_:n78e5ceabdaaa4b2ca0f266633a7d937fxb0
<http://schema.org/description>
"DC árammérés<br />Méréstartomány: 0-200A, 0-1000A<br />Felbontás: 100mA a csatlakoztatott digitális multiméter 200mV-os méréshatárában és 1A a 2V-os méréshatárban<br />Pontosság:<br />Méréshatár: 0-400A: ±(1.5% a mért értékre +2A)<br />400-800A: ±(2.5% a mért értékre +2A)<br />800-1000A: ±(3.5% a mért értékre +3A)<br />Nullázás: a hiszterézis hatása DC áram mérésekor egy nullázó gomb segítségével nullázható ki AC árammérés<br />Méréstartomány: 0-200A AC, 0-1000A AC<br />Felbontás: 100mA a csatlakoztatott digitális multiméter 200mV-os méréshatárában és 1A a 2V-os méréshatárban<br />Pontosság:<br />Méréshatár: 0-400A / 50-60Hz: ±(1.5% a mért értékre +2A)<br />400-1000A / 50-60Hz: ±(2% a mért értékre +3A)<br />0-400A / 61-400Hz: ±(3% a mért értékre +2A)<br />400-1000A / 61-400Hz: ±(3.5% a mért értékre +3A)"
<http://muszerek-rapas.hu/spd/Lakatfogo_Adapter_CA1000D/CIE-CA1000D-Lakatfogo-Adapter>