_:na1826c32e3a34c01b0421f4f5765b01fxb0
<http://schema.org/description>
"Description\t Capteur de D&eacute;tection de Formald&eacute;hyde HCHO &agrave; Seuil (0-20 ppm)\t Comporte un voyant indicateur pour une surveillance facile\t Fonctionne dans une large plage de tension de 5-24 V\t D&eacute;tecte les niveaux de formald&eacute;hyde d&eacute;passant ou inf&eacute;rieurs &agrave; un seuil d&eacute;fini\t Log&eacute; dans un mat&eacute;riau ignifuge PCV0 noirLe Capteur de D&eacute;tection de Formald&eacute;hyde HCHO &agrave; Seuil (0-20 ppm) est un capteur de gaz unique qui ne fournit pas de donn&eacute;es sp&eacute;cifiques sur la concentration de gaz. Au lieu de cela, il est con&ccedil;u pour d&eacute;tecter si les niveaux de formald&eacute;hyde dans l&#39;environnement d&eacute;passent ou sont inf&eacute;rieurs &agrave; un seuil pr&eacute;d&eacute;termin&eacute;. Ce capteur fonctionne dans une large plage de tension et offre des sorties de niveau &eacute;lev&eacute; et bas.L&#39;une des caract&eacute;ristiques distinctives de ce capteur est son voyant indicateur, qui permet une surveillance facile de son &eacute;tat de fonctionnement. Lorsque le capteur d&eacute;tecte une concentration de formald&eacute;hyde sup&eacute;rieure au seuil, il &eacute;met un signal de niveau &eacute;lev&eacute; et le voyant indicateur s&#39;allume. En revanche, lorsque la concentration descend en dessous du seuil, le capteur &eacute;met un signal de niveau bas et le voyant indicateur s&#39;&eacute;teint.Le formald&eacute;hyde, d&eacute;not&eacute; chimiquement par CH2O ou HCHO, est un gaz incolore avec une odeur puissante et piquante. Il est soluble dans les alcools et les &eacute;thers. L&#39;exposition &agrave; des concentrations &eacute;lev&eacute;es de vapeur de formald&eacute;hyde peut entra&icirc;ner une intoxication aigu&euml; au formald&eacute;hyde, une maladie syst&eacute;mique caract&eacute;ris&eacute;e principalement par des dommages aux yeux et au syst&egrave;me respiratoire. Les sympt&ocirc;mes peuvent varier d&#39;une respiration sifflante l&eacute;g&egrave;re chez les enfants lorsque la concentration atteint 0,08-0,09 mg/m3 dans l&#39;air ambiant, &agrave; une irritation des yeux, un inconfort de la gorge, des naus&eacute;es, des vomissements, une toux, une oppression thoracique, de l&#39;asthme, et m&ecirc;me un &oelig;d&egrave;me pulmonaire &agrave; des concentrations plus &eacute;lev&eacute;es. Une concentration de 30 mg/m3 peut &ecirc;tre mortelle.Veuillez noter que le seuil de ce capteur est fix&eacute; en usine et ne peut pas &ecirc;tre modifi&eacute; par l&#39;utilisateur. Pour une mesure pr&eacute;cise de la concentration de formald&eacute;hyde, le capteur de d&eacute;tection de gaz formald&eacute;hyde HCHO MEMS est recommand&eacute;.Voir plusCe qui est inclu\t 1x Capteur de D&eacute;tection de Formald&eacute;hyde HCHO &agrave; Seuil (0-20 ppm)Dimensions\t 30,35 x 47,4 x 47,4 mm (L&nbsp;x L x&nbsp;H)\t Longueur du c&#226;ble : 50 cmCaractéristiques\t Tension d&#39;alimentation : 5 - 24 V\t Plage de sortie de niveau &eacute;lev&eacute; : 5 - 24 V (Tension de sortie &eacute;lev&eacute;e = tension d&#39;alimentation)\t Courant de charge : &lt;100 mA\t Courant statique : &lt;10 mA\t Gaz d&eacute;tectable : Formald&eacute;hyde (CH2O, HCHO)\t R&eacute;solution : 0,01 ppm\t R&eacute;p&eacute;tabilit&eacute; : &lt;2% de la valeur de sortie\t Seuil : 0,06 ppm &asymp; 0,075 mg/m3 (Seuil fix&eacute; en usine, ne peut pas &ecirc;tre modifi&eacute; par l&#39;utilisateur)\t Charge maximale : 20 ppm\t Temps de r&eacute;ponse : &lt;15s\t Sortie de point z&eacute;ro : -0,10 ~ 0,02 ppm\t Mode de sortie : Signaux de niveau &eacute;lev&eacute; et bas\t S&eacute;quence de ligne : Ligne noire -OUT, Ligne marron -VCC, Ligne bleue -GND\t Plage de pression : 1&plusmn;0,1 pression atmosph&eacute;rique standard\t Dur&eacute;e de vie : 3 ans (dans l&#39;air)\t Environnement de stockage : 10&nbsp;~ 30 &deg;C\t Plage de temp&eacute;rature de fonctionnement : -10&nbsp;~ 50 &deg;C\t Plage d&#39;humidit&eacute; de fonctionnement : 15% ~ 90% RH\t Stabilit&eacute; &agrave; long terme : &lt;2% de la valeur du signal par mois\t Mat&eacute;riau du bo&icirc;tier : Mat&eacute;riau ignifuge PCV0 noir"
<https://ca.robotshop.com/fr/products/capteur-detection-formaldehyde-hcho-seuil-0-20-ppm>