_:n32ef48be747a4c9eb8588f5aff2e4474xb0
<http://schema.org/description>
"Амперметр AC 90˚ 30/5A 72x72 мм с перегрузкой 2In предназначен для измерения силы тока в электрических цепях переменного тока. Среди преимуществ амперметров от итальянского производителя следует отметить: - заменяемый циферблат щитового измерительного прибора. В измерительных приборах квадратной формы, приборах для установки на DIN-рейку, возможна замена циферблата, как в новом,так и уже использованном экземпляре. Это особенно удобно для приборов, подключенных к измерительному трансформатору тока или напряжения или к шунту. Выньте черную крышку на верхней части корпуса с помощью соответствующего инструмента извлеките циферблат. После замены циферблата закройте отверстие крышкой. Корпус: - все измерительные приборы квадратной формы согласно DIN 43700 изготавливаются из механически прочной, термостойкой и негорючей (по UL 94 V-0) термопластмассы. - передняя рамка в соответствии с DIN 43718, черного цвета. - в комплект поставки покупатель получает вместе с прибором специальную крышку для защиты клемм от прикосновения IP20 Степень защиты: - защита приборов выполняется в соответствии с DIN 40050: корпус - IP52, клеммы - IP00. - IP20 предусматривает дополнительную защитную крышку. - IP54 предусматривает дополнительное уплотнение на передней стороне (на заказ) - IP65 - кремнийорганическую дополнительную крышку. Температурные и климатические условия: - стандартные измерительные приборы предназначены для работы при температуре окружающей среды от -25° до 55°C и относительной влажности до 80 %. - влияние температуры на погрешность - в пределах, допускаемых рекомендациями МЭК51или EN 60051. - класс климатического исполнения 2, определяются DIN 40040 «‎Применимые и допустимые условия для стационарных приборов связи и электронных устройств»‎. Температура хранения и транспортировки: - от -40 до 80°C. - для более тяжелых условий работы, с незначительным увлажнением производятся приборы «‎условно тропического»‎ исполнения VSAXXXTRP (-25°...+60°C). Напряжение испытания: - 2kV 50Hz в течение 1 минуты. Перегрузочная способность: - амперметр в продолжительном режиме работы 1,2Iн, кратковременно 10Iн 5s. - вольтметр в продолжительном режиме работы 1,2Uн, кратковременно 2Uн 5s. Доступна поставка амперметров с отображением перегрузки 2Iн, 5Iн.. Где купить качественный амперметр Оформить заказ и приобрести Амперметр AC 90˚ 30/5A 72x72 мм с перегрузкой 2In, а также другие изделия фирмы FRER можно на нашем сайте sek.com.ua. Десятилетний опыт работы компании СтоличнаяЭнергоКомпания на рынке электротехнической продукции гарантирует низкую цену, качество продукции и надежность поставок."
<https://sek.com.ua/nizkovoltnaya-apparatura/izmeritelnyie-priboryi/ampermetr-ac-90%CB%9A-30-5a-72x72-mm-s-peregruzkoj-2in>