_:n1ab7b6bac0f5421cb8cff242af647e14xb0
<http://schema.org/description>
"\n\n\nМанометры, вакуумметры, мановакуумметры показывающие для точных измерений кл.т.1\n\n \n\n\n\n\n\nМПТИ, ВПТИ, МВПТИ кл.т.1\n\n\n\n ТУ 4212-044-00225590-2003\nМанометры, вакуумметры и мановакуумметры показывающие для точных измерений МПТИ, ВПТИ, МВПТИ предназначены для измерения избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа и пара, в том числе кислорода и применения в сферах государственного метрологического контроля и надзора (ГМКиН) и государственной системы промышленных приборов и средств автоматизации (ГСП).\nОсновные технические характеристики\n\nДиапазоны показаний приборов: \n\nМПТИ - от 0 до 1; 1,6; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 40; 60; 100; 160; 250; 400; 600; 1000; 1600 кгс/см2 \nВПТИ - от -1 до 0 кгс/см2 \nМВПТИ - от -1 до 0,6; 1,5; 3; 5; 9; 15; 24 кгс/см2\n\nПо заказу приборы поставляются в единицах измерения кПа (до 6 кгс/см2), МПа (свыше 9 кгс/см2)\n\n\nДиаметр корпуса - 160 мм\nКласс точности приборов - 1,0\nСтепень защиты - IP53\nМасса приборов - не более 1,5 кг\nГарантийный срок эксплуатации - 3 года (со дня ввода прибора в эксплуатацию при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа, указанных в руководстве по эксплуатации)  \nСредний срок службы - 10 лет\nМатериалы деталей:\n\nкорпус - алюминиевый сплав\nстекло - оконное\nтрубчатая пружина - медный сплав, железо-никелевый сплав*\nдержатель - медный сплав, нержавеющая сталь*\nмеханизм - медный сплав, нержавеющая сталь, сталь 08 кп*\n\n\n\n*детали прибора производятся из разных материалов\n\nПриборы выдерживают воздействие вибрации в диапазоне частот от 5 до 25 Гц с амплитудой 0,1 мм (группа L3 по ГОСТ 12997-84)\nКлиматическое исполнение по ГОСТ 15150-69:\n\nУ2 - по умолчанию приборы имеют исполнение У2 (диапазон рабочих температур -50 до +60 °С)\nТ2 - по заказу приборы имеют исполнение Т2 (диапазон рабочих температур -50 до +60 °С)\n\n\nИзмеряемая среда\n\n-//- - по умолчанию жидкость, пар, газ\n\"кислород\" - по заказу исполнение для измерения давления жидкого, газообразного кислорода\n\n\nРезьба присоединительного штуцера\n\n-//- - по умолчанию метрическая резьба М20х1,5-8g\nG1/2-B - по заказу дюймовая резьба\nR1/2 - по заказу коническая резьба\n\n\nТехнологическая черта на шкале\n\n-//- - по умолчанию без черты\n\"черта\" - по заказу нанесение технологической черты на циферблат (в примечании к заказу обязательно укажите на какой отметке)\n\n\nДемпфер\n\n-//- - по умолчанию приборы поставляются с демпфером \n\n\nВариант специального исполнения\n\n-//-- по умолчанию приборы поставляются без внешнего корректора \"0\" (узел регулировки находится на стрелке, либо на корпусе)\nкорректор - по заказу приборы поставляются с внешним корректором \"0\"\n\n\nАЭС - по заказу приборы изготавляются для поставки на атомные электростанции (АЭС)\nЗаводской номер\n\n-//-- по умолчанию приборы поставляются с заводским номером\n\n\n\n \n      Поверка приборов\n\nПоверка\n\n-//- - по умолчанию приборы при выпуске из производства поверяются метрологической службой предприятия-изготовителя.\nЦСМ - по требованию потребителя приборы при выпуске из производства могут быть поверены представителем органа государственной метрологической службой.\n\n\nПериодическая поверка приборов в процессе эксплуатации производится в соответствии с5Ш0.283.421 МП (МЕТОДИКА ПОВЕРКИ) \nМежповерочный интервал – 1 год.\n\n\n\n\n\n\n\n \n \n \n."
<https://himtreid.kz/p4620974-manometry-vakuummetry-manovakuummetry.html>