_:n8901def37ba04abe82639ec423a843a3xb0
<http://schema.org/description>
"\n\nПараметр\nДозиметр ДКГ-РМ1610\n\n\nДетектор\nСчетчик Гейгера-Мюллера\n\n\nИзмерение МЭД\nизмерение\n0,1 мкЗв/ч-10 Зв/ч\n\n\nиндикация\n0,01 мкЗв/ч-12,0 Зв/ч\n\n\nПредел допустимой погрешности измерения МЭД, %\n± (15+0,0015/H) %, где\n\n\t\t\tH – значение МЭД, мЗв/ч\n\n\nИзмерение ЭД\nизмерение\n0,05 мкЗв-10 Зв\n\n\t\t\t(непрерывное излучение)\n\n\t\t\t10 мкЗв-10 Зв\n\n\t\t\t(импульсное излучение)\n\n\nиндикация\n0,001 мкЗв-12 Зв\n\n\nДопустимая погрешность ЭД\n± 20 %\n\n\nДиапазон регистрируемых энергий\n20,0 КэВ – 10,0 МэВ\n\n\nЭнергетическая зависимость относительно энергии 0.662 МэВ (137Cs) не более\n-60% от 20 кэВ до 33 кэВ\n\n\t\t\t-40% от 33 кэВ до 48 кэВ\n\n\t\t\t±30 % от 48 кэВ до 3 МэВ\n\n\t\t\t±50 % от 3 до 10 МэВ\n\n\nУстановка интервала записи измерений\nесть\n\n\nТип сигнализации\nзвуковая, световая, вибрационная\n\n\nГабариты\n58 х 59 х 20 мм\n\n\nМасса\n70 гр.\n\n\nДиапазон температур\nот -20 до +50 °C\n\n\nСтепень защиты прибора\nIP65 по ГОСТ 14254-96\n\n\nСвязь с ПК\nUSB канал (ДКГ-РМ1610)\n\n\nПитание\nВстроенный аккумулятор/USB-разъём\n\n\nВремя непрерывной работы прибора от одного элемента питания\nне менее 1 мес.\n\n\t\t\t(при среднем значении МЭД &lt;0.3 мкЗв/ч)\n\n\nСредний срок службы\nНе менее 10 лет.\n\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n "
<https://sizod.kz/p95966259-dozimetr-professionalnyj-dkg.html>