_:n177a119d065347a5b5a459f443ad3449xb0
<http://schema.org/description>
"VELP OXITEST Oksidasyon Kararlılık Reaktörü &quot;AOCS Cd-12c-16'ya göre tüm numune üzerindeki yağların oksidasyon stabilitesinin belirlenmesi için yenilikçi hızlandırılmış oksidasyon testi” Ar-Ge ve Kalite Kontrol Laboratuvarları için katı ve sıvı yağlar oksidasyon stabilite testleriOXITEST reaktörü ile gerçekleştirilen oksidasyon stabilite testleri, lipidin normal koşullarda haftalar veya aylar sürebilen oksidasyon sürecini hızlandırır ve Gıda &amp;amp; Yem, Kozmetik, İlaç ve Petrokimya endüstrileri için hızlı, doğru ve güvenilir sonuçlar verir.OXITEST, Kalite Kontrol ve Araştırma ve Geliştirme Laboratuvarları için katma değerli bilgiler sağlar:●Hammadde ve bileşenlerin kalite kontrolü●Taşıma ve mal üzerindeki etkileri●Depolama süresi çalışmaları●Ürün Geliştirme ve davranış●Formül Optimizasyonu●İçerik ve alternatif içerik testi●Süreç optimizasyonu●Ambalaj çalışması ve alternatif ambalaj karşılaştırması Tüm numuneyi test eden temsili sonuçlarOXITEST reaktörü, kısa sürede yağ oksidasyonuna karşı direnci değerlendirmek için numuneyi yüksek oksidatif stres ortamına tabi tutar:●Saf oksijenin yerleşik aşırı basıncı (6 bar, derece 5.0)●Yüksek sabit sıcaklık, 90 °COXITEST Metodu ile stabilite testi numunenin katı, sıvı veya hamur kıvamında olduğu için direkt olarak gerçekleştirilir.Yöntemin temel avantajı, OXITEST'in kapsamlı numune hazırlama olmadan temsili sonuçlar sağlamasıdır.Kimyasal oksidanlar veya geçiş metali gibi numune matrisinin diğer bileşenleri oksidasyonu teşvik edebilir ve ekstrakte edilen maddenin kullanımı stabilitenin uygun bir tahmincisi olmayabilir.IP Başlangıç DönemiOXITEST'in sonuçları, IP Başlatma Dönemiboyunca ifade edilir.IP, tespit edilebilir bir acıma düzeyine veya oksidasyon oranındaki ani bir değişikliğe karşılık gelen oksidasyonun başlangıç noktasına ulaşmak için gereken süredir.İndüksiyon Periyodu ne kadar uzun olursa, zamanla oksidasyona karşı stabilite o kadar yüksek olur. OXISoft™ yazılımı güçlü ve sezgiselOXITEST, 4 adede kadar OXITEST'i aynı anda ve bağımsız olarak kontrol edebilen sezgisel OXISoftTM yazılımı aracılığıyla tamamen PC üzerinden kontrol edilir. OXISoft™ hızlı ve kullanımı kolaydır, bir bakışta program parametrelerine, çalışma koşullarına ve sonuçlarına her zaman sahip olursunuz.Yazılım, çok dilli destek ve çok çeşitli numune türleri ile ilgili önceden yüklenmiş bir yöntem kitaplığı ile birlikte gelir, bunları kullanabilir, değiştirebilir ve kendi yöntemlerinizi oluşturabilirsiniz!Aşağıdaki test türleri ile veri yönetimi, raporlama ve arşivleme:●Tekrarlanabilirlik testi●Tazelik testi●Formül karşılaştırması●Ambalaj karşılaştırması●Yaşlanma sırasında IP●Tahmini raf ömrü Birinci sınıf titanyum parçalarOksidasyon odaları, numune tutucular ve kapaklar, aşağıdakileri garanti eden birinci sınıf bir malzeme olan titanyumdan yapılmıştır:●Yüksek direnç●Mükemmel kimyasal uyumluluk;●Kolay temizlik●Tek kullanımlık sarf malzemeleri gerekmediğinden maliyet tasarrufu. VELP Ermes ile bulut tabanlı hizmetlerden yararlanınOXITEST, VELP Ermes'e bağlanabilirliği sayesinde, nerede olursanız olun, istediğiniz zaman PC, akıllı telefon ve tabletten gerçek zamanlı izleme sayesinde rutin işlemleri azaltmanıza olanak tanır.●Gerçek zamanlı izleme ve bildirim●Maksimum güvenlik ve veri koruması●PC, akıllı telefon ve tablet aracılığıyla verilerinize her zaman erişim●Gelişmiş Servis Desteği (VELP ve ortakları)●Anında Yazılım Güncellemeleri●Raporlar oluşturun ve paylaşın, trendleri takip edin ve faydalı bilgiler edinin Teknik Özellikler:Oksidasyon Odası Sayısı    2Kapasiteli Tek Oda    100 ml'ye kadarBasınç Aralığı    0 - 8 barSıcaklık Aralığı    Oda sıcaklığından 120 °C'ye kadarAyarlanan Sıcaklıktan Maksimum Sapma    ≤ 0,5 °CAyarlanan Sıcaklığın Tekrarlanabilirliği    ≤ ± 0.2 °CArayüz    USBBağlantı    LAN veya Wi-Fi üzerinden bulutGüç    900WGüç Kaynağı    115 V / 60 Hz - 230 V / 50-60 HzAğırlık    16,5 Kg (36,3 lb)Boyutlar (GxYxD)    365x190x485 mm (14,6x7,6x19,4 inç)Aşırı Basınç    Emniyet valfıAralık Dışı Sıcaklık    Görsel alarmHasarlı Sonda    Görsel alarm Sistem İçeriği:*1 Adet F30900248, VELP OXITEST Oksidasyon Kararlılık Reaktörü, güç adaptörü ve kullanım kitapçığı.*1 Adet A00000236 Yüksek sıcaklık sızdırmazlık gresi*1 Adet 10002948 OXISoftTM Yazılımı*1 Adet 40002309 USB Kablosu 1,8mt filtreli*1 Adet 10001985 6 numune tutucu*1 Adet 10001984 4 ayırıcı*1 Adet 10002033 O-ring 3475 vitonDiğer aksesuarlar için satış temsilcisi ile iletişime geçmenizi tavsiye ederiz."
<https://www.nastech.com.tr/product-page/velp-oxitest-oksidasyon-kararl%C4%B1l%C4%B1k-reakt%C3%B6r%C3%BC>