_:n06f4e5444c4a46a194361d3434c4b319xb0
<http://schema.org/description>
"Увеличение: 60–1500 крат. Поворотная насадка с цифровой камерой 2 Мпикс и ЖК-экраном, ахроматические объективы, светодиодная подсветка с коллектором\n\n\nАртикул: 75422\nГарантия: пожизненная\nВес в упаковке: 3,94 кг.\nРазмер упаковки (ДхШхВ): 46×26,5×37 см.\n\nЦифровой микроскоп Levenhuk D400 LCD – это профессиональный лабораторный микроскоп для работы с биологическими образцами. Вместо классического окуляра на нем установлена цифровая камера 2 Мпикс с ЖК-экраном, на котором можно наблюдать изображение в режиме реального времени. Такой вид насадки наиболее удобен при длительных наблюдениях и при групповых исследованиях. Микроскоп станет настоящей находкой для микробиологов, биохимиков, ветеринаров и специалистов других областей науки.\nОбщее увеличение микроскопа находится в диапазоне от 60 до 1500 крат. Револьверное устройство вмещает четыре объектива. В комплект уже включены ахроматические объективы с увеличением 4х, 10х, 40х и 100х. Наблюдения ведутся в светлом поле и с применением масляной иммерсии, для последней применяется 100-кратный объектив. Передние линзы высокократных объективов (40х и 100х) защищают специальные пружинящие оправы. Фокусировку можно выполнять при помощи двух коаксиальных ручек, отвечающих за грубую и точную настройку резкости.\nСистема освещения состоит из классического светлопольного конденсора Аббе, ирисовой диафрагмы и нижнего светодиода с коллектором. Есть держатель светофильтра. Подсветка имеет регулировку яркости и может работать от перезаряжаемых батареек или сети переменного тока. Корпус микроскопа сделан из металла, предметный столик снабжен препаратоводителем.\nСкажем пару слов о цифровой камере. Она передает изображение в режиме реального времени, позволяет записывать видео и фото в хорошем разрешении и с высокой кадровой частотой. На задней стенке ЖК-экрана расположены разъемы для подключения к внешним устройствам и слот для карты памяти. Кнопки управления находятся на передней панели.\nОсобенности:\n\nЛабораторный микроскоп с камерой 2 Мпикс и поворотным ЖК-экраном\nАхроматическая оптика, увеличение от 60 до 1500 крат\nСветодиодная подсветка с коллектором, проходящий свет\nРегулировка яркости, питание от перезаряжаемых батареек или сети переменного тока\nИсследования в светлом поле и с использованием масляной иммерсии\n\nКомплектация:\n\nМикроскоп с цифровой камерой 2 Мпикс и ЖК-экраном\nАхроматические объективы 4х, 10х, 40xs, 100хs (масляный)\nКонденсор Аббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра\nПерезаряжаемые батарейки типа АА – 3 шт.\nШнур питания и зарядки\nФлакон с иммерсионным маслом\nФильтры: синий, зеленый, желтый\nКомпакт-диск с программным обеспечением\nUSB-кабель\nКарта памяти SD 16 ГБ\nАдаптер и сетевой шнур для питания камеры\nПылезащитный чехол\nИнструкция по эксплуатации и гарантийный талон\n\n\nЭто можно увидеть под микроскопом:\n        \nНа фото представлены слайды из наборов готовых микропрепаратов Levenhuk.\nХарактеристики\n\n\nТип микроскопа\nцифровые, световые/оптические, биологические\n\n\nТип насадки\nцифровой дисплей/монитор ПК\n\n\nМатериал оптики\nоптическое стекло\n\n\nНасадка\nцветной ЖК-экран 5,6\n\n\nУвеличение, крат\n60–1500\n\n\nОбъективы\nахроматические: 4х, 10х, 40xs, 100хs (масляный)\n\n\nРевольверное устройство\nна 4 объектива\n\n\nПредметный столик, мм\nмеханический двухслойный, 115x110 мм, с препаратоводителем\n\n\nДиапазон перемещения предметного столика, мм\n55/20\n\n\nКонденсор\nАббе N.A. 1,25 с ирисовой диафрагмой и держателем фильтра\n\n\nДиафрагма\nирисовая\n\n\nФокусировка\nкоаксиальная, грубая (15 мм) и точная (0,002 мм)\n\n\nКорпус\nметалл\n\n\nПодсветка\nсветодиодная\n\n\nРегулировка яркости\nесть\n\n\nИсточник питания\n110–220 В или 3 перезаряжаемые батарейки типа АА, 1300 мАч, 1,2 В (время работы: 4 часа, время зарядки: 3 часа)\n\n\nТип лампы подсветки\nс коллектором, светодиод 1 Вт\n\n\nСветофильтры\nсиний, зеленый, желтый\n\n\nЧисло мегапикселей\n2\n\n\nЧувствительный элемент\n01.мар\n\n\nРазмер пикселя, мкм\n2,8\n\n\nЧувствительность, вольт на люкс-секунду на длине волны 550 нм\nесть\n\n\nВозможность записи видео\nесть\n\n\nКадровая частота\n30\n\n\nМесто использования\nопорная стойка\n\n\nСпектральный диапазон, нм\n400–950\n\n\nБаланс белого\nавто\n\n\nКонтроль экспозиции\nавто\n\n\nВыход\nразъем карты SD, разъем AV, разъем miniUSB, разъем кабеля питания\n\n\nСистемные требования\nWindows 7 и ниже\n\n\nИсточник питания камеры\n5 В, 1 А через сетевой адаптер\n\n\nФото\n*.jpg\n\n\nВидео\n*.avi\n\n\nНазначение\nлабораторные/медицинские\n\n\nРасположение подсветки\nнижняя\n\n\nМетод исследования\nсветлое поле\n\n\nМаксимальное разрешение\n1600x1200 пикс\n\n"
<https://microscope.kz/p80698998-mikroskop-tsifrovoj-levenhuk.html>