ISO 9060 yang juga diadopsi oleh World Meteorological Organization (WMO). Standar ini dibagi menjadi tiga kelas. Kalibrasi dilakukan dengan mengacu kepada World Radiometric Reference (WRR) yang dikelola oleh PMOD di Davos, Swiss.